description: INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA

description: INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CITOLOGIA E HISTOPATOLOGIA

description: CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLIEGOS Y MEJOR OFERTA ECONOMICA

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA

description: INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CITOLOGIA E HISTOPATOLOGIA

title: SIE-HPAS-035-2021-29340

answer: Estimado oferente se puede recibir el producto siempre exista una carta de vida útil enviado por casa matriz y está guarde relación directa con registro sanitario emitido del producto, ya que en el registro sanitario, se especifica la vida útil del reactivo o insumo a recibir.

description: Estimados Señores, la entidad está solicitando productos con mínimo 12 meses de caducidad, se debe considerar que existe reactivos que por su especificidad y composición del mismo, los fabricantes no disponen de los productos con fecha de caducidad mayor o igual a 12 meses, de esta manera se puede ofertar dichos productos con fecha de caducidad de 6 a 8 meses con una carta de compromiso para realizar canje de producto en el cual indique que si la entidad no logra terminarse la cantidad contratada hasta la fecha de caducidad del producto se procederá a realizar el canje de los mismos bajo previa notificación de 60 días?

answer: Favor regirse a las especificaciones técnicas. ?3.1 CONDICIONES DE USO.?

description: Estimados señores, en base al oficio No MSP-SNGSP-2021-0416-O emitido el 14 de abril 2021 en el que indica ?Se podrá incluir en los pliegos cláusulas que impongan la obligación de canje de dispositivos médicos, siempre y cuando exista la justificación técnica debidamente fundamentada de acuerdo con la naturaleza de la contratación, precautelando el trato justo a oferentes y en observancia de la planificación institucional y el consumo real de los bienes.?, por lo que se entendería que no debe haber producto con baja rotación y subsecuentes cambios de producto.

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que la entrega de los reactivos se realizará en Hospital Pablo Arturo Suárez, Calle Ángel Ludeña y Machala.  Las entregas se realizarán parcialmente, la cantidad programada y/o dependiendo de las necesidades del servicio. A excepción de la primera entrega que se realizará a los 15 días posterior a la firma de contrato.

description: Estimados Señores, la entidad está solicitando la entrega total del producto, debido a temas de disponibilidad de stock e importaciones se puede entregar de forma parcial el producto con carta de custodia con la finalidad de evitar que la entidad se quede con el producto sin rotación y después solicite cambios de producto fuera del periodo que dura el contrato.

answer: Favor regirse a las especificaciones técnicas. Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.Determinaciones reactivos e insumos-El abastecimiento de reactivos, primera entrega 15 días a partir de la firma de contrato, las siguientes entregas se realizarán mensualmente y/o según las necesidades del servicio, en caso de ser requeridas.

description: Estimados señores, se puede colocar unidades back up de similares características mientras se realiza la importación de los equipos, considerando que el tiempo de importación de los equipos desde el país de origen es de aproximadamente 45 a 60 días sin que esto implique multas debido a que se está colocando equipos provisionales que permitirá que la entidad pueda trabajar sin ningún inconveniente

answer: Favor regirse a las especificaciones técnicas: Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.Determinaciones reactivos e insumos-El abastecimiento de reactivos, primera entrega 15 días a partir de la firma de contrato, las siguientes entregas se realizarán mensualmente y/o según las necesidades del servicio, en caso de ser requeridas. Es muy importante tomar en cuenta que previa la instalación de nuevos equipos, el oferente deberá coordinar el retiro de los equipos que reposan en la institución, con la única de finalidad de brindar un trabajo co

description: Estimados señores: Por favor confirmar el plazo de entrega de los bienes solicitados en este proceso, ya que dentro de los pliegos se detalla: 1.PRIMERA ENTREGA 15 DIAS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2.SEGUNDA ENTREGA 45 DIAS DE LA SUSCRIPCION DEL CONTATO 3.TERCERA ENTREGA 75 DIAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, por lo tanto sería imposible que podamos realizar el proceso completo de equipamiento, entrega de LIS y capacitaciones? Gracias

answer: Favor regirse a las especificaciones técnicas. Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.Determinaciones reactivos e insumos-El abastecimiento de reactivos, primera entrega 15 días a partir de la firma de contrato, las siguientes entregas se realizarán mensualmente y/o según las necesidades del servicio, en caso de ser requeridas.

description: Estimados señores, considerando que tener stock de equipos es complicado por los problemas de pandemia, y el realizar una importación exclusiva desde el país de origen tardan entre 45 a 60 días, se puede considerar este plazo para la entrega de los mismos, y mientras la importación arriba se podría colocar equipos provisionales de similares características con la finalidad que la entidad pueda seguir trabajando

answer: Si, se puede aplicar un plan de contingencia con un flujo completo, siempre y cuando se respete el tiempo de entrega de resultados que no puede superar las dos horas regirse especificaciones técnicas. Los equipos backup no necesariamente deberán ser el mismo que el principal, este podrá ser más pequeño, con menor capacidad de procesamiento, pero lo que se requiere es que mantenga la misma metodología.

description: Estimados señores: Por favor confirmar, dentro de los requerimientos de equipamientos se han solicitado 1 equipo principal y 1 equipo Back Up, considerando el espacio físico y el tamaño de las plataformas especialmente de Química e Inmunoensayo, se podría entregar un plan de contingencia robusto que reemplace la oferta de equipo Back Up? Gracias

answer: Si se puede ejecutar la acción, siempre y cuando exista un plan de contingencia con un flujo completo, y se respete el tiempo de entrega de resultados que no puede superar las dos horas pruebas de emergencia  regirse especificaciones técnicas.

description: Estimados señores, favor aclarar si las pruebas de baja rotación se podría realizar remisión a un laboratorio de referencia local con tiempos de respuesta de resultados 3 a 4 horas, para este proceso la empresa se encargará de toda la logística como es el retiro de la muestra, procesamiento y emisión de resultados sin que esto afecte el flujo de trabajo del laboratorio

answer: Regirse especificaciones técnicas. 3. CONDICIONES DE USO - EQUIPO MÍNIMO: El sistema LIS se deberá tomar en cuenta que no solo es para equipos sino también visualización de resultados en área de consulta externa hospitalización  emergencia y uci.

description: Estimados señores, favor aclarar si con la entrega de los equipos en apoyo tecnológico el proveedor adjudicado debe colocar el sistema LIS en todas las áreas o solo en las plataformas que es objeto del contrato

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que el sistema  LIS  es ENTERPRISE

description: Estimados señores, favor aclarar cuál es el sistema LIS que actualmente tiene la entidad y su proveedor con la finalidad de estimar costos de implementación del mismo.

answer: Favor regirse a especificaciones técnicas?EQUIPO MÍNIMODotación de Equipos:Condiciones básicas que debe cumplir el equipo entregado en préstamo de uso y comodato: La oferta debe incluir equipos totalmente automatizados nuevos, con tecnología de última generación, y vigencia tecnológica no mayor 2 años, todos los equipos contaran con un certificado del fabricante que indique su funcionalidad, ya que con ello nos permitirá garanticen confiabilidad y calidad de resultados, con la mayor velocidad requerida para nuestro laboratorio, garantizando y cumpliendo nuestro tiempo de repuesta mínimos para emergencia?

description: Estimados señores, se puede ofertar un equipo no repotenciado, no remanufacturado en excelentes condiciones

answer: Si deberían cumplir con la instalación a la par. Favor regirse a las especificaciones técnicas. Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.

description: Estimados señores, ustedes solicitan equipos back up, podrían aclarar si el equipo en calidad de back up se debe instalar al mismo tiempo que la unidad principal, es decir las dos unidades deben quedar operáticas

answer: Estimado oferente el equipo Back Up deberá ser instalado al mismo tiempo que el principal ya que el objetivo de contar con Back Up es dar continuar con el flujo normal de trabajo si existiera un problema con el principal.

description: Estimados señores, podrían aclarar si el equipo back up se instalaría solo en caso que la unidad principal presente desperfecto

answer: Si se puede ofertar otra metodología diferente a HPCL, siempre y cuando cuente con la certificación de ?NGSP? vigente.

description: Estimados señores: Para el parámetro de hemoglobina glicosilada A1C, podrá ser ofertada una metodología que cuente con la certificación El NGSP, antes conocido como el Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina, NGSP por sus siglas en inglés, que certifica que los fabricantes de pruebas de A1C proporcionan resultados que son consistentes y comparables con los utilizados en el Diabetes Control and Complications Trial Estudio de Control y Complicaciones de la Diabetes, DCCT por sus siglas en inglés, independientes de la metodología utilizada, y es la principal fuente para verificar que una prueba de Hemoglobina glicosilada es apropiada para el diagnóstico y manejo de la diabetes. La NGSP tiene criterios muy estrictos y recomienda que los fabricantes certifiquen sus metodologías anualmente. Referencias:http://www.ngsp.org/bground.asp http://www.ngsp.org/docs/methods.pdf https://www.niddk.nih.gov/health-information/diagnostic-tests/a1c-testGracias

answer: Favor regirse a especificaciones técnicas: ?EQUIPO MÍNIMO: Dotación de Equipos: Condiciones básicas que debe cumplir el equipo entregado en préstamo de uso y comodato: La oferta debe incluir equipos totalmente automatizados nuevos, con tecnología de última generación, y vigencia tecnológica no mayor 2 años, todos los equipos contaran con un certificado del fabricante que indique su funcionalidad, ya que con ello nos permitirá garanticen confiabilidad y calidad de resultados, con la mayor velocidad requerida para nuestro laboratorio, garantizando y cumpliendo nuestro tiempo de repuesta mínimos para emergencia?

description: estimada entidad por favor su ayuda aclarando si requieren equipos nuevos

answer: Favor regirse especificaciones técnicas. Punto 6 SISTEMA SOFTWARE y HARDWARE , Sistema integral de Laboratorio

description: Estimados señores, podrían aclarar cuantos equipos de computación e impresoras zebras está solicitando para las áreas requirentes.

answer: Por favor regirse a especificaciones técnicas, tomando en cuenta que lo mencionado no se encuentra como requisito. Vale aclarar que las pruebas utilizadas para control de calidad calibradores y controles, fallo de equipos y por caducidad, se deberán reponer en su totalidad.

description: Estimados señores: Por favor confirmar si para validar y verificar la estabilidad a bordo de los reactivos en los equipos de Química Sanguínea e Inmunoensayo deberá enviarse el documento de casa matriz en donde se declara los tiempos de estabilidad de cada prueba requerida dentro de este proceso. Gracias

answer: ?La oferta técnica deberá ser presentada de manera electrónica a través del portal de Compras Públicas SOCE, en cumplimiento al Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, de fecha 27 de octubre de 2020, Se podrá entregar las ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, por correo electrónico jaqueline.garay@hpas.gob.ec o presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de  COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica.Para efectos de revisión y calificación, los oferentes deberán remitir sus ofertas de manera física con el fin de optimizar los recursos públicos.La rotulación requerida es en función de la documentación y los formularios presentados por el ofertante, con separadores plásticos debidamente identificados, esto con la finalidad de facilitar la lectura de la oferta. Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en copias absolutamente legibles y las cartas compromiso deberán estar su

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimientos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, o la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación? , Favor aclarar si se puede enviar por medio digital y de ser el caso a que correo se debe enviar la oferta?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar: ?EQUIPO MÍNIMODotación de Equipos:Condiciones básicas que debe cumplir el equipo entregado en préstamo de uso y comodato: La oferta debe incluir equipos totalmente automatizados nuevos, con tecnología de última generación, y vigencia tecnológica no mayor 2 años, todos los equipos contaran con un certificado del fabricante que indique su funcionalidad, ya que con ello nos permitirá garanticen confiabilidad y calidad de resultados, con la mayor velocidad requerida para nuestro laboratorio, garantizando y cumpliendo nuestro tiempo de repuesta mínimos para emergencia?

description: estimada entidad por favor su ayuda aclarando si los equipos backup se pueden entregar remanofacturdos  que estén en perfecto estado y en funcionamiento

answer: ?La oferta técnica deberá ser presentada de manera electrónica a través del portal de Compras Públicas SOCE, en cumplimiento al Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, de fecha 27 de octubre de 2020, Se podrá entregar las ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, por correo electrónico jaqueline.garay@hpas.gob.ec o presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de  COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica.Para efectos de revisión y calificación, los oferentes deberán remitir sus ofertas de manera física con el fin de optimizar los recursos públicos.La rotulación requerida es en función de la documentación y los formularios presentados por el ofertante, con separadores plásticos debidamente identificados, esto con la finalidad de facilitar la lectura de la oferta. Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en copias absolutamente legibles y las cartas compromiso deberán estar s

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimientos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, o la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación? , Favor aclarar si aparte de la oferta digital se debe enviar la oferta física?

answer: Estimado oferente de acuerdo a lo indicado se detalla en las respuestas de manera clara y concisa de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

description: Estimados señores, en base a la resolución del SERCOP No RE-SERCOP-2016-0000072, en la cual cita ?las respuestas a las preguntas formuladas por los futuros oferentes, deberán ser claras y concretas, tendientes a absolver las dudas que pudieran tener, y no simplemente responder que el oferente se limite el contenido de los pliegos, articulo 31 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Publica resolución No RE-SERCOP-2016-0000072, en los artículos que correspondan de acuerdo al procedimiento aplicado condiciones particulares, sección 1 numeral 2 de los modelos obligatorios de pliego, emitidos el 9 de junio de 2017?, por favor se solicita que la entidad responda de manera clara y no solo indicando que se rija a los TDR o especificaciones técnicas.

answer: Sí, si la metodología no lo requiere y no interfiere en el producto final, no hay inconveniente.

description: Estimados señores: Por favor confirmar si se podrá ofertar plataformas en donde los reactivos no sean refrigerados ya que la metodología ofertada no lo requiere para su correcto funcionamiento. Gracias

answer: Estimado oferente se procederá con la ampliación del cronograma de acuerdo al Art 271. Términos mínimos para entrega de ofertas.

description: Estimados seoñres, de acuerdo al resolución 072 , donde indican que se establece el como dimensionar los parámetros para el plazo de entrega de oferta, por lo que se debe considerar el coeficiente respecto al presupuesto inicial del estado , tomando como referencia el rango de 0,000007-0,000030, la entidad no está aplicando estanormativa por lo que se indica que sea revisado el plazo de entrega de oferta, se solicita sea cambiado el cronograma ya que la plazo para la entrega de la oferta debe ser NO MENOR A 5 DIAS, y la entidad no está cumpliendo con este parámetro, lo que esto puede provocar afectación a la libre participación

answer: Estimado oferente se procederá con la ampliación del cronograma de acuerdo al Art 271. Términos mínimos para entrega de ofertas.

description: Estimados señores, de acuerdo al resolución 072, donde indican que se establece el cómo dimensionar los parámetros para el plazo de preguntas y respuestas, por lo que se debe considerar el coeficiente respecto al presupuesto inicial del estado, tomando como referencia el rango de 0,000007 – 0,000030 la entidad no esta aplicando esto por lo que se indica que sea revisado el plazo de preguntas y respuestas ya que el plazo seria NO MENOR A 5 DÍA

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que que el control de tercera opinión no es igual a un control de calidad externo. El Control de calidad de tercera opinión. Requisito de la norma ISO 15189, está inmerso en el proceso de detección de errores analíticos y forma parte del control de calidad interno. Para el control de calidad externo se solicita comparación interlaboratorial con muestra ciega valor desconocido Requisito de la ISO 15189 con laboratorios de carácter internacional. Para finalizar los controles de primera opinión son aplicables para pocas pruebas se trabaja de esta forma debido a que siempre el control de calidad tiene que ser de diferente material de los calibradores para proporcionar una valoración independiente del desempeño del procedimiento de medición y porque están fabricados con base en una matriz humana que se asemeja a la muestras de los pacientes.

description: estimada entidad por favor su ayuda confirmando si la oferta se debe entregar controles de tercera opinión para todas las areas

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que el control de tercera opinión no es igual a un control de calidad externo. El Control de calidad de tercera opinión. Requisito de la norma ISO 15189, está inmerso en el proceso de detección de errores analíticos y forma parte del control de calidad interno. Para el control de calidad externo se solicita comparación interlaboratorial con muestra ciega valor desconocido Requisito de la ISO 15189 con laboratorios de carácter internacional. Para finalizar los controles de primera opinión son aplicables para pocas pruebas se trabaja de esta forma debido a que siempre el control de calidad tiene que ser de diferente material de los calibradores para proporcionar una valoración independiente del desempeño del procedimiento de medición y porque están fabricados con base en una matriz humana que se asemeja a la muestras de los pacientes.

description: Estimados señores: Por favor confirmar el requerimiento de control de calidad externo, ya que de acuerdo al Memorando Nro. MSP-CZ9-2020-14159-M con fecha 12 de noviembre de 2020, se define en el mismo en el inciso Del control de calidad: El proveedor deberá garantizar la entrega de controles de primera opinión con el objetivo de asegurar el cumplimiento del control de calidad interno. Respecto al control de calidad externo control de tercera opinión este no podrá ser entregado por el proveedor del apoyo tecnológico. Gracias

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que la FDA o RUO no son un requisito dentro de las especificaciones técnicas de la unidad requirente.

description: Estimados señores: En cuanto a los requerimientos en los equipos de hematología, los parámetros solicitados en el reporte deberán tener FDA o RUO? Gracias

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que la FDA no son un requisito dentro de las especificaciones técnicas de la unidad requirente.

description: Estimados señores: para la evaluación de líquidos corporales en las Biometrías hemáticas se deberán contar con aprobación FDA? Gracias

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que podría ofertar lo indicado.

description: Estimados señores: Para el equipo de hemostasia se podría ofertar plataformas que permitan evaluar la presencia de coágulos por diferencia de presiones? Gracias

answer: Estimado oferente si se puede ofertar el equipo siempre y cuando se tome en cuenta que estos parámetros son de verificación pre analítica.

description: Estimados señores: Se puede ofertar equipos de Hemostasia que no tengan parámetros para evaluación de ictericia, lipemia y hemólisis? Gracias

answer: Sí, lo que se requiere que cumpla el equipo, es la medición de la química urinaria y el sedimento urinario, la alarma de glóbulos dismórficos, es apoyo diagnóstico, sin embargo, me refieren ustedes que tiene alarma de glóbulos rojos no específicamente dismórficos, pero da la oportunidad para revisión de orina manual.

description: Estimados señores: En el caso del equipo de Urianálisis con metodología de imagen no se podría cumplir con la especificación capacidad de identificar Glóbulos rojos dismórficos, por distribución del tamaño de partículas, el equipo identifica glóbulos rojos y genera la alerta para el operador que deberá validar y generar el comentario, se podrá ofertar dicha metodología. Gracias

answer: Estimado oferente el tiempo  de abastecimiento / consumo es de seis meses aproximadamente.

description: Estimados Señores: Por favor su ayuda indicando el tiempo de consumo/abastecimiento de las pruebas solicitadas determinaciones objeto del proceso de contratación. Gracias

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se revise punto 8 PERSONAL TÉCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS

description: estimada entidad por favor su ayuda confirmando con referencia al personal se puede ofertar personal de tercera nivel con titulo de ingeniero electrónico , bioquimico en laboratorio, ?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se revise punto 8 PERSONAL TÉCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS

description: estimada entidad por favor su ayuda confirmando con referencia al personal si se puede entregar solo 2 ingenieros para la instalacion, 2 para aplicaciones ?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se revise punto 8 PERSONAL TÉCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS

description: estimada entidad por favor su ayuda confirmando  con respecto al equipo de coagulacion el equipo tenga rotor de carga continua ?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se debe presentar de acuerdo a lo solicitado en: ?EQUIPO MÍNIMO: Dotación de Equipos: Condiciones básicas que debe cumplir el equipo entregado en préstamo de uso y comodato: La oferta debe incluir equipos totalmente automatizados nuevos, con tecnología de última generación, y vigencia tecnológica no mayor 2 años, todos los equipos contaran con un certificado del fabricante que indique su funcionalidad, ya que con ello nos permitirá garanticen confiabilidad y calidad de resultados, con la mayor velocidad requerida para nuestro laboratorio, garantizando y cumpliendo nuestro tiempo de repuesta mínimos para emergencia?

description: Estimados señores comisión técnica, este es un proceso de corto plazo en el cual solicitan la instalación de un gran número de analizadores de alta gama y desempeño, sin embargo, las cantidades son pequeñas y suponemos que es para un máximo de 4 meses de consumo, por lo cual solicitamos muy comedidamente se autorice ofertar analizadores que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento con año de fabricación de acuerdo a la vigencia tecnológica documentada del fabricante. Esto le permitirá a la institución acceder a la mejor tecnología del mercado, calidad y precio.

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se solicita un sistema de automatización para trazabilidad de muestras

description: Estimados señores comisión técnica, en los TDR se solicita un item ?Sistema de Automatización para trazabilidad de muestras?, sin embargo, no se indica a qué se refiere ni hay especificaciones técnica, recordamos que es necesario se especifique a detalle qué necesita la institución acerca de automatización o trazabilidad, con el objetivo que garanticen la calidad de servicio y resultados. Si van a requerir módulos administradores y clasificadores pre analíticos.

answer: Estimado oferente favor   Revisar punto número uno. ?EQUIPO MÍNIMO?: ?Para mejorar la trazabilidad de la muestra, y el uso de un solo tubo primario el equipo de química clínica deberá unirse al equipo de inmunología?

description: Estimados señores, para el área de inmunología y química, requieren algún tipo de automatización o aceptaran equipos separados para el procesamiento de las muestras?

answer: Estimado oferente si, se puede aplicar un plan de contingencia, siempre y cuando se respete el tiempo de entrega de resultados que no puede superar las dos horas regirse especificaciones técnicas. Los equipos backup no necesariamente deberán ser el mismo que el principal, este podrá ser más pequeño, con menor capacidad de procesamiento, pero lo que se requiere es que mantenga la misma metodología.

description: Estimados favor confirmar, para el caso de los equipos solicitados back up, se puede presentar un plan de contingencia que garantice el correcto flujo de trabajo del laboratorio, remitiendo a un laboratorio de referencia las muestras en caso de mantenimiento correctivos o preventivos programados?

answer: Estimado oferente si, se puede aplicar un plan de contingencia, siempre y cuando se respete el tiempo de entrega de resultados que no puede superar las dos horas regirse especificaciones técnicas. Los equipos backup no necesariamente deberán ser el mismo que el principal, este podrá ser más pequeño, con menor capacidad de procesamiento, pero lo que se requiere es que mantenga la misma metodología.

description: Estimados señores, para el área de química clínica solicitan un equipo back up de similares características al principal, lo cual generaría un gasto excesivo de recursos humanos, reactivos, tiempo, etc. Por tal motivo solicitamos que se pueda ofertar como back up un plan de contingencia o un analizador de la misma metodología pero de menor tamaño que no necesariamente ocupen los mismos reactivos.

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar: Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.Determinaciones reactivos e insumos-El abastecimiento de reactivos, primera entrega 15 días a partir de la firma de contrato, las siguientes entregas se realizarán mensualmente y/o según las necesidades del servicio, en caso de ser requeridas. Es muy importante tomar en cuenta que previa la instalación de nuevos equipos, el oferente deberá coordinar el retiro de los equipos que reposan en la institución, con la única de finalidad de brindar un trabajo continu

description: Estimados, favor aclarar el tiempo de entrega de los equipos ofertados es de 15 días, o se pueden colocar equipos provisionales hasta 2 días luego de la firma de contrato, para evitar parar el flujo de trabajo del laboratorio y por ende la entrega de resultados a los pacientes?

answer: Se requiere mesas de acero inoxidable, para recepción de muestras, para el área de preanalisis, y equipos. Favor regirse ?OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA?

description: Estimados señores, por favor aclarar, la empresa adjudicada, cuántos mesones y de qué material deberá entregar para el presente proceso?

answer: Estimado oferente favor revisar Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.Componente No. 11.- Infraestructura del Laboratorio Clínico

description: Estimados señores, por favor aclarar, la empresa adjudicada, en qué tiempo y cómo realizará las instalaciones hidro sanitarios en el servicio de laboratorio?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se revise: ?CONDICIONES DE USO.? Componente No. 11.- Infraestructura del Laboratorio Clínico

description: Estimados señores, por favor aclarar, la empresa adjudicada, en qué tiempo y qué características se necesitará la instalación del piso del servicio de laboratorio?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se revise:  Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.-Componente No. 05.- Servicio de Soporte Técnico de Equipos de Laboratorio-Componente No. 11.- Infraestructura del Laboratorio Clínico

description: Estimados señores, por favor aclarar, la empresa adjudicada, en qué tiempo y qué características se necesitará la instalación del sistema de climatización del servicio de laboratorio?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que: Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.??CONDICIONES DE USO.??Componente No. 11.- Infraestructura del Laboratorio Clínico

description: Estimados señores, por favor aclarar, la empresa adjudicada, en qué tiempo, características y cantidad  se necesitará la instalación del sistema de iluminación del servicio de laboratorio?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se riga a: ?OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA?

description: Estimados señores, por favor indicar si para este proceso requieren que la empresa adjudicada entregue centrífugas para la pre analítica de muestras?

answer: La empresa  ofertantes debe realizar una inspección previo a instalación de equipos, Componente No. 11.- Infraestructura del Laboratorio Clínico Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.

description: Estimados señores, por favor aclarar, la empresa adjudicada, en qué tiempo y características se necesitará para la instalación del sistema eléctrico del servicio de laboratorio, desde dónde se deben realizar las instalación, por favor certificar si el Hospital cuenta con cajetines dedicados o si todas estas instalaciones tendrán que realizarse por parte de la empresa adjudicada?

answer: Estimado oferente se pide revisar:?Componente No. 11.- Infraestructura del Laboratorio Clínico?Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.

description: Estimados señores, por favor indicar si para este proceso requieren que la empresa adjudicada instale el sistema de cableado estructural para la instalación del software de laboratorio, y cuánto tiempo se dispone para realizar todas estas actividades que no serán menores a 60 o 90 días?

answer: Se puede recibir el producto siempre y cuando la carta de vida útil enviado por casa matriz guarde relación directa con registro sanitario emitido del producto, ya que en el registro sanitario, se especifica la vida útil del reactivo o insumo a recibir.

description: Estimada entidad con respecto a Fechas de caducidad menor a 6 meses, en caso de ser adjudicados, se puede adjuntar carta de vida útil envida por casa matriz , donde aclaran que por la naturaleza, ciertos reactivos, no cuentan con fechas mayores a 6 meses?

answer: Si contamos con espacio físico alternativos. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que previa la instalación de nuevos equipos, el oferente deberá coordinar el retiro de los equipos que reposan en la institución, con la única de finalidad de brindar un trabajo continuo, y así evitar la paralización del servicio por ningún motivo

description: Estimada entidad para la instalación de plataformas, por favor, definir si el hospital cuenta con espacios alternativos para montar laboratorios provisionales hasta que se desinstalen los equipos actuales?, esto sin duda generará que deban interrumpir el flujo de procesamiento de muestras y las posibles afectaciones a los pacientes. Por favor, aclarar este punto

answer: Si es posible recibir un equipo back up siempre y cuando sea 100% automatizado.

description: Estimados señores, para el área de coagulación, se puede ofertar para el instrumento principal un equipo de 180 test/hora que cumpla con las características técnicas requeridas por la institución y un equipo de back up semi automatizado de 60 test/hora que usen los mismos reactivos?

answer: Favor regirse a especificaciones técnicas. Todo depende del equipo entregado por la casa oferente metodología y funcionamiento del equipo. Tiene que cumplir con la metodología del equipo. El producto final no debe verse alterado por la condición de refrigeración.

description: Estimado señores, pueden indicar por favor para el equipo principal de coagulación, el tiempo mínimo de refrigeración requerido para reactivos a bordo?

answer: Se requiere un control de calidad el cual asegure los requisitos de gestión de la calidad.

description: Estimados señores, por favor pueden confirmar si para el área de coagulación se requieren 3 niveles de control de calidad interno de tercera opinión?

answer: Si es posible recibir como back up con las características mencionadas.

description: Estimados señores, se puede ofertar en coagulación un equipo principal mayor a 100 pruebas por hora que cumpla con lo descrito en pliegos y un equipo de respaldo automatizado de 60 pruebas por hora?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que el único requisito como unida requirente frente al equipo de hematología es que cumpla con Manejo de muestras pediátricas sin que afecte el resultado final

description: Señores, se pueden ofertar equipos hematológicos que requieran volumen mínimo de aspiración de entre 110 a 180 ul de sangre? Demostrable de adecuado funcionamiento en Hospitales de Perfil Pediátrico entregando una copia de contrato de ser necesario?

answer: Estimado oferente revisar el punto ANALIZADOR AUTOMATIZADOS PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES DE HEMATOLOGIA UN EQUIPO PRINCIPAL, UN EQUIPO DE BACK UP

description: Señores, se pueden ofertar dos equipos hematológicos de 6 Diferenciales, uno principal de 120 test/hora, 55 parámetros CBC+DIFF+RETIC+BF+NRBC y uno de back up de 6 Diferenciales, 120 test/hora, 43 parámetros CBC+DIFF+BF+NRBC que usen los mismos reactivos?

answer: Estimado oferente favor revisar ANALIZADOR PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES URIANÁLISIS

description: Estimados señores, en el área de urianálisis, requieren que la tecnología detallada en pliegos: ?resolución de imagen de alta precisión equiparable a la citometría de flujo?, requiera la capacidad de teñir y/o colorear a las partículas a contarse, en pro de garantizar el adecuado y más preciso contaje celular?

answer: El equipo deberá cumplir con la metodología sin que afecte el resultado final.

description: Estimados señores, el reporte de los parámetros requeridos en pliegos para el área de Urianálisis debe ser cuantificado?

answer: Estimados oferentes revisar especificaciones técnicas de ANALIZADOR PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES URIANÁLISIS

description: Estimados señores, para el área de uroanálisis requieren que los analizadores coloreen y cuantifiquen bacterias, o se calificará tecnologías básicas que no presten la calidad de resultados?

answer: :?La oferta técnica deberá ser presentada de manera electrónica a través del portal de Compras Públicas SOCE, en cumplimiento al Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, de fecha 27 de octubre de 2020, Se podrá entregar las ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, por correo electrónico jaqueline.garay@hpas.gob.ec o presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de  COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica.Para efectos de revisión y calificación, los oferentes deberán remitir sus ofertas de manera física con el fin de optimizar los recursos públicos.La rotulación requerida es en función de la documentación y los formularios presentados por el ofertante, con separadores plásticos debidamente identificados, esto con la finalidad de facilitar la lectura de la oferta. Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en copias absolutamente legibles y las cartas compromiso deberán estar su

description: Estimada entidad, en atención a la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C y resolución No.RE-SERCOP-2021-0114 que establece los mecanismos para la recepción de ofertas con firmaelectrónica, solicitamos se indique cuál o cuáles de las siguientes formas de entrega seránaceptadas :1 Entrega de oferta toda la documentación que forma parte integral, Formularios,Documentos Legales, Documentos Técnicos, etc en formato PDF con firmas electrónicas a través delportal de compras públicas SOCE 2 Entrega física de oferta toda la documentación que forma partede la oferta, Formularios, Documentos Legales, Documentos Técnicos, etc únicamente en mediomagnético CD, USB u otros con sus respectivas firmas electrónicas, sin necesidad de presentardocumentos impresoso,3 Entrega vía electrónica toda la documentación que forma parte de laoferta, Formularios, Documentos Legales, Documentos Técnicos, etc en formato PDF con firmaselectrónicas a un correo electrónico o por Wetransfer.

answer: Estimado oferente la entidad se rige a la normativa legal vigente.

description: Estimada Entidad, el art. 1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0114 misma que reforma el artículo 10.1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 establece que las ofertas que requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. La Entidad respetando el principio de legalidad aplicará lo establecido en la norma antes citada y no exigirá que la oferta sea foliada y sumillada?

answer: Instalación de Equipos:-15 días calendarios a partir de la firma del contrato para el montaje de equipos provisionales, entrega de reactivos/consumibles y organización del laboratorio.-60 días calendarios a partir de la firma del contrato para la entrega e instalación del equipamiento definitivo equipos principales, dentro de este plazo los equipos tienen que estar instalados configurados, verificados con la normativa vigente y puestos en marcha en las instalaciones del Hospital.Determinaciones reactivos e insumos-El abastecimiento de reactivos, primera entrega 15 días a partir de la firma de contrato, las siguientes entregas se realizarán mensualmente y/o según las necesidades del servicio, en caso de ser requeridas.

description: Estimada entidad al instalar una infraestructura tan grande el tiempo de instalación de energía, cableado de red, climatización, etc, el tiempo tomará más de 15 días, por favor aclara si podemos únicamente instalar los equipos provisonales y puedan procesar las muestras y el resto de instalación dentro de los 60 días.

answer: Estimado oferente favor revisar punto número uno. ?EQUIPO MÍNIMO?: ?Para mejorar la trazabilidad de la muestra, y el uso de un solo tubo primario el equipo de química clínica deberá unirse al equipo de inmunología?

description: Estimada entidad por favor aclarar si están solicitan equipos que integren los sistemas de inmunología y química o son sistemas independientes, por favor aclarar.

answer: Como aclaración nos gustaría acotar que el control de tercera opinión no es igual a un control de calidad externo. El Control de calidad de tercera opinión. Requisito de la norma ISO 15189, está inmerso en el proceso de detección de errores analíticos y forma parte del control de calidad interno. Para el control de calidad externo se solicita comparación interlaboratorial con muestra ciega valor desconocido Requisito de la ISO 15189 con laboratorios de carácter internacional.Para finalizar los controles de primera opinión son aplicables para pocas pruebas se trabaja de esta forma debido a que siempre el control de calidad tiene que ser de diferente material de los calibradores para proporcionar una valoración independiente del desempeño del procedimiento de medición y porque están fabricados con base en una matriz humana que se asemeja a la muestras de los pacientes.

description: Estimada entidad para este proceso por favor aclarar si están solicitando controles de tercera opinión únicamente y adicional controles internos de la misma marca ?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que que el tiempo de estabilidad a bordo se maneja con reactivos, y ustedes hacen referencia a ?equipo?. Se pide favor revisar las especificaciones técnicas.

description: Estimada entidad en el sistema de Inmunología por favor confirmar si podemos participar con un equipo que tenga un tiempo a bordo con un promedio superior a 56 días, esto con el compromiso de que los reactivos que caduquen a bordo irían por cuenta del oferente sin que afecte en el cálculo de las determinaciones adquiridas por el laboratorio?

answer: Estimado oferente favor se solicita revisar el ANALIZADOR AUTOMATIZADOS PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES DE HEMATOLOGIA UN EQUIPO PRINCIPAL, UN EQUIPO DE BACK UP

description: Estimada entidad para el sistema de hematología por favor confirmar si en el equipo back up no es necesario que realice lectura de reticulocitos?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que si la misma es en base a la relación y de biometrías y reticulocitos que realizamos, podemos acotar que al ser un hospital covid, no se ha dejado de atender paciente pediátricos y mantenemos la categoría de ser un LAC2.

description: Estimada entidad para el sistema de hematología por favor confirmar cuál es el porcentaje de reticulocitos se realizaría en relación a las biometrías?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que por lo general en hematología los controles a base de la matriz humana que se usa, tienen menor tiempo de estabilidad, por lo que sí, se puede solicitar controles de primera opinión.

description: Estimada entidad para el sistema de hematología por favor confirmar si solicitan controles de tercera opinión?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que únicamente la respuesta es afirmativa si esta forma de carga de muestras no afecta el producto final.

description: Estimada entidad para el sistema de hemostasia por favor confirmar si se puede ofertar en lugar de racks de carga continua un rotor de carga continua, esto no afecta en el uso del equipo únicamente es la forma de carga en el equipo. Por favor confirmar.

answer: No se acepta equipos con vigencia tecnológica superior a 2 años.

description: Estimada entidad para el sistema de hemostasia por favor confirmar si el equipo back up puede ser un equipo dentro de los 5 años de vigencia tecnológica?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar revisar punto CONDICIONES DE USO ?Software de Control y Administración de Laboratorio Clínico del Oferente SACLC.?

description: Estimada entidad para el sistema de interfaz por favor confirmar si se puede ofertar un módulo similar a CentraLink?

answer: Estimado oferente favor se solicita revisar el ANALIZADOR AUTOMATIZADOS PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES DE HEMATOLOGIA UN EQUIPO PRINCIPAL, UN EQUIPO DE BACK UP

description: Estimada entidad se puede ofertar un módulo de  autovalidación únicamente para el área de hematología, esto con el fin de permitir la libre participación de varias casa comerciales.

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que es de seis meses aproximadamente

answer: Estimado oferente favor Revisar punto 8.  FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

description: Estimados señores: En el Ítem FORMA DE PAGO del pliego se menciona: Pago por planilla de 100%, ustedes señalan que el pago será 100 %, contra entrega de los bienes, pero no se aclara que el 100% es de cada entrega parcial, tomando en cuenta que los documentos precontractuales establecen entregas parciales, por favor solicitamos se aclare que el pago se realizará el 100% del valor de cada entrega parcial realizada. Gracias

answer: SeñoresHOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZReciban un cordial saludo de Roche Ecuador S.A División Diagnóstica, por medio de la presente, ponemos en su consideración la información solicitada dentro de la etapa de convalidación de errores correspondiente al proceso de Subasta Inversa SIE-HPAS-035-2021 para la ?ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES PARA LAS ÁREAS DE QUÍMICA CLÍNICA, HEMOSTASIA, HEMATOLOGÍA, INMUNOLOGÍA, INFECCIOSAS, URIANÁLISIS CON DOTACIÓN DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL ?HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ?

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.9 Equipo Mínimo Requerido, en lo referente a:  ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES DE QUIMICA CLINICA UN EQUIPO PRINCIPAL, UN EQUIPO DE BACK UP. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES HORMONALES, MARCADORES CARDIACOS MARCADORES ONCOLÓGICOS INFECCIOSAS UN EQUIPO PRINCIPAL, UN EQUIPO DE BACK UP-Sírvase aclarar con documentos de respaldo en cuento al equipo que sistema posee para el ingreso de tubos: tubo con tapa cerrada o posee tecnología de perforación de tubos primarios. Ya que de acuerdo a las especificaciones técnicas en el punto 7 Dotación de equipos en préstamo reza lo siguiente: ?Debido a protocolos de bioseguridad que manejamos en el laboratorio los tubos deben ingresar tapados a los equipos y serán los equipos u otro sistema el que pueda destapar los tubos para evitar accidentes y precautelar la salud del personal?

answer: Se adjunta oficio y documentos solicitados en respuesta a la convalidación solicitada por la Entidad

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.9 Equipo Mínimo Requerido, en lo referente a:  ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES DE QUIMICA CLINICA UN EQUIPO PRINCIPAL, UN EQUIPO DE BACK UP. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES HORMONALES, MARCADORES CARDIACOS MARCADORES ONCOLÓGICOS INFECCIOSAS UN EQUIPO PRINCIPAL, UN EQUIPO DE BACK UPSírvase aclarar con documentos de respaldo en cuento al equipo que sistema posee para el ingreso de tubos: tubo con tapa cerrada o posee tecnología de perforación de tubos primarios. Ya que de acuerdo a las especificaciones técnicas en el punto 7 Dotación de equipos en préstamo reza lo siguiente: ?Debido a protocolos de bioseguridad que manejamos en el laboratorio los tubos deben ingresar tapados a los equipos y serán los equipos u otro sistema el que pueda destapar los tubos para evitar accidentes y precautelar la salud del personal?SISTEMA SOFTWARE y HARDWARE, Sistema integral de Laborator

answer: SIMED S.A en atención a la convalidación de errores presenta información solicitada.

description: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES PARA LAS ÁREAS DE QUÍMICA CLÍNICA, HEMOSTASIA, HEMATOLOGÍA, INMUNOLOGÍA, INFECCIOSAS, URIANÁLISIS CON DOTACIÓN DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL “HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ

streetAddress: ANGEL LUDEÑA MACHALA OE5-261 COTOCOLLAO

ROCHE ECUADOR S.A.

streetAddress: AV SIMON BOLIVAR VIA A NAYON N/A IÑAQUITO

legalName: ROCHE ECUADOR S.A.

SIMED S. A.

streetAddress: AV. AMAZONAS UNION NACIONAL DE PERIODISTAS N37-102 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: SIMED S. A.

title: Subasta


name: HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ

Unidad

scheme: SERCOP

description: PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

scheme: CPC

description: PARTES, FOCOS Y LAMAPRAS DE REPUESTOS PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

currency: USD

description: POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTAR MENOR PRECIO

title: PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS DE ARCO

title: SIE-HPAS-039-2021-29340

status: complete

answer: ?La oferta técnica deberá ser presentada de manera electrónica a través del portal de Compras Públicas SOCE, en cumplimiento al Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, de fecha 27 de octubre de 2020. Se podrá entregar las ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, por correo electrónico jaqueline.garay@hpas.gob.ec o presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de  COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica. Para efectos de revisión y calificación, los oferentes deberán remitir sus ofertas de manera física con el fin de optimizar los recursos públicos. La rotulación requerida es en función de la documentación y los formularios presentados por el ofertante, con separadores plásticos debidamente identificados, esto con la finalidad de facilitar la lectura de la oferta. Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en copias absolutamente legibles y las cartas compromiso deberán estar sus

description: Estimada entidad de acuerdo a la resolución del sercop favor aclarar que la oferta ademas de subirla al portal de compras públicas es válida presentarla únicamente por wetransfer al correo electrónico indicado en el pliego y no es necesario la presentación de la oferta física.

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se subirá los formularios al sistema SOCE.

description: Estimada entidad favor subir los formularios 1.1 y 1.3 actualizados

answer: ModeloDESCRIPCIONCantidadCU 151 Rsensor de SPO25cable extensor para sensor  SPO25Brazalete NIBP adulto.10Manguera extensora para brazalete NIBP adulto.5cable troncal de ECG10cable de 3 leads para ECG10sensor de temperatura adulto5BSM 3562 Ksensor de SPO210cable extensor para sensor  SPO210Brazalete NIBP adulto.30Manguera extensora para brazalete NIBP adulto.15cable troncal de ECG20cable de 3 leads para ECG20sensor de temperatura adulto10

description: PODRIAN INDICAR EL MODELO DE LO EQUIPOS ES IMPORTANTE PARA SABER EL TIPO DE CONECTOR TANTO EN SPO2 COMO CABLE ECG PORQUE LAS TECNOLOGIAS VARIAN

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que la entidad se apegará a la normativa legal vigente.

description: Estimada entidad, en los pliegos están determinando un VAE mínimo de 26.83%, que está atado al CPC sin embargo, es de conocimiento público que no existe fabricantes en Ecuador del objeto del proceso, por lo que agradecemos su confirmación de que el vae para este objeto de contratación sea del 0% para que exista igual de condiciones para todos los oferentes

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que el sensor de SPO2 es para paciente adulto.

description: Estimada entidad favor aclarar el sensor de SPO2 para que tipo de paciente es, adulto o neonato?

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que se podría presentar brazaletes de:ModeloDESCRIPCION Talla BrazaleteCantidadCU 151 RBrazalete NIBP adulto.13 cm5Brazalete NIBP adulto.16 cm5BSM 3562 KBrazalete NIBP adulto.13 cm25Brazalete NIBP adulto.16 cm5

description: Estimada entidad indicar que talla de brazalete adulto requieren, 10cm, 13cm o 16cm?

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.5, en lo referente a: Tabla de cantidades y precios. -Sírvase  aclarar los formularios de la oferta con su respectiva firma electrónica para verificar su validez  de acuerdo a lo subido en el portal de Compras Públicas y presentado de forma física.

answer: ADJUNTAMOS OFICIO DE CONVALIDACION RESP CONV 039 AVSM-signed Y DOCUMENTOS ACLARATORIOS

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 7 Experiencia del Oferente, en lo referente a: -Experiencia general: Sírvase aclarar los documentos de sustento presentados en la oferta. -Experiencia específica: Sírvase aclarar los documentos de sustento presentados en la oferta.-Sírvase  aclarar los formularios de la oferta con su respectiva firma electrónica para verificar su validez  de acuerdo a lo subido en el portal de Compras Públicas y presentado de forma física.

answer: CONVALIDACION

answer: Estimados  Señores:Adjunto a la presente nos permitimos dar una explicación de los documentos de sustento de la experiencia de EQUIPO MEDICO

description: ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA NIHON KOHDEN DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

VILLACRES ESPINOZA ANGEL VICENTE

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: VELEZ GARCIA MORENO - ANTEPARA 1313 NUEVE DE OCTUBRE

scheme: EC-RUC

legalName: VILLACRES ESPINOZA ANGEL VICENTE

MUNDOCARE S.A

streetAddress: ALBORADA 12 AVA ETAPA,SOBRE AV. FRANCISCO DE ORELLANA, DIAGONAL AL COLEGIO ANTARES MZ. 2 SOLAR 18 TARQUI

legalName: MUNDOCARE S.A

ANDA ZAMBRANO JUAN CARLOS

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: ALCOCER OBISPO DÍAZ DE LA MADRID 202 SANTA PRISCA

legalName: ANDA ZAMBRANO JUAN CARLOS

MONTOYA LOPEZ MAGDALENA ELIZABETH

roles: supplier tenderer

streetAddress: AV. TURUBAMBA S/N S/N COCHAPAMBA

legalName: MONTOYA LOPEZ MAGDALENA ELIZABETH

roles: buyer procuringEntity

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLIEGOS E INTEGRIDAD DE LA OFERTA.

title: PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS DE ARCO

description: PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

description: PARTES, FOCOS Y LAMAPRAS DE REPUESTOS PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

title: SIE-HPAS-037-2021-29340

answer: Estimado oferente, no es necesaria la Carta de Distribución del Fabricante.

name: IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.

description: BUEN DIA, FAVOR CONFIRMAR SI ES NECESARIO LA PRESENTACION DE CARTA DE DISTRIBIUCION DEL FABRICANTE EDAN PARA LA PARTICIPACION EN ESTE PROCESO

answer: Estimado oferente, es imprescindible que los accesorios que se solicitan cuenten con certificación de calidad.

description: SE PUEDE OFERTAR ACCESORIOS GENERICOS PERO 100% COMPATIBLES CON LOS MONITORES EDAN V8 ??

answer: Estimado oferente, se aplicará de acuerdo a la Normativa Legal Vigente.

description: LOS ACCESPORIOS SOLICITADOS SON 100% IMPORTADOS, NO HAY PRODUCCION NACIONAL DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS. EN EL PROCESO ESTAN SOLICITANDO UN VAE DE 26% EL CUAL NO APLICA PARA ESTE CASO

answer: BUENAS TARDES ESTIMADOS REALIZAMOS LA CONVALIDACION DE ERRORES VIA CORREO ELECTRONICO, ENVIAMOS: OFERTA ORIGINAL FIRMADA ELECTRONICAMENTE, FORMULARIOS 1.1 Y 1.3 ACTUALIZADOS FIRMADOS ELECTRONICAMENTE, CARTA DE CONVALIDACION DE ERRORES Y PRINT DEL CORREO

description: De acuerdo a la presentación e Integridad de la Oferta, favor enviar el PDF original en CD o correo electrónico de la Oferta con la firma electrónica con el fin de poder verificar la misma mediante el programa FIRMA EC.

description: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONITORES MULTIPARÁMETROS MARCA EDAN DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ

legalName: HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ

streetAddress: AV. NACIONES UNIDAS AV. AMAZONAS 1014 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNCIAS, PLIEGOS Y MEJOR OFERTA ECONOMICA

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HPAS-040-2021-29340

answer: estimado oferente para efectos de revisión de las especificaciones técnicas, se adjunta las fichas técnicas del Ministerio de Salud Púbica.

description: Estimada Entidad.- favor confirmar si aceptarían las dimensiones para la parte interna de las máscaras: 11,3 cm ancho x 11,6 cm de largo equivalente a la talla M solicitada en lo pliegos y 13,3 cm de ancho x 13 cm de largo equivalente a la talla L solicitada en los pliegos. rango de tolerancia +/- 0,5 cm

answer: no, ya que deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, almohadilla de gel, para evitar daños en la piel del paciente, así como la fuga de oxígeno.

description: Estimada Entidad.- favor confirmar si aceptarían la especificación: cojín de silicona para unperímetro facial completo que Crea un sello de baja presión y se asienta suavemente sobre la cara,combinadas con el ajuste completo del perímetro, ayudan a prevenir la rotura de la piel nasal

answer: si se aceptara las muestras físicas, para efectos de revisión de las especificaciones técnicas.

description: Estimada Entidad.- Favor confirmar si pueden aceptar muestras del producto ofertado a fin de que enla etapa de calificación se pueda confirmar las Especificaciones Técnicas Ofertadas Materiales yDimensiones.

answer: Con el fin de evaluar las especificaciones técnicas Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, almohadilla de gel, para evitar daños en la piel del paciente, así como la fuga de oxígeno, se requiere presentar muestra física y ficha técnica del dispositivo médico.

description: ACLARACION

answer: Estimados señores buena tarde se envia en fisico y se sube al SOCE lo solicitado en la convalidacion de errores. Gracias la atencion.

name: REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar la Ficha técnica envidada ya que la Entidad contratante solicito las siguientes especificaciones: Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, almohadilla de gel, para evitar daños en la piel del paciente, así como la fuga de oxígeno.Adicional se solicitó mediante Acta de Preguntas, respuestas y aclaraciones, de fecha 05 de julio de 2021, del presente proceso de contratación, se requiere presentar muestra física y ficha técnica del dispositivo médico.Adicional por favor sírvase verificar su oferta electrónica, al momento de verificar mediante el aplicativo FIRMA EC. Se despliega un mensaje que dice ?Documento modificado después de firmar, existen firmas invalidadas?.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD PARA LA CONVALICACION

name: IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar la Ficha técnica envidada ya que la Entidad contratante solicito las siguientes especificaciones: Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, almohadilla de gel, para evitar daños en la piel del paciente, así como la fuga de oxígeno.Adicional se solicitó mediante Acta de Preguntas, respuestas y aclaraciones, de fecha 05 de julio de 2021, del presente proceso de contratación la presentación, se requiere presentar muestra física y ficha técnica del dispositivo médico.De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar la Contratos o certificados suscritos con otras entidades.

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar la Ficha técnica envidada ya que la Entidad contratante solicito las siguientes especificaciones: Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, almohadilla de gel, para evitar daños en la piel del paciente, así como la fuga de oxígeno.Adicional se solicitó mediante Acta de Preguntas, respuestas y aclaraciones, de fecha 05 de julio de 2021, del presente proceso de contratación la presentación, se requiere presentar muestra física y ficha técnica del dispositivo médico.Adicional por favor sírvase verificar su oferta electrónica, al momento de verificar mediante el aplicativo FIRMA EC. Se despliega un mensaje que dice ?Documento modificado después de firmar, existen firmas invalidadas?.

answer: SE PROCEDE CON LA CONVALIDACION SOLICITADA

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar la Ficha técnica envidada ya que la Entidad contratante solicito las siguientes especificaciones: Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, almohadilla de gel, para evitar daños en la piel del paciente, así como la fuga de oxígeno.-Sírvase aclarar el Certificado ISO, del titular a quien pertenece.-Sírvase aclarar el Certificado de no mantener obligaciones con el SRI.

answer: Estimados Señores: En atención a la notificación de Convalidación, adjunto el oficio con la respectiva aclaración.

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar la Ficha técnica envidada ya que la Entidad contratante solicito las siguientes especificaciones: Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, almohadilla de gel, para evitar daños en la piel del paciente, así como la fuga de oxígeno.-En cuanto a ficha técnica enviada, sírvase ratificar si la Mascarilla ofertada es, sin ventilación para usar circuitos de dos ramas, como se evidencia su ficha técnica.

description: ADQUISICIÓN DE MASCARA ORO-FACIAL, PARA ABASTECER AL HOSPITAL PROVINCIAL PABLO ARTURO SUÁREZ

CORPMASTER S.A.

streetAddress: AV DE LAS AMERICAS Y AV DE ALARCON  SL 1 TARQUI

legalName: CORPMASTER S.A.

EQUIPOS Y PRODUCTOS MEDICOS EPM S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: SN SN SOLAR 4 SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: EQUIPOS Y PRODUCTOS MEDICOS EPM S.A.

streetAddress: MURGEÓN JORGE JUAN OE1-106 EL BEATERIO

BANDA VANONI CIA. LTDA.

streetAddress: ERNESTO NOBOA GONZALEZ SUAREZ E13-73 GONZALEZ SUAREZ

legalName: BANDA VANONI CIA. LTDA.

streetAddress: ALONSO DONOSO APARICIO RIVADENEIRA N48-65 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

title: Subasta


description: CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLIEGOS Y MEJOR OFERTA ECONÓMICA

title: PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS DE ARCO

description: PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

description: PARTES, FOCOS Y LAMAPRAS DE REPUESTOS PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

title: SIE-HPAS-044-2021-29340

answer: CONVALIDACION

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.7 Experiencia del oferente, en lo referente a:Sírvase aclarar la experiencia específica, con su correspondientes medios de verificación: Actas de entrega recepción o Contratos afines al objeto de contratación que pueden ser en entidades públicas o privadas.

answer: Estimados señores, adjuntamos convalidacion de eroores

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.7 Experiencia del oferente, en lo referente a:-Sírvase aclarar la experiencia específica, con su correspondientes medios de verificación: Actas de entrega recepción o Contratos afines al objeto de contratación que pueden ser en entidades públicas o privadas.

description: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONITORES MULTIPARÁMETROS MARCA DRAGER DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ

LOPEZ ALBAN JOSE LUIS

streetAddress: JOSE MARIA GUERRERO HUGO REYES N60-26 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: LOPEZ ALBAN JOSE LUIS

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTAR MENOR PRECIO

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HPAS-046-2021-29340

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Señores de Comisión técnica: Por favor su ayuda con las especificaciones del equipo solicitado como apoyo tecnológico.

answer: ?La oferta técnica deberá ser presentada de manera electrónica a través del portal de Compras Públicas SOCE, en cumplimiento al Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, de fecha 27 de octubre de 2020. Se podrá entregar las ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, por correo electrónico jaqueline.garay@hpas.gob.ec o presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de  COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica. Para efectos de revisión y calificación, los oferentes deberán remitir sus ofertas de manera física con el fin de optimizar los recursos públicos. La rotulación requerida es en función de la documentación y los formularios presentados por el ofertante, con separadores plásticos debidamente identificados, esto con la finalidad de facilitar la lectura de la oferta. Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en copias absolutamente legibles y las cartas compromiso deberán estar sus

description: Estimados Sres. Comisión Técnica:Por favor aclarar como se debe entregar la oferta ya que indica que podemos hacer la entrega de manera digital y física, pero a la vez indica que es necesario la entrega física por favor aclarar.

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Señores de Comisión técnica:Al no indicar las especificación del equipo de apoyo tecnológico, por favor indicar si podemos hacer la entrega de equipos normo funcionales dentro de la vigencia de lo mismos. Vale mencionare que de acuerdo a la Resolución Del 16 de Noviembre del 2020 con Memorando MSP-HPBO-JURID-2020-1483-M donde lo indica claramente, Uds. son parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, les aconsejamos leer y actualizarse en la normativa, a fin de que no cometan estos errores, no pueden solicitar bombas nuevas como requerimiento indispensable, la ley no lo permite, tal cual como a continuación lo demostramos con los textos pertinentes en base a la resolución del antes mencionada." De las Bombas de Infusión: se puede estimar un tiempo de vidaútil de hasta 10 años para un equipo de bomba de infusión. en este sentido y considerando la operatividad del equipo bajo la modalidad de determinaciones no se requiere que este sea nuevo, sin embargo se deberá exigir que

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Continuando con la pregunta 3:se deberá exigir que el equipo sea funcional dentro de todo el tiempo de vida útil sugerido, y que cuente además con el registro del cumplimiento estricto demantenimientos según el protocolo y frecuencia recomendados por el fabricante de esta manera se aportaría a la garantía de la calidad del funcionamiento del equipo. Con estos antecedentes dispongo a ustedes con el carácter de OBLIGLATORIO, dar fiel cumplimiento a lo enunciado en líneas precedentes por el Viceministro de Atención Integral de Salud, tomando aun mas en consideración que todo proceso, será observado por el nivel central en aplicación a la citada normativa legal vigente, la misma que debe disponer de los documentos de respaldo que avalen lo actuado" Bajo este precedente y mandato de Ley, lo que deben solicitar son bombas en perfecto estado , que aseguren suvigencia tecnológica e integridad de todos sus componentes electrónicos y mecánicos durante toda la vigencia del contrato

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Estimados señores por favor confirmar si los oferentes que poseemos equipo de infusión para bomba fotosensible con segmento de bombeo de silicona podemos libremente participar en este concurso, de no hacerlo,  se estaría direccionando el proceso a un solo proveedor que es el que tiene ?Cassette con tornillo regulador de aire?   impidiendo la libre participación de todos los demás oferentes yendo en contra de lo estipulado en la Ley de Contratación Publica

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que si puede participar con el material indicado  ya que garantiza mayor seguridad en la terapia de infusión.

description: Por favor confirmar si en el ítem 1, quipo de infusión para bomba, podemos participar con Poliuretano, equipo más segudo en la administración de medicamentos en lugar de Polivinil

answer: Por favor confirmar si en el item 2, equipo fotosensible, podemos ofertar con equipo para bomba de infusión con segmento de silicón de 8cm en lugar de casette con tornillo regulador de aire.

description: Por favor confirmar si en el item 2, equipo fotosensible, podemos ofertar con equipo para bomba de infusión con segmento de silicón de 8cm en lugar de casette con tornillo regulador de aire.

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Por favor indicar las especificaciones de la bomba de infusión que se entregarán como apoyo tecnológico.

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que si puede participar ya que por protocolos de seguridad se garantiza usar un mismo equipo para diferentes terapias de infusión.

description: Por favor confirmar si se requiere que una misma bomba de infusión tenga la capacidad de realizar todas las terapias solicitadas para los insumos: Nutrición Enteral, Parenteral, Hemoderivados, TIVA, TCI, PCA.

answer: Estimado oferente de acuerdo a la Resolución SERCOP-2021-0114 ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente?.

description: Señores: Dado lo indicado en la resolución SERCOP-2021-0114 en la que se elimina la obligatoriedadde foliado y sumillado en ofertas con firma electrónica solicitamos su confirmación si es requisitoestos parámetros para la presentación del presente proceso de contratación.

answer: Estimado oferente nos permitimos indicar que  si puede participar con el material indicado cumpliendo las especificaciones técnicas sin puerto en Y.

description: Estimados señores de la comisión técnica, es posible participar con equipo fotosensible  de poliuretano, con toma de aire con filtro antibacteriano, cámara cuentagotas transparente, con segmento de silicona de 10cm, abrazadera, regulador de flujo roller, 200 a 270cm de longitud, conector luer lock, libre de látex, estéril, descartable, con funda de protección para líquidos intravenosos.?

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Estimados Señores de la Mesa de Selección, por favor indicar las características técnicas y Términos de Referencia de las 300 bombas que están solicitando,  esto es indispensable,  a fin de poder presentar una oferta acorde a sus requerimientos y necesidades

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Señores de la Comisión de calificación,  denunciamos que en la descripción de las características de los ítems a contratar, existe un fallo técnico garrafal de conceptos, ya que el ítem equipo de infusión para bomba, del cual piden 18000 unidades requiere ?segmento de bombeo de silicona? y en cambio el equipo de infusión para bomba fotosensible requiere dentro de sus características ? casette con tornillo regulador de aire?.   Señores,  por Cultura Profesional deberían saber que las dos características SON TOTALMENTE ANTAGONICAS y no pertenecen a la misma línea de bombas de infusión,  ya que la primera característica mencionada  ?segmento de bombeo de silicona? es el medio de propulsión calibrado para las bombas de  MECANISMO PERISTALICO y el requerimiento solicitado en el segundo ítem  ?casette con tonillo regulador de aire ?  es el medio de propulsión de las bombas de MECANISMO de PISTON,

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Continuando con la pregunta 13: POR LO CUAL ESTAN SOLICITANDO 2 TECNOLOGIAS  TOTALMENTE DISTINTAS PARA UNA MISMA BOMBA, o SOLICITAN 2 BOMBAS DISTINTAS PARA UN MISMO PROCESO??   lo cual no es dable,  ya que necesitarían una bomba para pasar los sets del primer ítem y otra bomba para pasar los del segundo ítem,  LO CUAL NO TIENE NINGUN SENTIDO.  Todos los validos oferentes del País,  manejamos tecnología Peristáltica,  EXCEPTO UNA  UNICA MARCA EN EL MERCADO ECUATORIANO,  QUE ES LA QUE MANEJA TECNOLOGIA DE PISTON,  COMO LO ES LA BOMBA ABOTT DE QUIFATEX.

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza

description: Continuando con la pregunta 14:  Por lo cual, de solicitar exclusivamente esa tecnología,  se estaría direccionando total y groseramente el Proceso, ante lo cual se ejecutarían las denuncias necesarias a los medios pertinentes de Control y Prensa, pero también a la Sra. Ministra de Salud y al Señor Vicepresidente de la República , quien ha sido asignado por el Sr. Presidente Guillermo Lasso para acabar con los focos de corrupción que aún quedan en los mandos medios de algunos Hospitales del País.  Ante lo mencionado y ya que la razón no exige fuerza,  por favor  rectificar y confirmar que todos los  Validos oferentes que manejamos tecnología peristáltica en el País,  podemos libremente participar en este concurso de subasta inversa publica,  el cual se financia con los recursos de todos los Ecuatorianos

answer: Estimado oferente  en respuesta a su pregunta adjuntamos especificación técnica del equipo solicitado. Especificación Técnica.-  Equipo de Polivinil, o superior toma de aire con filtro antibacteriano, segmento de silicón, cámara cuentagotas flexible y transparente con filtro de líquido de 15 micras, tubo transparente 140 - 250cm +/-50 cm de longitud, regulador de flujo roller, inyector lateral en Y, conector Luer Lock, filtro hidrófobo, libre de látex, estéril, descartable.

description: 1. Estimados miembros de la comisión: En el item 1 Equipo de infusión para bomba 250cm, por favor confirmar si se puede participar con equipo de infusión para bomba de 264cm polivinil, entrada de aire con filtro antibacteriano camara cuenta gotas transparente con filtro de 15 micras, cinector con segmento de bombe de silicona, casette con Tornillo regulador de aire, conector lateral en Y libre de aguja, luerlock estéril descartable?

answer: Estimado oferente, se adjunta especificación técnica de ítem solicitado: Equipo de Infusión Enteral de Polivinil, bolsa impresa, capacidad 1000ml-1500ml, abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, graduaciones cada 100ml, con cámara y tubo de conexión integrados, clamp, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable.

description: Estimados miembros de la comisión:En el item 3 Equipo de infusión Enteral para bomba, por favor confirmar si se puede participar con equipo de infusión Enteral para bomba, cloruro de polivinil, bolsa de 1000cc  abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, camara cuenta gotas transparente y tubo de coneccion integrados, casette con tornillo regulador de aire sin puerto secundario segmento de bombe de silicona, extremo distal en forma de cono  estéril descartable?

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta adjuntamos la aclaratoria en base a información del CUDIM -MSPEl proveedor deberá entregar #BOMBAS DE INFUSIÓN bombas de infusión, entre las cuales se contarán con: bomba de infusión volumétrica, bombas computarizas con sistema TCI, las facilidades tecnológicas para la buena utilización de estos insumos detallados a continuación: Las bombas de infusión para ser utilizadas en pacientes deben ser aparatos volumétricos, que cuenten con tecnología de infusión peristáltica, deben ser de tamaño compacto, de bajo peso máximo 1.7 kg y que permitan ahorrar espacio pudiendo ser apilables hasta 24 bombas de infusión con un solo cable a red eléctrica y que a su vez tengan un sistema similar que permita acoplar bombas optimizando espacio. Es importante que el apoyo tecnológico cuente con un sistema de conexión entre sí, de modo que sean alimentados con un solo cable a la red eléctrica. Por lo que podrían ser utilizadas en espacios donde se realiza ac

description: ACLARACION

answer: Estimados señores  se adjunta respuesta a convalidación de errores la misma será presentada en medio magnético en la Institución junto a las muestras dentro del plazo previsto

answer: Estimados Sres. Comisión Técnica:Hacemos entrega de convalidación de manera físicas y electrónica, y hacemos llegar muestra del equipo requerido en esta etapa.

description: De acuerdo a la oferta presentada en el formulario 1.9 Equipo Mínimo Requerido y de acuerdo a la aclaración realizada en la etapa de preguntas y respuestas: -Se solicita sírvase aclarar ficha técnica de bombas de infusión ofertadas como apoyo tecnológico. De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Se solicita sírvase aclarar la ficha técnica, y enviar muestra física para verificar características técnicas.-Sírvase aclarar y adjuntar documento Registro Sanitario.

answer: ESTIMADOS SEÑORES:SE ADJUNTA LA CONVALIACION DE ERRORES DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 7 Experiencia del Oferente, en lo referente a: -Experiencia general: Sírvase aclarar los documentos de sustento presentados en la oferta. De acuerdo a la oferta presentada en el formulario 1.9 Equipo Mínimo Requerido y de acuerdo a la aclaración realizada en la etapa de preguntas y respuestas: -Se solicita sírvase aclarar ficha técnica de bombas de infusión ofertadas como apoyo tecnológico. De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar  Carta de Compromiso  de cumplimiento de obligaciones  del contratista. -Sírvase aclarar y adjuntar documento Carta de Distribuidor Autorizado.

answer: 1.Adjuntamos la ficha técnica de las bombas de infusión ofertadas como apoyo tecnológico.2.Nuestro asesor comercial, estará en las instalaciones del Hospital, para entregar las bombas y que puedan verificar las características técnicas.

answer: BUENAS TARDES ESTIMADOS SE ADJUNTA LA CONVALIDACION SOLICITADA. MUCHAS GRACIAS

description: De acuerdo a la oferta presentada y de acuerdo a la aclaración realizada en la etapa de preguntas y respuestas: -Se solicita sírvase aclarar ficha técnica de bombas de infusión ofertadas como apoyo tecnológico. De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Se solicita sírvase aclarar la ficha técnica, y enviar muestra física para verificar características técnicas.-Sírvase aclarar y adjuntar documento Carta de Distribuidor Autorizado.

description: DISPOSITIVOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN, PARA ABASTECER AL HOSPITAL PROVINCIAL PABLO ARTURO SUAREZ

FRESENIUS KABI S.A

locality: DURAN

streetAddress: AV. SEMILLAS R 16 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: FRESENIUS KABI S.A

SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.

streetAddress: KM 3 1/2 AV JUAN TANCA MARENGO Y AV GUILLERMO CUBILLA S/N TARQUI

legalName: SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.

QUIFATEX S.A.

streetAddress: AV. GALO PLAZA LASSO MANUEL ZAMBRANO 10640 COTOCOLLAO

legalName: QUIFATEX S.A.

B.BRAUN MEDICAL S.A.

streetAddress: MANUEL AMBROSI DE LOS CIPRESES E4-120 COTOCOLLAO

legalName: B.BRAUN MEDICAL S.A.

MEDIVITALSCC S.A.

streetAddress: OE2 AV LLIRA ÑAN S35F 406 GUAMANI

legalName: MEDIVITALSCC S.A.

title: Subasta


description: Rivaroxabán - Sólido oral- 15 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 15 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 15 mg

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 15 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 15 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 15 mg

title: SIE-HPAS-050-2021-29340

description: ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTOS CNMB RIVAROXABÁN 15 MG SÓLIDO ORAL (B01AF01)

streetAddress: ANGEL LUDEÑA MACHALA OE5-261 COTOCOLLAO

MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.

streetAddress: AV. SEIS DE DICIEMBRE S/N Y BOUSSINGAULT FRENTE A LA PLAZA ARGENTINA SN IÑAQUITO

legalName: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.

OFTALVIS S.A.

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS LA TIERRA N37-300 LA VICENTINA

legalName: OFTALVIS S.A.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HPAS-051-2021-29340

answer: En relación a las especificaciones técnicas, en el numeral 5. Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución de la presente adquisición es de hasta sesenta 60 días calendarios, contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato.En cuanto al numeral 6. Lugar y forma de entrega: La primera entrega parcial, es hasta 40 días calendario posterior a la fecha de suscripción del contrato se entregará el 50% de cada dispositivo médico. La segunda entrega parcial, es Hasta 60 días calendario posterior a la fecha de suscripción del contrato se entregará el 50% restante de cada dispositivo médico.

description: Estimados señores, la entidad está solicitando 2 entregas parciales: La primera entrega a los 10 días calendario posterior a la fecha de suscripción del contrato con el 50% de cada dispositivo medico y la segunda entrega a las 60 días calendario posterior a la fecha de suscripción de contrato se entregará el 50% restante de cada dispositivo médico, debido a temas de stock es posible entregar de forma parcial en 2 entregas: la primera entrega a los 40 días calendario posterior a la fecha de suscripción del contrato con el 50% de cada dispositivos médico y la segunda entrega a los 75 días calendario posterior a la fecha de suscripción de contrato se entregará el 50% restante de cada dispositivo médico.

answer: En relación a las especificaciones técnicas, en el numeral 5. Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución de la presente adquisición es de hasta sesenta 60 días calendarios, contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato.En cuanto al numeral 6. Lugar y forma de entrega: La primera entrega parcial, es hasta 40 días calendario posterior a la fecha de suscripción del contrato se entregará el 50% de cada dispositivo médico. La segunda entrega parcial, es Hasta 60 días calendario posterior a la fecha de suscripción del contrato se entregará el 50% restante de cada dispositivo médico.

description: ACLARACION

answer: estimada entidad se procede a convalidar

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar la experiencia General y Especifica, con sus medios de verificación solicitados por la entidad contratante: Actas de entrega recepción definitivas y facturas. -Sírvase aclarar el Certificado de Análisis de control de Calidad

answer: SE ANEXA DOCUMENTOS DE CONVALIDACION SOLICITADA

description: De acuerdo a la oferta presentada, en el formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, en lo referente a:-Sírvase aclarar el Certificado de Entregar oportunamente los Dispositivos Médicos, sin costo extra por la movilización y se entregará con los documentos habilitantes técnicos del bien, solicitados por la unidad contratante. Adicional por favor sírvase verificar su oferta electrónica, al momento de verificar mediante el aplicativo FIRMA EC. Se despliega un mensaje que dice ?Documento modificado después de firmar, existen firmas invalidadas?.

description: ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS PARA ABASTECER AL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ

BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

streetAddress: DATILES CALLE TERCERA S/N TARQUI

legalName: BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.

streetAddress: MONTUFAR ROCAFUERTE E1-35 CONOCOTO

legalName: BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

postalCode: S/CP

streetAddress: EL ARENAL PANAMERICANA NORTE OE11-192 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

title: Subasta


description: Rivaroxabán - Sólido oral- 20 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 20 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 20 mg

description: POR CUMPLIR CON LOS PLIEGOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OFERTAR MENOR PRECIO

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 20 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 20 mg

description: Rivaroxabán - Sólido oral- 20 mg

title: SIE-HPAS-056-2021-JG-29340

description: ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTOS CNMB RIVAROXABÁN 20 mg SÓLIDO ORAL (B01AF01)

title: Subasta