description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS Y LA UNIDAD REQUIRENTE

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-027-2021-20291

answer: Estimados oferentes se considera amplio rango de Hematocrito con un mínimo de entre 10-65%, capacidad para muestra capilar, venosa, arterial, total eficacia para ser utilizada en pacientes críticos, pacientes adultos, pediátricos, neonatos y hemodiálisis sin tener ningún tipo de interferencia en pacientes con apoyo de oxígeno.

description: Estimados señores.  Favor indicar si requieren que la tirilla mida un rango de hematocrito mínimo.  Gracias

answer: Estimados oferentes SI se va a calificar todos los equipos cuya medición entre el límite inferior de 10mg/dl hasta el límite superior de 600mg/dl. Tome en cuenta la Ficha Técnica del Dispositivo Medico DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

description: Estimados.  Algunos equipos que miden un rango de 10-600mg/dl son ambulatorios y no cumplen con los requisitos necesarios para ser utilizados en todo tipo de pacientes.  Favor indicar si van a calificar a todos los equipos que midan este rango o en qué van a basarse para calificar un equipo que sí sea hospitalario. Gracias

answer: Estimados oferentes no se aceptan entregas parciales de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Dispositivo Medico en la página 8 Numeral 8. PLAZO DE EJECUCIÓN será de 15 días Contados a partir de la suscripción del contrato, plazo dentro del cual también se deberán entregar los glucómetros requeridos en calidad de apoyo tecnológico dentro de cada uno de los servicios hospitalarios del Hospital HQ-1.

description: Estimados favor indicar si se puede realizar entregas parciales.  Si aceptan cómo serían?

answer: Estimados oferentes conjuntamente con los dispositivos médicos objeto de la presente contratación deberán considerar la entrega como apoyo tecnológico la cantidad de 20 glucómetros, las cuales serán devueltas una vez consumidas todas las tiras reactivas para medición de glucosa, se considerará además cambios permanentes de pilas, controles  permanentes de rango y funcionamiento acorde al dispositivo.

description: Estimados favor indicar cuántos equipos requieren como apoyo tecnológico

answer: Estimados oferentes SI se deberá presentar de manera obligatoria el INSERTO ORIGINAL del fabricante de las tiras reactivas. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Dispositivo Medico en la página 7 en el numeral 7. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS. El Hospital Quito No. 1 Policía Nacional requiere adquirir dispositivos médicos de las siguientes características: Debe incluir inserto** **Inserto o Manual de Uso, para aquellos dispositivos médicos de uso humano que requieran de instrucciones detalladas para su buen uso o funcionamiento, mismo que incluya los aspectos descritos en la normativa legal vigente.

description: Estimados señores:  Favor indicar si se deberá presentar de manera obligatoria el INSERTO ORIGINAL del fabricante de las tiras reactivas, además de la ficha técnica, con el fin de asegurar que el producto sea apto para USO HOSPITALARIO Y QUE DENTRO DEL DESARROLLO DEL TEXTO DEL INSERTO se pueda verificar esta INFORMACION IMPORTANTE. De igual manera para verificar si es apto para todo tipo de sangre: neonatal, capilar, arterial y venosa, con el objetivo de asegurar los resultados de las glicemias en pacientes críticos, sobre todo, y que la toma de decisión médica sea la más adecuada y evitar que los pacientes se compliquen aún más, por los errores en las mediciones?? Tal como lo demuestra el estudio publicado en la revista científica del Hospital Enrique Garcés.

answer: Estimados oferentes la Institución hará prevalecer esta base legal.

description: Estimados Señores: Con la base legal Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado,cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, laalimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientessanos y otros que sustentan el buen vivir, la atención integral de salud y la prestación de losservicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género ygeneracional. El Art. 52 de la Constitución de la República establece: Las personas tienenderecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad. Lainstitución hará prevalecer esta base legal???

answer: Estimados oferentes conjuntamente con los dispositivos médicos objeto de la presente contratación deberán considerar la entrega como apoyo tecnológico la cantidad de 20 glucómetros, las cuales serán devueltas una vez consumidas todas las tiras reactivas para medición de glucosa, se considerará además cambios permanentes de pilas, controles  permanentes de rango y funcionamiento acorde al dispositivo.

description: Estimados buenas tardes por favor su gentil ayuda aclarando cuantos equipos solicita la institución  muchas gracias

answer: Se adjunta documentos solicitados así como muestra del producto ofertado para revisión por parte de la entidad.

description: Muestras / Catalogo:Los oferentes al momento de presentar las ofertas deberán adjuntar muestra rotulada, numerada y sellada del Dispositivo Médico, o en su defecto presentar catalogo a color detallando las características técnicas del bien ofertado, esto con la finalidad de realizar la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos ofertados, siendo este REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CALIFICACIÓN.Para el caso de las muestras físicas no serán devueltas debido a que son descartables y serán utilizadas, una vez terminada la etapa de calificación se devolverá el equipo.

name: SUMINISTROS DE SALUD & ASESORIA ADMINISTRATIVA SUMSAD S.A.

description: ADQUISICIÓN DE 50.000 TIRAS REACTIVAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA MANEJO DE PACIENTES QUE ACUDEN A LOS DIFERENTES SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL QUITO No. 1 POLICÍA NACIONAL

SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH

streetAddress: BENITO JUÁREZ EMILIANO ZAPATA L-2 MONAY

legalName: SARMIENTO IDROVO JACKELINE ELIZABETH

K-MEDIC CIA LTDA

streetAddress: IMBABURA AVENIDA UNIDAD NACIONAL S/N SUCRE

legalName: K-MEDIC CIA LTDA

streetAddress: ACACIAS AV. LAS MONJAS URDESA CENTRAL 600 TARQUI

streetAddress: MURGEÓN JORGE JUAN OE1-106 EL BEATERIO

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.

BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.

streetAddress: PEDREGAL RUMIPAMBA N34-42 BENALCAZAR

legalName: BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: EL ARENAL PANAMERICANA NORTE OE11-192 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

title: Subasta


name: Hospital Quito No.1 de la Policia Nacional

Unidad

scheme: SERCOP

description: INSUMOS DE USO GENERAL

scheme: CPC

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

currency: USD

description: Por cumplir con las especificaciones técnicas y parámetros establecidos.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-029-2020-20291

status: complete

answer: Estimado oferente usted se encuentra en todo el derecho de participar o no en los proceso de contratación pública, por favor limítese en realizar preguntas referente al proceso de contratación publicado.

description: ESTIMADOS SRES., UDS SIGUEN HACIENDO REQUERIMIENTOS A LOS CONTRATISTAS, PERO TENGO ENTENDIDO QUE AÚN LE DEBEN A PROVEEDORES DE CONTRATOS DEL AÑO PASADO.... LES CONSULTO, ESTE CONTRATO SERÁ PAGADO CONTRA ENTREGA COMO CORRESPONDE O NO?

answer: Estimado oferente usted puede presentar su oferta de manera electrónica mail dentro de los plazos establecidos por esta casa de salud, pero para la calificación técnica y debido a la magnitud del proceso les solicitamos nos presente la oferta física, la misma puede ser enviada con un courier.

description: Estimada Entidad Contratante: En virtud de las directrices emitidas por el SERCOP mediante oficio circular No.  SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, de 17 de marzo de 2020, se puede realizar la respectiva modificación al pliego para que la recepción de ofertas electrónicas no requiera la presentación de la oferta física a las 72 horas?

description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA DIALISIS PERITONEAL CON APOYO TECNOLOGICO PARA LA UNIDAD DE DIALISIS, SERVICIO DE NEFROLOGIA  DEL HOSPITAL QUITO No POLICIA NACIONAL

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: Av. Mariana de Jesus Av. Occidental S/N BENALCAZAR

scheme: EC-RUC

BAXTER ECUADOR S.A.

roles: tenderer supplier

streetAddress: AV. AMAZONAS AV. ORELLANA N26-117 EL BEATERIO

legalName: BAXTER ECUADOR S.A.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

name: ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

description: POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS DEL PRESENTE PROCESO Y POR SER EL GANADOR EN LA ETAPA DE PUJA

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-037-2021-20291

description: ADQUISICIÓN DE 50.000 PAÑALES TIPO CALZÓN TALLA M,  20.000 PAÑALES TIPO CALZÓN  TALLA G, Y 70.000 PAÑALES PROTECTORES ABSORBENTE DE CAMA, A UTILIZARSE EN LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE  H2 NORTE, H3 NORTE, GINECOLOGÍA, NEONATOLOGÍA, EMERGENCIA, UCI 1, UCI 2, SERVICIOS AMBULATORIOS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL QUITO No. 1 POLICÍA NACIONAL

roles: supplier tenderer

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO AV. JUAN TANCA MARENGO S/N TARQUI

MORALES VARAS NELSON GUILLERMO

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: LONGITUDINAL 2 S/N TRANSVERSAL B S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: MORALES VARAS NELSON GUILLERMO

legalName: Hospital Quito No.1 de la Policia Nacional

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-034-2021-20291

answer: Estimados oferentes, la Institución se regirá de acuerdo a la Normativa Legal y vigente.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento que para el canje de dispositivos, estos serán regulados de acuerdo con lo indicado el Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud y su reglamento "sesenta días antes de la fecha de caducidad " y el porcentaje del 15% establecido en el reglamento.

answer: Estimados oferentes, en función del Registro Oficial 30 N00015-2019 que hace referencia a medicamentos en general, medicamentos biológicos y kit de medicamentos que contienen dispositivos médicos.

description: Favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos ?

answer: Estimados oferentes, lo solicitado no es procedente debido a que los insumos y medicamentos son entregados en el domicilio de cada usuario.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condicioines en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimados oferentes, favor incluir dichos documentos.

description: Estimados señores, de acuerdo con la circular No. SERCOP-2020-0004-C, es obligación por parte de la entidad contratante que lleva a cabo procedimientos de contratación cuyo objeto sea la adquisición de dispositivos médicos solicitar el Permiso de Funcionamiento y Certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura, Distribución, Almacenamiento y Transporte BPADT. Favor su confirmación en la presentación de dichos documentos en la oferta

answer: Estimados oferentes en los pliegos del procedimiento en la página 13 ítem Observaciones: Indica la oferta técnica física se debe enviar a través del sistema SOCE y además presentar de forma física presentación de un dispositivo de almacenamiento magnético CD y electrónica con su respectiva firma electrónica la misma que será verificada y validada en un sobre Único cerrado en la oficina del Departamento de Compras Públicas del HQ1PN.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimados oferentes, el dispositivo de almacenamiento debe contener todos los formularios y requisitos mínimos que comprende la oferta integra con su respectiva firma electrónica la misma que será verificada y validada. Para mayor ilustración consta en los pliegos en el ítem Observaciones página 13.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda con la siguiente inquietud: Qué información debe contener el dispositivo de almacenamiento CD?  Se debe enviar sólo la oferta escaneada, misma que muestra las hojas sumilladas, enumeradas y también es visible la firma electrónica? O debe tener los archivo en formato PDF sólo para visualizar la veracidad de la firma electrónica. Pues en esta segunda opción no se podrá sumillar por ser formato PDF. Gracias por la aclaración.

answer: Estimados oferentes en los pliegos, pagina 13 Observaciones: indica La oferta técnica física se debe enviar a través del sistema SOCE y además presentar DOS 2 ejemplares en CD o cualquier dispositivo de almacenamiento magnético con su respectiva firma electrónica la misma que será verificada y validada en un sobre Único cerrado en la oficina del Departamento de Compras Públicas del HQ1PN.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimados oferentes los formularios estipulados por el SERCOP deben tener firma electrónica no escaneada.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos a la oferta requiere que presentemos con firma electrónica. Gracias.

answer: Estimados oferentes respecto al canje de medicamentos se cumplirá lo que establece la normativa legal dictada por el ente rector de Salud Pública

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimados oferentes, todo depende del número de pacientes y de la necesidad clínica de cada paciente, las terapias renales pueden variar cada mes.

description: Estimada Entidad, favor observar inconsistencias en cantidades requeridas cantidades no basadas en realidad de rotación del producto y demanda de uso por parte de pacientes por las unidades médicas para evitar solicitudes de canjes.

answer: Estimados oferentes la Institución hará prevalecer esta base legal.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Estimados oferentes, si puede participar cumpliendo lo solicitado en las especificaciones técnicas

name: PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo 1 consta casette de 4 entradas, líneas de extensión con Luer Lock, clamps de seguridad , estéril , descartable podemos participar con su equivalente Set de tubería completa para la clicladora vario silencia, línea de drenaje codificada de color amarilla incluida,  clamps de seguridad, estéril, descartable cumpliendo la misma función de los solicitado en el item, la variación esta en la cicladora?

answer: Estimados oferentes, es la misma pregunta 12

answer: Estimados oferentes, si puede participar cumpliendo lo solicitado en las Especificaciones técnicas

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo 2  consta de tapón cobertor para desconexión en diálisis peritoneal podemos ofertar tapón con povidona yodada, cierre luer lock y  por separado mascarilla estéril, descartable, cumpliendo con el requerimiento solicitado?

answer: Estimados oferentes la Institución hará prevalecer esta base legal

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo 3 consta línea de drenaje para diálisis peritoneal de 12 pies extensión con conector, en nuestro sistema este item ya viene incluido en el set de tubería completa para la cicladora, vario silencia con línea de drenaje codificada de color amarilla incluida. Podemos participar en el proceso bajo esta especificación?

answer: Estimados oferentes, el atributo 4, se establece para pacientes con adecuación de día húmedo, si puede participar si cumple con las Especificaciones técnicas.

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo  4 consta de bolsas de drenaje de PVC, estéril , descartable, en nuestro sistema este item no se requiere ya que las soluciones hipertónicas, una vez que se terminan pasa a ser bolsa de drenaje,  libre de PVC, con biofine , diseño en ?Y? con conector , estéril, descartable, amigables con el medio ambiente. Podemos participar en el proceso bajo esta especificación?

answer: Estimados oferentes, si puede participar, cumpliendo lo establecido en las especificaciones técnicas.

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo 5 conector de titanio para diálisis peritoneal podemos participar con conector de plástico ,tamaño estándar , estéril.?

answer: Estimados oferentes, si puede participar cumpliendo las especificaciones técnicas, acogiéndose a lo que requiere la Institución

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo  6 consta de pinza abrazaderas podemos participar con su equivalente organizador mas clip, Organiza la extensión del catéter y tapas de desinfección antigua y nueva , cumpliendo con el requerimiento solicitado?

answer: Estimados oferentes, si puede participar.

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo 7 set de catéter para diálisis peritoneal de 57 cm podemos participar con catéter peritoneal de 15 FR. 57,5 cm de largo?

answer: Estimados oferentes, si las soluciones hipertónicas señaladas son compatibles con los insumos solicitados en las especificaciones técnicas, si puede participar

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas,  atributo soluciones hipertónicas 4,25% x 5,000 ml podemos participar con soluciones hipertónicas 4,25% x 6,000 ml?

answer: Estimados oferentes, si puede participar cumpliendo lo solicitado en los pliegos, monitorización diaria a través de un computador o teléfono móvil.

description: Estimados Señores en Especificaciones Técnicas 13.1 Equipos /instrumentos mínimos  cicladora diálisis peritoneal solicita que la cicladora debe tener integrado una plataforma de conectividad que ofrezca transferencia completa y segura de datos , permitiendo a médicos y enfermeras manejar , revisar y resolver remotamente los programas del dispositivo , así como ajustes de tratamiento a distancia en forma remota, podemos participar con un sistema de conexión unidireccional que permitan  transferencia completa y segura de datos que se guardan en una tarjeta de paciente, en el cual se descargan datos, se realizan cambios y revisiones de los tratamientos desde el computador que tiene la plataforma?

answer: Estimados oferentes, si puede participar, cumpliendo con los pliegos.

description: Estimados señores, podemos participar con un sistema de tratamiento de Dialisis Peritoneal Automatizada, que incluye insumos, dispositivos y equipos con especificaciones técnicas, plataforma,  equivalentes a las solicitadas en los pliegos?

answer: Estimados señores, nos permitimos aclarar las solicitudes de convalidación solicitadas en los archivos adjuntos.

description: - La cicladora debe tener integrado una plataforma de conectividad que ofrezca transferencia completa y segura de datos, permitiendo a médicos y enfermeras manejar, revisar y resolver remotamente los programas del dispositivo, así como ajuste de tratamiento a distancia en forma remota - La máquina cicladora debe brindar monitoreo remoto, a través de plataforma virtual para visualizar las 24 horas del día las terapias dialíticas de los pacientes. Esto se realiza a través de un computador o teléfono móvil. Revisando el catálogo de PROTRAUMA, no especifica estos requisitos solicitados en las especificaciones técnicas, por tal razón LA COMISION solicitamos se indique si cumple las especificaciones técnicas solicitadas.

answer: Estimados señores, nos permitimos aclarar las solicitudes de convalidación solicitadas en los archivos adjuntos.

description: - La cicladora debe tener integrado una plataforma de conectividad que ofrezca transferencia completa y segura de datos, permitiendo a médicos y enfermeras manejar, revisar y resolver remotamente los programas del dispositivo, así como ajuste de tratamiento a distancia en forma remota.- La máquina cicladora debe brindar monitoreo remoto, a través de plataforma virtual para visualizar las 24 horas del día las terapias dialíticas de los pacientes. Esto se realiza a través de un computador o teléfono móvil. Revisando el catálogo de PROTRAUMA, no especifica estos requisitos solicitados en las especificaciones técnicas, por tal razón LA COMISION solicitamos se indique si cumple las especificaciones técnicas solicitadas.

description: ADQUISICION DE 14741 INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL y 12729 MEDICAMENTOS PARA DIALISIS PERITONEAL CON APOYO TECNOLOGICO PARA LA UNIDAD DE DIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL QUITO No. POLICIA NACIONAL

streetAddress: AV. DIEGO DE ALMAGRO ALPALLANA N31-36 BENALCAZAR

title: Subasta


description: PAPEL TOALLA EN ROLLOS

description: PAPEL TOALLA EN ROLLOS

description: PAPEL EN ROLLOS CONTINUOS PARA LA FABRICACION DE PAPEL HIGIENICO O PAPEL FACIAL, TOALLAS O SERVILLETAS Y  PAPELES ANALOGOS, DEL TIPO USADO  PARA  FINES  DOMESTICOS  O  HIGIENICOS,  ESTEN  O NO RIZADOS, PLEGADOS,  GOFRADOS,  ESTAMPADOS,  DECORADOS,DE  ANCH

description: Por cumplir con las especificaciones técnicas y parámetros establecidos

title: ROLLOS CONTINUOS PARA LA FABRICACION DE PAPEL HIGIENICO O PAPEL FACIAL, TOALLAS O SERVILLETAS Y PAPELES ANALOGOS, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA

description: PAPEL TOALLA EN ROLLOS

description: PAPEL TOALLA EN ROLLOS

title: SIE-HQ-INSU-038-2021-20291

answer: Buenas tardes estimado oferente, debe ser pre cortado para que el papel al momento de su uso salga con una cantidad fija.

description: Buen dia entidad contratante, puede ser limpión sin pre corte? Ya que el pre corte eleva el precio del  producto

answer: Buenas tardes estimado oferente, los rollos deben contener mínimo 890 hojas.

description: Por favor aclarar rollos de cuantos metros

answer: Buenas tardes estimado oferente, las características se encuentran detalladas en el documentos anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS.

description: puede favorlotar una imágen del producto por favor

answer: Buenas tardes estimado oferente, los rollos deben contener mínimo 890 hojas sencillas.

description: Buenos días, rollos de cuantos metros o de cuantos centímetros la hoja. Hoja doble o sencilla?

answer: Buenas tardes estimado oferente, si puede ser color blanco.

description: Puede ser color blanco?

description: ADQUISICIÓN DE  200 UNIDADES DE LIMPIÓN JUMBO HOJAS PRECORTADAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN LAS DIFERENTES ÁREAS CRÍTICAS, DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, ENTRE OTRAS PARA EL HOSPITAL QUITO No. 1 DE LA POLICÍA NACIONAL

Carrera Torres Paul Fernando

streetAddress: DE LOS NARANJOS AV. DE LOS GRANADOS 500 EL BATAN

legalName: Carrera Torres Paul Fernando

SALAZAR TACO YESENIA DEL ROCIO

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. GENERAL ENRIQUEZ COLOMBIA 3111 SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL

legalName: SALAZAR TACO YESENIA DEL ROCIO

TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

streetAddress: DE LOS FLORIPONDIOS LEONARDO MURIALDO N57-143 SAN ISIDRO DEL INCA

legalName: TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

title: Subasta


description: OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. ELABORADOS EN BASE DE MEZCLAS DE DOS O MAS ELEMENTOS, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR: ELEMENTOS CONSTITUYENTES CON FINES TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS: ACEITE ALCANFORADO, ACEIT

description: Por cumplir con  los requisitos minimos y parametros solicitados por el area requirente

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

title: SIE-HQ-INSU-040-2021-20291

answer: Estimados oferentes, la Institución se regirá de acuerdo a lanormativa legal y vigente.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento que para el canje de dispositivos, estos serán regulados de acuerdo con lo indicado el Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud y su reglamento "sesenta días antes de la fecha de caducidad " y el porcentaje del 10% establecido en el reglamento.

answer: Estimados oferentes, en función del Registro Oficial 30N00015- 2019 que hace referencia a medicamentos en general, medicamentos biológicos y kit de medicamentos que contienen dispositivos médicos.

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Estimado oferente, las condiciones de almacenamientodepende de la Bodega de insumos y medicamentos, por tal motivo se entregara de la misma manera que fue recibida.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condicioines en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimados oferentes, deberán presentar el certificado BPADT actualizado y vigente, y si se encuentra en trámite, enviar los documentos que lo demuestren

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Estimados oferentes en los pliegos del procedimiento.Observaciones: Indica la oferta técnica física se debe enviar a través del sistema SOCE y además presentar de forma física presentación de un dispositivo de almacenamientomagnético CD y electrónica con su respectiva firma electrónica la misma que será verificada y validada en un sobre Único cerrado en la oficina del Departamento de Compras Públicas del HQ1PN.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimados oferentes, deben presentar la oferta en un dispositivo de almacenamiento CD en el cual los documentos deben estar firmados electrónicamente, especialmente los formularios del SERCOP, así mismo deben subir los archivosal portal con firma electrónica. NO deben enviar la oferta escaneada.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimados oferentes los formularios estipulados por el SERCOP deben tener firma electrónica no escaneada, y todos los documentos que se solicita en los requisitos mínimos

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos a la oferta requiere que presentemos con firma electrónica. Gracias.

answer: Estimados oferentes, nos acogemos a la norma suprema, ya que el canje de dispositivos médicos es importante.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimados oferentes, todo depende del número depacientes y de la necesidad clínica de cada paciente, las terapias renales pueden variar cadames. Así mismo estimados oferentes se ha realizado una planificación, por tal motivo se solicita estas cantidades en las especificaciones técnicas.

description: Estimada Entidad, favor observar inconsistencias en cantidades requeridas cantidades no basadas en realidad de rotación del producto y demanda de uso por parte de pacientes por las unidades médicas para evitar solicitudes de canjes.

answer: Estimados oferentes la Institución hará prevalecer esta base legal.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

description: ADQUISICIÓN DE 343 KIT DE CONEXIÓN DE CATETER ( PAQUETE PARA CONEXIÓN Y DESCONEXION CATETER PARA HEMODIALISIS), 862 KIT DE FAV (PAQUETE PARA CONEXIÓN Y DESCONEXION PARA FISTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIALISIS), 1337 SOLUCION CONCENTRADA ESTANDAR DE ACIDO EN LIQUIDO, 300 SOLUCION BICARBONATO AL 8,4por ciento EN LIQUIDO PARA LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL QUITO N°1  DE LA POLICIA NACIONAL

NEFROCONTROL S.A.

streetAddress: LOS ARUPOS AV. GALO PLAZA E1-129 CHILLOGALLO

legalName: NEFROCONTROL S.A.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: Por cumplir con todos los requisitos solicitados en los pliegos y ser el ganador en la puja en el sistema de contratación pública.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-041-2021-20291

answer: Estimados oferentes, la Institución se regirá de acuerdo a lanormativa legal y vigente.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento que para el canje de dispositivos, estos serán regulados de acuerdo con lo indicado el Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud y su reglamento "sesenta días antes de la fecha de caducidad " y el porcentaje del 10% establecido en el reglamento.

answer: Estimados oferentes, en función del Registro Oficial 30 N00015-2019 que hace referencia a medicamentos en general, medicamentos biológicos y kit demedicamentos que contienen dispositivos médicos.

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Estimado oferente, las condiciones de almacenamiento dependede la Bodega de insumos y medicamentos, por tal motivo se entregara de la mismamanera que fue recibida.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condicioines en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimados oferentes, deberán presentar el certificado BPADTactualizado y vigente, y si se encuentra en trámite, enviar los documentos que lo demuestren.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Estimados oferentes en los pliegos del procedimiento.Observaciones: Indica la oferta técnica física se debe enviar a través del sistema SOCE yademás presentar de forma física presentación de un dispositivo de almacenamientomagnético CD y electrónica con su respectiva firma electrónica la misma que seráverificada y validada en un sobre Único cerrado en la oficina del Departamento deCompras Públicas del HQ1PN.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimados oferentes, deben presentar la oferta en un dispositivode almacenamiento CD en el cual los documentos deben estar firmadoselectrónicamente, especialmente los formularios del SERCOP, así mismo deben subir losarchivos al portal con firma electrónica. NO deben enviar la oferta escaneada.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimados oferentes los formularios estipulados por el SERCOPdeben tener firma electrónica no escaneada, y todos los documentos que se solicita enlos requisitos mínimos.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos a la oferta requiere que presentemos con firma electrónica. Gracias.

answer: Estimados oferentes, nos acogemos a la norma suprema, ya queel canje de dispositivos médicos es importante.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimados oferentes, todo depende del número de pacientes y dela necesidad clínica de cada paciente, las terapias renales pueden variar cada mes. Asímismo estimados oferentes se ha realizado una planificación, por tal motivo se solicitaestas cantidades en las especificaciones técnicas.

description: Estimada Entidad, favor observar inconsistencias en cantidades requeridas cantidades no basadas en realidad de rotación del producto y demanda de uso por parte de pacientes por las unidades médicas para evitar solicitudes de canjes.

answer: Estimados oferentes la Institución hará prevalecer esta base legal.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: estimado oferente. Si puede ofertar.

description: En el ítem #1 podemos ofertar filtro dializador de alto flujo de polisulfona, con superficie de 1.9 m2, KUF de 97 ml/h/mmHg y volumen de compartimiento de sangre de 120 ml.

answer: Ya se contestó en la pregunta 11

description: En el ítem #2 podemos ofertar filtro dializador de alto flujo de polisulfona, con superficie de 1.9 m2, KUF de 97 ml/h/mmHg y volumen de compartimiento de sangre de 120 ml, tomando en cuenta que fuera de la superficie este producto ofrece mejores índices de depuración que los solicitados?

answer: Las especificaciones técnicas señalan que la línea arterial yvenosa, material de PVC, dispositivo para tomas de muestra, segmento bomba de 8mm,clamps para interrupción de la sangre y codificado de color azul línea venosa, rojo líneaarterial, etc. Lo importante es que esta especificación técnica se cumpla independientedel monitor de diálisis que cuenta la institución. Sin embargo el HQ1 cuenta con máquinasmarca Fresenius.

description: En el ítem #3, para que modelo y marca de máquina solicitan estás líneas de sangre?

answer: Estimados oferentes la Institución hará prevalecer esta base legal.

description: Señores: Dado lo indicado en la resolución SERCOP-2021-0114 en la que se elimina la obligatoriedadde foliado y sumillado en ofertas con firma electrónica solicitamos su confirmación si es requisitoestos parámetros para la presentación del presente proceso de contratación.

answer: Estimado Oferente. Si puede participar.

description: Respecto al Insumo, Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.8 – 1.9 m2, coeficiente de ultrafiltración 53 – 76 ml/h/mmHg. Su confirmación si es posible participar con el insumo: Filtro dializador de Fibra Hueca Sintética de Alto Flujo con membrana de Polynephron Polietersulfona, cuerpo largo, cabezal de polipropileno, cortes con superificie tipo espejo para minimizar residuos, carcasa de polipropileno, libre de pirógenos, biocompatible, esterilizado con rayos gamma, superficie 1,9 m2, coeficiente de ultrafiltración KUF de 76 mL/hr/mmHg, KoA Urea 1771, volumen de cebado 115 ml,  longitud efectiva 281 mm, diámetro interno = 200um, estéril, descartable. Libre de BPA Bisfenol-A?

answer: Estimado oferente. Si puede participar.

description: Respecto al Insumo, Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 2.1-2.2 m2, coeficiente de ultrafiltración 82- 68 ml/h/mmHg. Su confirmación si es posible participar con el insumo: Filtro dializador de Fibra Hueca Sintética de Alto Flujo con membrana de Polynephron Polietersulfona, cuerpo largo, cabezal de polipropileno, cortes con superificie tipo espejo para minimizar residuos, carcasa de polipropileno, libre de pirógenos, biocompatible, esterilizado con rayos gamma, superficie 2,1 m2, coeficiente de ultrafiltración KUF de 82 mL/hr/mmHg, KoA Urea 1976, volumen de cebado 130 ml,  longitud efectiva 290 mm, diámetro interno = 200um, estéril, descartable. Libre de BPA Bisfenol-A?

answer: estimado oferente. Si puede participar

description: Respecto al Insumo, Set de líneas arterio venosa para hemodiálisis, adulto. Su confirmación si es posible participar con el insumo: Set de Líneas arterial y venosas de 8 mm para máquinas de hemodiálisis material PVC.  Puerto de inyección para evitar punciones accidentales. Código de colores en accesorios para fácil identificación azul y rojo, puerto para toma de muestras de sangre, clamps para interrupción de la sangre con color azul para venoso y rojo para arterial, filtro hidrofóbico fijo, cámara de goteo. Líneas para infusión de heparina con conector Luer Lock. Sistema de Líneas de Sangre de alto desempeño y biocompatibilidad.  Esterilización ETO / Gamma, descartable?

answer: Estimado oferente. Si puede participar

description: Respecto al Insumo, Aguja para fístula, arterial, 16G.25mm. Su confirmación si es posible participar con el insumo: Agujas fístula TULIP arterio-venosa 16G. Aguja ultra delgada y siliconeada. con orificio posterior, Paredes ultra finas de la aguja permite el flujo máximo de sangre.  Alas color verde con textura de adherencia y rotables. Conector Luer Lock.Pinza de seguridad transparente, Punta de aguja tribicelada. Longitud de aguja 25mm y longitud de tubo 300mm.  Esterilización ETO / Gamma?

answer: Estimado oferente por favor regirse a los pliegos.

description: Sobre el plazo de ejecución del contrato: es posible realizar la entrega en parciales de acuerdo a la necesidad de la Unidad y que el pago sea contra entrega?

answer: estimado oferente, favor especifique KoA , volumen de cebado y m2

description: Estimados, en el ítem Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.8 – 1.9 m2, coeficiente de ultrafiltración 53 – 76 ml/h/mmHg, podemos ofertar dializadores con membrana de polietersulfona con coeficiente de aclaramiento KoA y Coeficiente de ultrafiltración mayores 53-76 ml/h x mmHg, y volumen de cebado de 95 a 115.

answer: Estimado oferente. Si puede participar

description: Estimados en el ítem Set de líneas arteriovenosa para hemodiálisis, adulto, se puede ofertar Set de líneas arteriovenoso para hemodiálisis, adulto, línea arterial y venosa, material PVC, dispositivo para tomas de muestras, segmento bomba de 8mm, clamps para interrupción de la sangre y codificado de color azul línea venosa, rojo línea arterial, blanco solución salina, filtro hidrofóbico fijo, cámara de goteo en la línea arterial, cámara de goteo en la línea venosa, estéril, descartable

answer: Estimado oferente. Si puede participar

description: Estimados, en el ítem Aguja para fístula, arterial, 16G.25mm, se puede ofertar Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratoria, pinza de seguridad universal para interrupción de flujo, línea de extensión de silicón con conector Luer Lock con tapa estéril, descartable

answer: Estimado oferente. Si puede participar

description: Estimados señores en el item ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN set de líneas arteriovenosas para hemodiálisis, adulto con cámara de goteo con malla en la línea arterial, estéril, descartable podemos participar con set de líneas arteriovenosas para hemodiálisis, adulto con cámara de goteo con malla en la línea venosa, estéril, descartable?

name: DISTRIBUIDORA CORPRENAL ECUADOR CORPRENAL S.A.

description: ADQUISICIÓN DE 700 FILTRO DIALIZADOR PARA HEMODIALISIS, ALTO FLUJO DE 1.8m2 a 1.9m2, 1500 FILTRO DIALIZADOR PARA HEMODIALISIS DE ALTO FLUJO DE 2.1m2 a 2.2m2, 2300 SET DE LINEAS ARTERIO-VENOSA PARA HEMODIALISIS, 4600 AGUJA PARA FISTULA, ARTERIAL, 16G, 25mm PARA LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL QUITO No. 1 POLICIA NACIONAL”

streetAddress: AV LAS LOMAS 2DA PEATONAL 314 TARQUI

NIPRO MEDICAL CORPORATION

postalCode: S/CP

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: Por cumplir con los requisitos mínimos y parámetros exigidos en los Pliegos y especificaciones técnicas solicitadas por el área requirente.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-043-2021-20291

answer: Estimado señor oferente, en relación a su presunta, SI se solicita que la garantía técnica permanezca vigente durante los 360 días calendarios, 12 meses.

description: Estimada Entidad, se solicita Garantia Técnica la cual permanecerá vigente durante los 360 días calendarios. Es decir que se requiere que el tiempo de validez de la garantía técnica sea de 12 meses?

answer: Estimado señor oferente, se requiere que la oferta sea entregada de manera física esto se refiere en un cualquier dispositivo, además se solicitó de manera impresa la oferta, no requiere el sumillado y rubricado. No se señala correo electrónico por la baja capacidad de anexar los expedientes.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER. En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado oferente, los documentos que deben tener la firma electrónica son los formularios únicamente, no requiere el sumillado y rubricado

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos a la oferta requiere que presentemos con firma electrónica. Gracias.

answer: Estimado oferente, los documentos que deben tener la firma electrónica son los formularios únicamente, no requiere el sumillado y rubricado

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Estimado oferente, en relación a las cantidades requeridas se ha verificado la rotación interna para efectuar esta solicitud.

description: Estimada Entidad, favor observar inconsistencias en cantidades requeridas cantidades no basadas en realidad de rotación del producto y demanda de uso por parte de pacientes por las unidades médicas para evitar solicitudes de canjes.

answer: Estimado oferente SI, se cumple lo establecido en el  Oficio Nro. MSP-SNGSP-2021-0416-O  se anexa documento en mención

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimado oferente, los documentos que deben tener la firma electrónica son los formularios únicamente.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Estimado señor oferente, se requiere que la oferta sea entregada de manera física esto se refiere en un cualquier dispositivo, además se solicitó de manera impresa la oferta, no requiere el sumillado y rubricado. No se señala correo electrónico por la baja capacidad de anexar los expedientes.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email

answer: Estimado señor oferente, se acepta la ampliación dispuesta por el ARCSA, para lo cual el oferente debe presentar en su oferta la fecha de inspección asignada por la ARCSA

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Estimado señor oferente SI, se entregará en las mismas condiciones de recepción.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condicioines en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimado señor oferente, con respecto a su pregunta, se regirá a  lo establecido en el  Oficio Nro. MSP-SNGSP-2021-0416-O, se anexa.

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Estimado señor oferente, con respecto a su pregunta, esta normativa que hace alusión para medicamentos, por lo tanto, se aplicará lo establecido en el  Oficio Nro. MSP-SNGSP-2021-0416-O, se anexa.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento que para el canje de dispositivos, estos serán regulados de acuerdo con lo indicado el Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud y su reglamento "sesenta días antes de la fecha de caducidad " y el porcentaje del 10% establecido en el reglamento.

answer: Estimado señor oferente, relacionado con su pregunta la repuesta es SI, recuerde que el valor del presupuesto referencial así como de su oferta,  es sin IVA.

description: al presentar los items por kit se esta considerando que los generadores no gravan iva? por tanto al momento de facturar se tendria que realizar un desglose del precio del kit?

answer: Estimado señor oferente, en relación a su pregunta se aclara que es 35 días y se remite el TDR corregido.

description: buenas tardes en el TDR el plazo de ejecución menciona 90 dias y el pliego 35 dias, cual de las dos es la correcta?

description: ADQUISICIÓN DE 5 KIT DE DESFIBRILADOR BICAMERAL, 5 KIT DE DESFIBRILADOR UNICAMERAL Y 5 KIT RESINCRONIZADOR CON DESFIBRILADOR, PARA REALIZAR IMPLANTES DE DESFIBRILADOR Y DESFIBRILADOR CON RESINCRONIZADOR DENTRO DEL ÁREA DE ANGIOGRAFO DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL QUITO No. 1 DE LA POLICÍA NACIONAL

ECUASURGICAL S.A.

streetAddress: CATALINA ALDAZ PORTUGAL N34-181 EL BATAN

legalName: ECUASURGICAL S.A.

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

streetAddress: PUBLICA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N TARQUI

legalName: ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

C.G.MED. S.A.

streetAddress: SOLAR 7  SOLAR 7 TARQUI

legalName: C.G.MED. S.A.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: Por cumplir con los requisitos minimos y parametros solcitados en las especificaciones tecnicas enviadas por la unidad requirente.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-042-2021-20291

answer: ESTIMADOS OFERENTES LOS FORMULARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERCOP DEBEN SER FIRMADOS ELECTRONICAMENTE, LOS OTROS DOCUMENTOS  PODRAN SER ARCHIVO DIGITAL

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: ESTIMADOS OFERENTES DEBEN ENTREGAR LA OFERTA EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CD CON FIRMA ELECTRONICA, NO ESCANEADA.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: ESTIMADOS OFERENTES AL MOMENTO ESTAMOS CON STOK 0 , POR ESO ES EL MOTIVO QUE NECESITAMOS ADQUIRIR ESTOS DISPOSITIVOS MEDICOS.

description: Estimada Entidad, favor observar inconsistencias en cantidades requeridas cantidades no basadas en realidad de rotación del producto y demanda de uso por parte de pacientes por las unidades médicas para evitar solicitudes de canjes.

answer: ESTIMADOS OFERENTES SE DARA CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE CANJE DE DISPOSITIVOS COMO NORMA SUPREMA.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: ESTIMADOS OFERENTES LOS FORMULARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERCOP DEBEN SER FIRMADOS ELECTRONICAMENTE, LOS OTROS DOCUMENTOS  PODRAN SER ARCHIVO DIGITAL  POR EJM. LO QUE PEDIMOS COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA.

answer: ESTIMADOS OFERENTES DEBEN ENTREGAR LA OFERTA EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CD  EN UN SOLO ARCHIVO CON FIRMA ELECTRONICA, NO ESCANEADA EN LA OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: ESTIMADOS OFERENTES DEBERAN ENVIAR COMO LO INDICA EN LOS PLIEGOS EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO CD Y ENTREGARLO EN LA OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: ESTIMADOS OFERENTES EL CERTIFICADO DE BPADT DEBE ESTAR VIGENTE PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: BUENOS DÍAS ESTIMADO OFERENTE, EFECTIVAMENTE, SERÁN DEVUELTOS EN LAS MISMAS CONDICIONES EN LAS CUALES FUERON ENTREGADOS.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condicioines en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: BUENOS DÍAS ESTIMADO OFERENTE, LA SOLICITUD DE CANJE SE ENCUENTRA AMPARADA EN EL MANUAL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO,DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS BIENES ESTRATÉGICOS EN LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD, PUBLICADO MEDIANTE REGISTRO OFICIAL NO. 1232 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2020, EN EL PUNTO 7.8.6.2: ??EL CANJE DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES NACIONALES PRÓXIMOS A CADUCARSE, SE EFECTUARÁ CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN O EN LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, SE RECOMIENDA QUE DICHA NOTIFICACIÓN DE CANJE NO SEA SUPERIOR A LOS 90 DÍAS NI INFERIOR A 60 DÍAS??

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: ESTIMADOS OFERENTES SE DARA CUMPLIMIENTO LO QUE ESTABLECE LA NORMA SUPREMA.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento que para el canje de dispositivos, estos serán regulados de acuerdo con lo indicado el Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud y su reglamento "sesenta días antes de la fecha de caducidad " y el porcentaje del 10% establecido en el reglamento.

answer: ESTIMADOS OFERENTES DEBERAN ENVIAR COMO LO INDICA EN LOS PLIEGOS EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO CD Y ENTREGARLO EN LA OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS.

description: Estimados de acuerdo a la resolución emitida por el SERCOP favor confirmar que aparte de subir la oferta en el portal de compras públicas, es válido enviarla únicamente por wetransfer al correo indicado en los pliegos y en este caso no sería necesario el envío de la oferta física medio magnético

description: ADQUISICIÓN DE 40 MARCAPASOS BICAMERAL, 10 MARCAPASOS UNICAMERAL, 40 LEAD AURICULAR, 25 LEAD VENTRICULAR, 65 INTRODUCTORES, 25 ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN Y 25 SISTEMAS DE ENTREGA DE LEAD DE ESTIMULACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS CARDIACAS DEL HOSPITAL QUITO No. 1 POLICIA NACIONAL.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-045-2021-20291

answer: Saludos cordiales estimado oferente Solicitamos el certificado de compatibilidad del equipo.

description: Estimada entidad Sterra fabrica sus propios rollos por lo tanto  ellos no van a certificar que otras MARCAS ingresen en sus equipos nosotros tenemos un certificado de la fábrica RENPAK donde indica que nuestros rollo son compatibles con la marca Sterra, pero no esta VALIDADO POR EL FABRICANTE.

answer: Estimado oferente remito las especificaciones técnicas aclaradas, las mismas que por un error de transcripción no se detalló las medidas.1.-  Rollo de 75MM X 70M  CANTIDAD 122.-  Rollo de 150mmx 70M  CANTIDAD 123.-  Rollo de 250mm x 70M  CANTIDAD 124.- Rollos de 350mm x 70M  CANTIDAD 85.- Rollo de 500mm x70M     CANTIDAD 4

description: Estimado Hospital de la Policía por favor aclarar las especificaciones de los ítems solicitados ya que no corresponde con la medidas planteadas.

answer: Estimado oferente si puede presentar el certificado de compatibilidad del equipo.

description: Estimados Hospital Quito No.1 de la Policía Nacional  se requiere una carta de compatibilidad de los insumos solicitados, otorgado por el fabricante del equipo, para garantizar el correcto desempeño al momento de usar en el equipo propio de la institución y brindar total seguridad al paciente?

answer: Señores oferentes solicitamos se presente el certificado compatible con el equipo.

description: Estimada entidad STERRAD es una marca de Johnson & Johnson los cuales fabrican sus propios rollos, por lo tanto ellos no van a certificar que otras MARCAS que SI SON COMPATIBLES con STERRAD ingresen en sus equipos. Nuestra empresa tiene un certificado de que la marca que distribuimos si es compatible, pero por los motivos antes expuestos, obviamente no está validado por STERRAD. Por lo tanto, si la entidad solicita dicho certificado de compatibilidad unicamente avalado por STERRAD, estarían limitando la participación de varias casas comerciales que poseemos otras marcas, direccionando así dicho proceso a la casa comercial que distribuye los rollos de Johnson y Johnson, por ende, al no haber competencia, incrementaria considerablemente el costo de cada rollo para la entidad contratante y limitaría la participación justa de todos los proveedores.

description: CERTIFICADO DE CALIDAD: Presentar Certificado o Norma específica del producto vigente, acorde a las fichas técnicas del producto.Certificado de compatibilidad: El oferente deberá certificar que los productos ofertados son compatibles funcionalmente y validados por el fabricante del equipo marca

answer: Buenos dias estimada entidad, adjunto se envian documentos solicitados en acta de convalidacion.

description: CERTIFICADO DE CALIDAD: Presentar Certificado o Norma específica del producto vigente, acorde a las fichas técnicas del producto.Certificado de distribución vigente: Certificado de distribución emitido por el fabricante o distribuidor autorizado, vigente.Certificado de compatibilidad: El oferente deberá certificar que los productos ofertados son compatibles funcionalmente y validados por el fabricante del equipo marca

description: ADQUISICIÓN DE 48 ROLLOS DE EMPAQUE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON STERRAD 100S PARA EL SERVICIO DE ESTERILZACIÓN DEL HOSPITAL QUITO No. 1 DE LA POLICIA NACIONAL

NORVENPRO S.A.

streetAddress: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR  SOLAR 8 TARQUI

legalName: NORVENPRO S.A.

MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.

streetAddress: OE8F LUIS MIDEROS ALMEIDA AV. DE LOS ESTABLOS S2-208 CUMBAYA

legalName: MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.

UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.

streetAddress: JERONIMO CARRION   AV 6 DE DICIEMBRE  E8-132 SANJUAN

legalName: UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.

title: Subasta


description: INSUMOS PARA ENDOPRÓTESIS Y AFINES

description: INSUMOS PARA ENDOPRÓTESIS Y AFINES

description: INSUMOS PARA ENDOPRÓTESIS Y AFINES

description: POR CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

title: APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTICULOS PARA FRACTURAS; PARTES ARTIFICIALES DEL CUERPO; AUDIFONOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN O IMPLANTAN EN EL CUERPO PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD

description: INSUMOS PARA ENDOPRÓTESIS Y AFINES

description: INSUMOS PARA ENDOPRÓTESIS Y AFINES

description: INSUMOS PARA ENDOPRÓTESIS Y AFINES

title: SIE-HQ-INSU-049-2021-20291

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

name: SERVICIOS A MEDICOS BIO - SERMEDICOS S.A.

description: Buenas tardes en el ítem 1.3 dónde solicita placa de reborde orbitario de 12AG. En Titanio de 0.7 mm quisiera saber si existe la posibilidad de ofertas una placa de reborde orbitario de 12AG. En Titanio del sistema 2.0 de 0.6 mm. Gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenas tardes en el ítem 1.5 dónde solicita placa en Y 3 agujeros quisiera saber si existe la posibilidad de ofertar una placa en Y de 5 AG. Gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenas tardes en el ítem 1.6 dónde solicita placa en Y 3 agujeros de 0.7 mm, quisiera saber si existe la posibilidad de ofertar una placa en Y de 5 AG de 0.6mm . Gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.7 donde solicitan placas doble Y de 6 agujeros de 0.7mm, habría la posibilidad de ofertar placas doble Y de 6 agujeros del sistema 2.0 de 6.0mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.9 donde solicitan placas en X de 4 agujeros de 0.7mm, habría la posibilidad de ofertar placas en X de 4 agujeros del sistema 2.0 de 0.6mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número deagujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.7 donde solicitan placas doble Y de 6 agujeros de 0.7mm, habría la posibilidad de ofertar placas doble Y de 6 agujeros del sistema 2.0 de 0.6mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.12 donde solicitan placas en L de 3+4 agujeros de 0.8mm, habría la posibilidad de ofertar placas en L de 3+4 agujeros del sistema 2.0 de 6.0mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.15 donde solicitan placas en L de 3+4  agujeros de 0.8mm, habría la posibilidad de ofertar placas en L 3+4 agujeros del sistema 2.0 de 6.0mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.7 donde solicitan placas en T de 3+4 gujeros de 0.8mm, habría la posibilidad de ofertar placas en T de 3+4 agujeros del sistema 2.0 de 6.0mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.27 donde solicitan placas de 12 ñagujeros de 1 mm, habría la posibilidad de ofertar placas de 14 agujeros de 1mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.28 donde solicitan placas de 20 agujeros bloqueadas de 0.7mm, habría la posibilidad de ofertar placas de 18 agujeros agujeros de 2mm? Muchas gracias por su respuesta

answer: Si se puede cambiar el número de agujeros siempre que sea mayor que el solicitado

description: Buenos días en el ítem 1.29 donde solicitan placas de 6 agujeros con puente de 1.25mm, habría la posibilidad de ofertar placas de 6 agujeros con puente 1.5mm? Muchas gracias por su respuesta

description: ADQUISICIÓN DE 42 PLACAS, 3 MALLAS Y 200 TORNILLOS DE TITANIO PARA TERCIO MEDIO E INFERIOR DE LA CARA PARA EL SERVICIO DE MAXILO FACIAL DEL HOSPITAL QUITO No. 1 DE LA POLICÍA NACIONAL

TRAUMAMED S.A.

streetAddress: HERNANDO DE LA CRUZ AV. ATAHUALPA 460 BENALCAZAR

legalName: TRAUMAMED S.A.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: CUMPLE CON LO SOLICITADO

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-051-2021-20291

answer: Estimado oferente, en contestación a su pregunta, el producto debe ser en empaque individual.

description: Buenas Tardes. Estimados señores en cuanto a al producto TOALLAS HÚMEDAS PARA BAÑO DE PACIENTE CON CLORHEXIDINA AL 2%, es posible participar con un paquete de 6 unidades?. Estas toallas son diseñadas y fabricadas bajo especificaciones, normas y estándares internacionales que cumplen exigentes requerimientos y estándares de calidad y que han sido certificados por la FDA. Varias instituciones hospitalarias púbico y privadas del país ya han utilizado este producto, teniendo excelentes resultados.

answer: Estimado oferente, en contestación a su pregunta, el productodebe ser en empaque individual.

description: Estimados Señores, en cuanto al item TOALLAS HÚMEDAS PARA BAÑO DE PACIENTE CON CLORHEXIDINA AL 2%. Los antisépticos tópicos son productos seguros y eficaces para reducir el número de bacterias en la piel de los pacientes antes de una cirugía, inyecciones, o en el procediemiento del baño de paciente, nuestra pregunta se basa en una recomendación de la FDA, organismo que solicita a los fabricantes de productos antisépticos cambios a la etiqueta y pasar de empaque multidosis a empaque unitario para productos antisépticos tópicos y asi disminuir el riesgo de infección, las toallas húmedas para baño de paciente que están solicitando es empaque individual o multidosis?

answer: Estimado oferente, en contestación a su pregunta, todos debentener registro sanitario de dispositivo médico.

description: Estimados Señores: con respecto a: TOALLAS HUMEDAS PARA BAÑO DE PACIENTE CON CLORHEXIDINA AL 2%. Según la Ley orgánica de salud de regulación Nacional de Salud Pública. Articulo 137: Establece que:  todos los dispositivos médicos de uso hospitalario,  DEBEN tener registro sanitario de dispositivo médico, en virtud de lo anterior, estaríamos calificados solo los que tenemos registro sanitario de dispositivo médico y que cumplimos con las especificaciones solicitadas o también se puede presentar productos  con Notificación Sanitaria Obligatoria ?

answer: Estimado oferente, en contestación a su pregunta, se aclara queel producto requerido dentro de las especificaciones técnicas y pliegos son catalogadoscomo dispositivos médicos, por lo que en relación al tema de canje de productos se deberáobservar lo que señala el Manual de Recepción, almacenamiento, distribución, y transportede medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red PúblicaIntegral de Salud publicado mediante Registro oficial No. 1232 de fecha 28 de octubre de2020.

description: stimada Entidad. Favor confirmar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala ?Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente?.

answer: Estimado oferente, en contestación, para el caso de canje de losdispositivos médicos, se requiere de los mismos tomando en consideración lo establecido enel Manual de Recepción, almacenamiento, distribución, y transporte de medicamentos,dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud publicadomediante Registro oficial No. 1232 de fecha 28 de octubre de 2020.

description: Estimada Entidad, favor confirmar que en caso de solicitud de canje, se procederá con el cumplimiento del Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud, en el que señala que el canje de los dispositivos médicos adquiridos a proveedores nacionales próximos a caducarse, se efectuará conforme lo establecido en el contrato de adquisición o en los documentos precontractuales, se recomienda que dicha notificación de canje no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días.

answer: Estimado oferente, en contestación a su pregunta, se aclara queel producto requerido dentro de las especificaciones técnicas y pliegos son catalogadoscomo dispositivos médicos, por lo que en relación al tema de canje de productos se deberáobservar lo que señala el Manual de Recepción, almacenamiento, distribución, y transportede medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red PúblicaIntegral de Salud publicado mediante Registro oficial No. 1232 de fecha 28 de octubre de2020.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que continene dispositivos médicos que están próximos a caducarse, en el que señalan que  ?El porcentaje de los medicamentos en general, medicamentos biológicos o kits de medicamentos que incluyen dispositivos médicos sujetos a canje, no será mayor al quince por ciento 15% del volumen total del producto adquirido por cada adquisición?.

answer: Estimado oferente, en contestación, para el caso de canje de losdispositivos médicos, se requiere de los mismos tomando en consideración lo establecido enel Manual de Recepción, almacenamiento, distribución, y transporte de medicamentos,dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud publicadomediante Registro oficial No. 1232 de fecha 28 de octubre de 2020.

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Estimado oferente, en contestación a su pregunta, en caso derequerirse el canje de uno o varios productos, los mismos serán devueltos en las mismascondiciones con las que se almacenan en la bodega de la Contratante luego de haberserealizado la entrega-recepción.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condicioines en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimado oferente, en contestación a su pregunta, considerandoque la Contratante al ser parte de los organismos y entidades señaladas dentro del artículo1 de la LOSNCP, es de obligación dar cumplimiento a las normas, disposiciones yregulaciones que para el efecto emitan las respectivas autoridades, en tal virtud se solicitade manera obligatoria el permiso de funcionamiento vigente y los respectivos certificadosde Buenas Prácticas de Manufactura, Almacenamiento y Distribución [BPM/BPA/BPD],según corresponda.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Estimado señor oferente, con respecto a su pregunta, debe regirsey tomar en consideración lo q se establece en los pliegos en el ítem ?Observaciones?OBSERVACION: Las ofertas se recibirán en medio: físico presentación de un dispositivode almacenamiento magnético con la respectiva firma electrónica. En el caso de lasconvalidaciones se remitirán al correo electrónico wendybarreraoperadorahqcp@gmail.comDe igual manera deberá adjuntar a su oferta el registro del precio de la propuesta en el SOCEy los formularios de la oferta conforme a las disposiciones emitidas por el SERCOP y lascertificaciones solicitadas en los requisitos mínimos y otros requerimientos solicitados en lasespecificaciones técnicas adjuntas.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado señor oferente, con respecto a su pregunta, debe regirsey tomar en consideración lo q se establece en los pliegos en el ítem ?Observaciones? ya queen ninguna parte se indica que la oferta se encuentre sumillada y foliada, OBSERVACION:Las ofertas se recibirán en medio: físico presentación de un dispositivo dealmacenamiento magnético con la respectiva firma electrónica. En el caso de lasconvalidaciones se remitirán al correo electrónico wendybarreraoperadorahqcp@gmail.com De igual manera deberá adjuntar a su oferta el registro del precio de la propuesta en el SOCEy los formularios de la oferta conforme a las disposiciones emitidas por el SERCOP y lascertificaciones solicitadas en los requisitos mínimos y otros requerimientos solicitados en lasespecificaciones técnicas adjuntas.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimado señor oferente, con respecto a su pregunta, debe regirsey tomar en consideración lo q se establece en los pliegos en el ítem ?Observaciones? Lasofertas se recibirán en medio: físico presentación de un dispositivo de almacenamientomagnético con la respectiva firma electrónica. En el caso de las convalidaciones seremitirán al correo electrónico wendybarreraoperadorahqcp@gmail.com  De igual manera  deberá adjuntar a su oferta el registro del precio de la propuesta en el SOCE y los formulariosde la oferta conforme a las disposiciones emitidas por el SERCOP y las certificacionessolicitadas en los requisitos mínimos y otros requerimientos solicitados en las especificacionestécnicas adjuntas.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Estimado señor oferente, respecto al canje de medicamentos se cumplirá lo que establece la normativa legal dictada por el ente rector de salud pública

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimado señor oferente, con respecto a su pregunta, debe regirse y tomar enconsideración lo q se establece en los pliegos en el ítem ?Observaciones? ya que en ningunaparte se indica que la oferta se encuentre sumillada y foliada, OBSERVACION: Las ofertasse recibirán en medio: físico presentación de un dispositivo de almacenamientomagnético con la respectiva firma electrónica. En el caso de las convalidaciones seremitirán al correo electrónico wendybarreraoperadorahqcp@gmail.com  De igual maneradeberá adjuntar a su oferta el registro del precio de la propuesta en el SOCE y los formulariosde la oferta conforme a las disposiciones emitidas por el SERCOP y las certificacionessolicitadas en los requisitos mínimos y otros requerimientos solicitados en las especificacionestécnicas adjuntas.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Estimado señor oferente, respecto a su pregunta se cumplirá lo que establecela normativa legal dictada para el efecto.

description: Estimada Entidad, como parte de los compromisos asumidos dentro del Decreto 68 del Gobierno Nacional, la ARCSA anunció la digitalización de 42 trámites institucionales a través de la VUE, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos, quienes podrán descargarlos e imprimirlos. Favor su confirmación que se pueda presentar el registro sanitario digitalizado conforme lo señalado con anterioridad.

description: ADQUISICIÓN DE 10.000 UNIDADES DE TOALLAS HÚMEDAS PARA BAÑO DE PACIENTE, CON CLORHEXIDINA AL 2 por ciento PARA UTILIZARSE EN LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE H2 NORTE, H3 NORTE, GINECOLOGÍA, EMERGENCIA, UCI 1, UCI 2, SERVICIOS AMBULATORIOS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL QUITO No. 1 POLICÍA NACIONAL.

streetAddress: Av. Mariana de Jesus Av. Occidental S/N BENALCAZAR

MUÑOZ & VIVAS MUVIV CIA. LTDA.

streetAddress: LA GRANJA HUNGRIA E5-34 EL BATAN

legalName: MUÑOZ & VIVAS MUVIV CIA. LTDA.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS Y POR LLEGAR A UN ACUERDO EN LA NEGOCIACION

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-053-2021-20291

answer: Estimados. Se presenta impuesto a la renta del año 2020. Saludos cordiales

description: ORTIZ VIVAR FERNANDA SOFIA                 DECLARACION SRI DE IMPUESTO A LA                                                                      RENTA AÑO 2019  Por lo que se deberá presentar la declaración de impuesto a la renta del ejercicio  fiscalinmediato anterior que fue entregado al Servicio de Rentas Internas SRI

description: APOSITOS DE CURA AVANZADA, PLACAS Y BOLSAS DE OSTOMIA,  ESPARADRAPO DE TELA NO TEJIDA, PARA EL HOSPITAL QUITO No, 1 POLICÍA NACIONAL

ORTIZ VIVAR FERNANDA SOFIA

streetAddress: SAN JOSE DE LOS GUAYACANES S/N EL INCA

legalName: ORTIZ VIVAR FERNANDA SOFIA

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-054-2021-20291

status: active

description: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO  ODONTOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL QUITO No. 1 POLICÍA NACIONAL

Sanchez Alvarado Daicy Edith

streetAddress: PEREZ GUERRERO VERSALLES OE3-24 SANTA PRISCA

legalName: Sanchez Alvarado Daicy Edith

DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

streetAddress: 9 DE OCTUBRE RAMIREZ DAVALOS N22-106 SANTA PRISCA

legalName: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

DISTRIDENTAL S.A.

streetAddress: AV. DEL PERIODISTA CALLE PRIMERA ESTE 134 TARQUI

legalName: DISTRIDENTAL S.A.


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: Por cumplir con los requisitos mínimos y parámetros solicitados en las especificaciones técnicas solicitadas por el área requirente.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HQ-INSU-19-2021-20291

answer: Buenas tardes señores oferentes, en contestación a su pregunta, la Entidad Contratante, realiza las adquisiciones de bienes de conformidad con la planificación anual, para lo cual la unidad requirente realiza el procedimiento de contratación de acuerdo a la necesidad Institucional, por lo tanto los oferentes interesados en participar deberán acogerse a los requisitos mínimos, condiciones y parámetros señalado en las especificaciones técnicas y pliegos.

description: BUENAS TARDES POR QUE NO DAN ANTICIPO SI CUENTAN CON PARTIDA PRESUPUETARIA....SI ES POR LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL....... POR QUE NO REALIZARON LOS TRAMITES CON ANTERIORIDAD........ USTEDES MUY BIEN SABEN QUE ESTA PANDEMIA TODAVIA SE QUEDA MAS TIEMPO......CONTESTEN EN FORMA TECNICA EL PORQUE NO DAN ANTICIPO HABER SI SE LES PUEDEN ENTENDER...........

answer: Buenas tardes estimado oferente, con relación a su pregunta se deberá regirse a lo señalado en los requisitos mínimos requeridos en los pliegos, para lo cual al ser un dispositivo de uso médico, el oferente interesado deberá presentar experiencia afín al producto objeto de la contratación.

description: Buen dia por favor indicar si esta mascarilla KN95  que es un equipo de seguridad industrial , puedo participar con la experiencia en venta de equipos de protecion, cumpliendo con todos los REQUISITOS de la mascarilla  solicitados por ustedes ...

answer: Buenas tardes estimado oferente, el formulario de la oferta 1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, deberá ser llenado de conformidad con las exigencias establecidas por el SERCOP, considerando la normativa y señalamientos establecidos para personas naturales y persona jurídicas, el cual es aplicable para personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales.

description: Buen día por favor indicar en el formulario de la oferta en el 1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS  literal D  DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL una persona  natural debe llenar este literal, .....si la respuesta es que SI  los datos que se debe ingresar son del oferente o como es? en la esa parte que indica....., Nombre, Cédula/Pasaporte, Nacionalidad, No s. de Cuenta s , Institución Financiera .....pregunta que la realizo para que no sea motivo de descalificación??gracias

answer: Sr convalida Carta de Garantía Técnica:El oferente adjudicado entregará una Carta de Garantía del producto que cubra el 100% contra defectos de fabricación, deberá ser entregada a la firma del contrato, y entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega-recepción del bien, la cual tendrá una duración mínima de un año., ver anexo

description: El oferente deberá convalidar lo siguiente:Carta de Garantía Técnica:El oferente adjudicado entregará una Carta de Garantía del producto que cubra el 100% contra defectos de fabricación, deberá ser entregada a la firma del contrato, y entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega-recepción del bien, la cual tendrá una duración mínima de un año

answer: Yo, Oswaldo Dideroth Montaño Guerrero, C.I: 1307068203 representante legal de la empresa OSMATOUR S.A, Ruc.1391765878001, les comunica que por ser importadores directos y propietarios del registro sanitario adjunto documentos de importación y registro sanitario no disponemos del certificado de distribución.

description: El oferente deberá convalidar lo siguiente:Certificado de distribución vigente:Certificado de distribución emitido por el fabricante o distribuidor autorizado, vigente.

answer: ESTIMADA ENTIDAD, ENVIO CONVALIDACION DE ERRORES

description: El oferente deberá convalidar lo siguiente:Certificado de vida útilcompromiso: El oferente deberá certificar el tiempo de vida útil de los productos no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega, a excepción de materiales e insumos sanitarios que por su composición la vida útil sea menor.Certificado de distribución vigente:Certificado de distribución emitido por el fabricante o distribuidor autorizado, vigente.Certificado de Norma ISO 13485 o Norma específica del producto, o Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura BPM, vigentes, según aplique.

description: ADQUISICIÓN DE 70.000 RESPIRADORES CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95 por ciento (KN 95) PARA EL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL QUITO No. 1 POLICIA NACIONAL.

MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: LA PINTA LOS CONQUISTADORES 1-163 YANUNCAY

legalName: MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.

VASQUEZ VALDANO WALTER FELIPE

streetAddress: SOLAR 18 XIMENA

legalName: VASQUEZ VALDANO WALTER FELIPE

TANMARKSA S.A.

streetAddress: VIA A DAULE NA 8 1/2 TARQUI

legalName: TANMARKSA S.A.

PRO-LEDEXPORT S.A.

streetAddress: PASAJE ROSALES PIEDRAHITA Y MANUEL GALECIO 107 ROCA

legalName: PRO-LEDEXPORT S.A.

OSMATOUR S.A.

region: MANABI

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: AV. REALES TAMARINDOS  S/N 12 DE MARZO

legalName: OSMATOUR S.A.

LEGUISAMO VILLOTA ANDRES JACOBO

streetAddress: MANUELA SAENZ ABELARDO MONCAYO N34266 LA CONCEPCION

legalName: LEGUISAMO VILLOTA ANDRES JACOBO

HERRERA CELA RODRIGO XAVIER

streetAddress: AV. TENIENTE HUGO ORTIZ  S/N CHIMBACALLE

legalName: HERRERA CELA RODRIGO XAVIER

Luna Muñoz Viviana Abigail

streetAddress: MARIA TIGSILEMA PEDRO CAIZA 59-96 CARCELEN

legalName: Luna Muñoz Viviana Abigail

legalName: Hospital Quito No.1 de la Policia Nacional

TEXTIQUIM CIA. LTDA.

streetAddress: VICENTE DUQUE AV. JUAN DE SELIS N77-443 BENALCAZAR

legalName: TEXTIQUIM CIA. LTDA.

DEGSO CIA. LTDA.

streetAddress: MARIANO POZO CALLE 73A N73-77 CARCELEN

legalName: DEGSO CIA. LTDA.

COMPANIA LIMITADA FAMEDIC

streetAddress: SEBASTIAN DE BENALCAZAR AV. GENERAL RUMIÑAHUI OE7-264 CONOCOTO

legalName: COMPANIA LIMITADA FAMEDIC

MEDITEX CIA. LTDA.

streetAddress: EL JUNCAL LAS AVELLANAS E2-25 COMITE DEL PUEBLO

legalName: MEDITEX CIA. LTDA.

title: Subasta