name: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

title: Σύστημα: Θάλαμος ρυθμιζόμενων κλιματικών συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας, ακτινοβολίας και διαβρωτικών αερίων

description: Να προσφερθεί θάλαμος ρυθμιζόμενων κλιματικών συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας, ακτινοβολίας και διαβρωτικών αερίων με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Να είναι κατασκευασμένος στο εσωτερικό του από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει χωρητικότητα περίπου 335 λίτρα. 2. Να έχει διαστάσεις χώρου δοκιμών (π Χ β Χ υ) 580 Χ 750 Χ 750 mm τουλάχιστον. 3. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα (π Χ β Χ υ) 1100 Χ 1700 Χ 1850 mm αντίστοιχα. 4. Περιοχή θερμοκρασιών: από -10ο C έως +90ο C, με μέγιστη διακύμανση ±0,1Κ έως ±0,5Κ στο χρόνο και ±0,5Κ έως ±1,0Κ στο χώρο, για δοκιμές θερμοκρασίας και από +10ο C έως +90ο C, με μέγιστη διακύμανση ±0,1Κ έως ±0,3Κ στο χρόνο και ±0,5Κ έως ±1,0Κ στο χώρο για κλιματιστικές δοκιμές (θερμοκρασία και υγρασία). 5. Περιοχή σχετικής υγρασίας: από 10 % έως 98 %, με ακρίβεια από ±1 % μέχρι ±3 % R.H. Να διαθέτει δοχείο νερού με ένδειξη στάθμης και αυτόματο γέμισμα (πλήρωση νερού). Να διαθέτει προστασία από τυχόν απουσία του νερού. Η εφύγρανση και αφύγρανση να βασίζονται στην ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέθοδο υδατόλουτρου (aerosol free). Να διαθέτει επίσης αισθητήρα θερμοκρασίας Pt 100 platinum και ψυχομετρικό σύστημα υγρασίας συνεχούς λειτουργίας και αυτοκαθαριζόμενο αισθητήρα υγρασίας. 6. Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο IEC 60068-3-5. Η ταχύτητα ψύξης να είναι τουλάχιστον 0,3 Κ/min και η ταχύτητα θέρμανσης 1,0 Κ/min για δοκιμές θερμοκρασίας. 7. Να διαθέτει αερόψυκτο ψυκτικό σύστημα, με ψυκτικό αέριο φιλικό προς το περιβάλλον. 8. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου με μικροϋπολογιστή/προγραμματιστή, με ψηφιακή ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας (οC) και σχετικής υγρασίας (% R.H). Να παρέχει ενδείξεις των πραγματικών και προγραμματιζόμενων τιμών σε οθόνη αφής και να έχει μνήμη για τουλάχιστον 50 προγράμματα. 9. Να έχει εργοστασιακή βαθμονόμηση σε 2 τιμές θερμοκρασίας και 2 τιμές θερμοκρασίας / υγρασίας. 10. Να διαθέτει χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία. 11. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια θερμοκρασίας. 12. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα και να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον έως και 8 ράφια. 13. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 πλευρική είσοδο καλωδίων (entry port). 14. Να διαθέτει υποχρεωτικά θύρα τύπου Ethernet 100/10 mb για σύνδεση με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο και έλεγχο του θαλάμου μέσω ειδικού λογισμικού της Εταιρείας που κατασκευάζει το θάλαμο και θύρα USB για αποθήκευση δεδομένων. 15. Να διαθέτει υποχρεωτικά έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη λειτουργία του θαλάμου μέσω προ-εγκατεστημένου λογισμικού 16. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας IP 22, IP 54, DIN 45635, EN 50082-2, EN 60519-2, EN-61000-6-2, EN-61000-6-3:2001. 17. Να διαθέτει σήμα CE, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008. 18. Να είναι κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 230 V 10 % 50Hz μονοφασικό. 19. Ισχύς: τουλάχιστον 2,0 kW. 20. Να έχει αθόρυβη λειτουργία (θόρυβος μικρότερος από 46 dB σε απόσταση ενός μέτρου). 21. Να διαθέτει επίσης ειδικό σύστημα διαβρωτικών αερίων με εσωτερικό αποσπώμενο αεροστεγές δοχείο κατασκευασμένο από PMMA, και διαθέσιμα διαβρωτικά αέρια H2S ή SO2 ή Cl2. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις των αερίων να είναι τουλάχιστον 25 ppm για τα H2S, SO2 και NO2 και 1 ppm για το Cl2. Ο έλεγχος να γίνεται με ελεγκτή ροής μάζας (mass flow controller) και δυνατότητες 0.5 - 10 ml/min, ενώ η ακρίβεια να είναι ±0.8 %. Να συμπεριλαμβάνεται σύστημα παροχής αερίων με κατάλληλες σωληνώσεις και εξαρτήματα για απευθείας σύνδεση σε φιάλη αερίων. Οι εσωτερικές διαστάσεις του αποσπώμενου δοχείου να είναι τουλάχιστον (π Χ β Χ υ) 410 Χ 550 Χ 400 mm, ενώ η οροφή του να είναι ειδικά σχεδιασμένη και να διαθέτει σύστημα ακτινοβολίας UV αποτελούμενο από 5 ενσωματωμένους λαμπτήρες φθορισμού UV-A 11 W. Το σύστημα ελέγχου της ακτινοβολίας να διαθέτει ροοστάτη και διακόπτες ON/OFF για ρύθμιση των συνθηκών της δοκιμής μέσω της οθόνης αφής. 22. Ο θάλαμος να διαθέτει σύστημα απαγωγής των αερίων με ειδικές σωληνώσεις κατασκευασμένες από Teflon, αντλία υποπίεσης και φίλτρα ενεργού άνθρακα. 23. Η εγκατάσταση του θαλάμου να πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο τεχνικό του προμηθευτή εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκομιστεί βεβαίωση εκπαίδευσης. 24. Να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση επί τόπου τουλάχιστον 2 χειριστών του εργαστηρίου κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει την εκμάθηση χειρισμού του εξοπλισμού η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών. 25. Ο θάλαμος κατά την παράδοση του να συνοδεύεται από UPS τουλάχιστον 5 kVA καθώς και εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας. 26. Να προσκομιστεί κατάλογος εγκατεστημένων μηχανημάτων παρόμοιου τύπου στην Ελλάδα. 27. Παροχή σύμβαση τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης. 28. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί μία δεκαετία μετά την αγορά του θαλάμου. 29. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί μία δεκαετία μετά την αγορά του θαλάμου. 30. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα: Φορητό σύστημα στοιχειακής ανάλυσης φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF)

description: Να προσφερθεί φορητό σύστημα στοιχειακής ανάλυσης φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Να είναι φορητό, μεγίστου βάρους 3 kg με τις μπαταρίες. 2. Να διαθέτει πηγή ακτίνων-Χ, Rh με μέγιστη τάση 40kV & ρεύμα από 2 έως 55m A. 3. Να υπάρχει πλήρης έλεγχος της τάσεως και του ρεύματος από τον χρήστη. 4. Να διαθέτει ανιχνευτή στερεάς κατάστασης SDD, που να ψύχεται ηλεκτρικά. 5. Ο ανιχνευτής να έχει ευαισθησία 145eV στα 100kcps. 6. Να διαθέτει αυτόματο εναλλάκτη πέντε (5) θέσεων φίλτρων. 7. Να μπορεί να ανιχνεύει ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία από Mg και πάνω. 8. Ευαισθησία στοιχείου κάτω από 1,2KeV χωρίς τη χρήση He και ανάλυση Pb στα 4ppm. 9. Να συνοδεύεται από γενική βαθμονόμηση που θα συλλέγει την πιο κατάλληλη βαθμονόμηση για το προς μέτρηση δείγμα κάθε φορά. 10. Να χρησιμοποιεί τη τεχνολογία PDA με ενδείξεις όπου θα αναγράφονται και τα όρια της βαθμονόμησης ενώ με χρωματικές αντιθέσεις θα γίνεται η κατηγοριοποίηση όσο το δυνατό πιο ευδιάκριτα. 11. Να έχει την δυνατότητα να επαναεξεργάζεται προηγούμενα φάσματα χρησιμοποιώντας διαφορετικές βαθμονομήσεις. 12. Να εκτελεί γρήγορη μέτρηση – ο χρόνος μέτρησης να είναι περίπου 2 sec. 13. Η αποθήκευση των μετρήσεων να γίνεται σε ενσωματωμένη κάρτα SD. 14. Να υπάρχει προφύλαξη από κακή χρήση της συσκευής με ειδικό αισθητήρα. 15. Να συνοδεύεται από δύο (2) μπαταρίες. 16. Να συνοδεύεται από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόγραμμα επικοινωνίας και λειτουργίας. 17. Να συνοδεύεται από βάση για τοποθέτηση του συστήματος σε τραπέζι. 18. Να συνοδεύεται από τρίποδα με έλεγχο και στους 3 άξονες για στήριξη του συστήματος μπροστά από το δείγμα μέτρησης. 19. Να συνοδεύεται από αντλία κενού που να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ακρίβεια και το όριο ανίχνευσης στα ελαφρά στοιχεία. 20. Το όργανο να παραδοθεί εγκατεστημένο με εκπαίδευση στη λειτουργία του. 21. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα μέτρησης αντίστασης περιστροφικής διάτρησης

description: Να προσφερθεί σύστημα μέτρησης αντίστασης περιστροφικής διάτρησης με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Να μπορεί να αξιολογήσει την απαραίτητη δύναμη περιστροφικής διάτρησης σε σχέση με την τρέχουσα θέση του σημείου διάτρησης. Κατά την διάρκεια της δοκιμής, η ταχύτητα περιστροφής και το ποσοστό διείσδυσης να διατηρούνται σταθερές. 2. Το Σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω της συνεχούς και άμεσης μέτρησης της δύναμης διείσδυσης και του σημείου διάτρησης, την συνεκτικότητα του υλικού. Οι μετρήσεις να επιτυγχάνονται από δυναμοκυψέλες οι οποίες να βρίσκονται στο σύστημα κατεύθυνσης του σημείου διάτρησης. 3. Να μην απαιτείται καλώδιο ρεματοληψίας. 4. Η ταχύτητα περιστροφής να μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 1000 rpm. 5. Το ποσοστό διείσδυσης να μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 80 mm/min. 6. Η μετρήσιμη δύναμη να είναι μεταξύ 1 και 100 N. 7. Το βάθος να είναι μεταξύ 0 και 50 mm. 8. Η διάταξη να περιλαμβάνει μονόποδο. 9. Η διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό σύστημα που να αποτελείται από δύο στοιχεία: ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα για την διαχείριση του κινητήρα, της παροχής ρεύματος και των σημάτων και ένα φορητό υπολογιστή που να ελέγχει το σύστημα συλλογής δεδομένων και κίνησης. Και τα δύο στοιχεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε αντικραδασμική θήκη ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά τους, για πιθανές εργαστηριακές ή επιτόπιες δοκιμές. 10. Το ηλεκτρονικό σύστημα να αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: ένα (1) κινητήρα brush για την περιστροφή του τρυπανιού. Ένα (1) κινητήρα stepper για το ποσοστό διείσδυσης. Μία (1) κάρτα ελέγχου της μηχανής περιστροφής του σημείου διάτρησης. Μία (1) κάρτα ελέγχου της μηχανής του ποσοστού διείσδυσης. Μία (1) κάρτα συλλογής δεδομένων (USB) για την μέτρηση της δύναμης μέσω της δυναμοκυψέλης και τον έλεγχο του συστήματος με ψηφιακές και αναλογικές I/O γραμμές. Μία (1) δυναμοκυψέλη. 11. Το λογισμικό της διαχείρισης του συστήματος να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες: — Γραφική απεικόνιση με τον χειρισμό, — Οπτικοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, της διεισδυτικής δύναμης της διάτρησης και δυνατότητα καθορισμού γραφικών παραστάσεων και κλιμάκων (χειροκίνητα ή αυτόματα), — Ένδειξη αντικανονικής δοκιμής (τυχαία εκκίνηση, αποτυχημένη δοκιμή κ.α.) και ορισμός από το λογισμικό της ακύρωσης της δοκιμής, — Επεξεργασία δεδομένων: γενικός μέσος όρος σε καθορισμένα από τον χρήστη εύρη τιμών (ιστογράμματα), χρήση φίλτρων των συλλεγομένων δεδομένων για τον περιορισμό των επιπτώσεων των απότομων μεταβολών σήματος και γραφική αναπαράσταση των φιλτραρισμένων δεδομένων, — Δυνατότητα παράθεσης γραφημάτων από διαφορετικές δοκιμές, για την σύγκριση αποτελεσμάτων, — Ανάγνωση και επεξεργασία (μετα-επεξεργασία) όλων των συλλεγομένων δεδομένων, — Δυνατότητα ανάκλησης των καταγεγραμμένων αρχείων από προηγούμενες διενεργηθέντες δοκιμές, — Εκτύπωση. 12. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από: — Αντικραδασμική θήκη, μονόποδο, ARS (Artificial Reference Stone), — Πέντε (5) ειδικά διαμαντένια τρυπάνια, — Υπολογιστή με προεγκατεστημένο και δοκιμασμένο λογισμικό λειτουργία και επεξεργασίας δεδομένων, — Τρίποδο με την κεφαλή, — Διαμαντένιο τρυπάνι (διαμέτρου 5mm), — Διαμαντένιο τρυπάνι (διαμέτρου 3mm). 13. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Χρωματόμετρο

description: Να προσφερθεί χρωματόμετρο με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Να είναι φορητό με δυνατότητα μετρήσεων στο πεδίο και στο εργαστήριο. 2. Να διαθέτει λογισμικό ποιοτικού ελέγχου κατάλληλο για χρωματομετρικούς προσδιορισμούς μεγάλης ποικιλίας υλικών. 3. Να μετρά την ανακλαστικότητα του δείγματος με σάρωση στην περιοχή του ορατού φάσματος (400-700nm) σε βήματα των 10nm. 4. Να διαθέτει 45°/0° περιφερειακό φωτισμό με χρήση κυλινδρικού καθρέπτη. 5. Η ανίχνευση να γίνεται με δικαναλικό πολυχρωμάτορα 256 στοιχείων. 6. Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος ≤0.75 nm. 7. Να έχει φωτομετρική κλίμακα 0-150 % ανάκλασης. 8. Η φωτομετρική ανάλυση να είναι 0,01 % ανάκλασης. 9. Να έχει ταχύτητα μέτρησης ≤2 seconds. 10. Να διαθέτει ως πηγή ακτινοβολίας λυχνία ευγενούς αερίου (XENON) για >1.000.000 flashes, η οποία να μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από τον χρήστη. 11. Να διαθέτει διπλή δέσμη για μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων, επαναληψιμότητα και σταθερότητα. 12. Να διαθέτει οπτική οπή για παρατήρηση. 13. Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων να είναι καλύτερη από 0,04 ΔΕ. 14. Να μετρά στις κλίμακες Hunter Lab, CIE L*a*b*, CIE XYZ, CIE Yxy, CIE L*C*h*, CIE ΔL*C*H* και χρωματομετρικές διαφορές συστατικών (FMC2) ή συνολικές. 15. Να διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης των χρωματικών διαφορών ΔΕ Lab, ΔΕ* L*a*b*, ΔΕ* (CMC) καθώς και των δεικτών YI (Yellowness Index ASTM D1925), WI (Whiteness Index E313), MI (Metamerism Index), Z% φωτεινότητα, opacity, 5-5-5 shade numbering καθώς και την δυνατότητα μέτρησης της διαφοράς χροιάς ΔL*ΔC*ΔΗ*. Επίσης να έχει δυνατότητα ρύθμισης της αναλογίας L:c. 16. Να διαθέτει πρότυπους παρατηρητές (CIE) 2o και 10ο καθώς και τον επιλεγόμενο φωτισμό δείγματος (A, C, D65, F και TL84). 17. Να διαθέτει κατασκευαστική γεωμετρία δύο τύπων: περιφερειακός φωτισμός 45ο. Παρατήρηση στις 0ο (Γεωμετρία 45ο/0ο, φωτιζόμενη περιοχή διαμέτρου 25mm). 18. Το χρωματόμετρο να διαθέτει ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) μεγάλων διαστάσεων (6.x6 mm περίπου) για εύκολη ανάγνωση των δεδομένων. Η οθόνη του οργάνου εκτός των άλλων να εμφανίζει και τις εξής πληροφορίες: — Γραφική παράσταση χρωματικής διαφοράς, — Γραφική παράσταση φασμάτων, — Δεδομένα φασμάτων, — Ανάκληση δεδομένων, — Μεθόδους μετρήσεως. 19. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 750 φασματικών μετρήσεων, μετρήσεων tristimulus καθώς και αποθήκευσης σετ δεδομένων μετρήσεως. Το κάθε σετ δεδομένων να επιλέγεται από τον χρήστη και να περιλαμβάνει επιλεγόμενες τιμές για τα ακόλουθα μεγέθη: — Χρωματομετρική κλίμακα/πηγή φωτισμού/παρατηρητή/δείκτες (color scale, illuminant, observer, index), — Τιμές χρωμάτων αναφοράς ή στόχου (standards or target values), — Ανοχές αποδοχής ή απόρριψης (pass/fall tolerances), — Μέσου όρου μετρήσεων (averaging), — Τρόπου ένδειξης μετρήσεων (color data/color difference plot/spectral data/spectral plot). Το καθένα από τα σετ δεδομένων να παραμένει στην μνήμη μέχρι την αλλαγή του από τον χρήστη. 20. Να διαθέτει την δυνατότητα ελέγχου Pass/Fail με αυτόματα τιθέμενες χρωματικές ανοχές (μέθοδος CMC) είτε με χρωματικές ανοχές οι τιμές των οποίων να εισάγονται από τον χρήστη. 21. Το χρωματόμετρο να διαθέτει την δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού μέσης τιμής τουλάχιστον 20 μετρήσεων. 22. Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας USB. 23. Όλα τα δεδομένα από την μνήμη του οργάνου να μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του ή να μεταφέρονται μέσω της εξόδου (interface) σε θερμικό εκτυπωτή. 24. Να έχει δυνατότητας επικοινωνίας με σύστημα προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC) για αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων μέσω του αντίστοιχου λογισμικού. 25. Να λειτουργεί απευθείας σε δίκτυο 220V/50Hz μέσω ενσωματωμένου μετασχηματιστή ή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 26. Να διαθέτει ενδείξεις για έλεγχο της καλής λειτουργίας της λυχνίας φωτισμού και των μπαταριών τροφοδοσίας. 27. Να διαθέτει αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του οργάνου καθώς και αυτόματο καλιμπράρισμα του οργάνου. 28. Το χρωματόμετρο να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (ISO 9001 Certified) και σήμανση CE (CE marked). 29. Η συσκευή να είναι πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz, με αναλυτικότατα εγχειρίδια λειτουργίας και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα. 30. Το βάρος να είναι μικρότερο από 2 Kg για εύκολη χρήση στο πεδίο. 31. Οι διαστάσεις του να είναι μικρότερες από 20 cm x 20 cm x 30 cm. 32. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα: ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί

description: Να προσφερθούν δύο (2) ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί που να αποτελούνται από: Α) Έναν ηλεκτρονικό μικροζυγό. Β) Έναν ηλεκτρονικό αναλυτικό ζυγό με σύστημα μέτρησης πυκνότητας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές των ζυγών να είναι ως ακολούθως: Α) Να προσφερθεί ηλεκτρονικός μικροζυγός με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Με αναγνωσιμότητα: 0.002mg έως τα 5 gr και 0.01 mg σε όλη την περιοχή ζύγισης. 2. Με περιοχή ζύγισης: έως 21g. 3. Με επαναληψιμότητα: ≤± 0,004 mg. 4. Με γραμμικότητα: ≤± 0,008 mg. 5. Να περιλαμβάνει δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου ες. κύκλου 50 mm. 6. Να περιλαμβάνει υάλινο προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία από ρεύματα αέρος, με δυνατότητα πρόσβασης από τρεις θύρες. 7. Να είναι τεχνολογίας monolithic weight cell. 8. Να διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση και ρύθμιση με το πάτημα ενός πλήκτρου χωρίς την χρήση εξωτερικού πρότυπου βάρους. Με δυνατότητα βαθμονόμησης και με την χρήση εξωτερικού βάρους. 9. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης σε όποια περίπτωση κρίνεται από τις εξωτερικές συνθήκες απαραίτητο (π.χ. περιπτώσεις αλλαγής θερμοκρασίας), το οποίο να ενεργοποιείται άμεσα, χωρίς απαραίτητα την εντολή του χειριστή. 10. Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων, οκτώ (8) ψηφίων. 11. Με χρόνο σταθεροποίησης της μέτρησης μικρότερο των 20sec. 12. Με δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε gr, lb, oz, ozt, GN, dwt, mg. 13. Δυνατότητα λήψης απόβαρου σε όλη την κλίμακα ζύγισης. 14. Με δυνατότητα καταμέτρησης αριθμού τεμαχίων του ζυγιζόμενου υλικού (counting). 15. Να διαθέτει σειριακή έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ. 16. Προαιρετικά, με δυνατότητα λειτουργίας και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 17. Να διαθέτει ειδική εξωτερική κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρασία και χημικά. 18. Ο ζυγός να είναι υψηλών προδιαγραφών, η δε επίδραση της θερμοκρασίας στις μετρήσεις του να είναι μετρημένη και απόλυτα ελεγχόμενη. 19. Ο ζυγός να παρέχεται πλήρης και έτοιμος προς λειτουργία στα 220V/50Hz. 20. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δύο (2) έτη τουλάχιστον. Β) Να προσφερθεί ηλεκτρονικός αναλυτικός ζυγός με σύστημα μέτρησης πυκνότητας με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Κλίμακα μέτρησης βάρους έως 120 gr. 2. Ακρίβεια ζύγισης 0.1 mg. 3. Επαναληψιμότητα +/- 0,0002g. 4. Γραμμικότητα 0,0002g. 5. Με χρόνο σταθεροποίησης της μέτρησης μικρότερο από 5 sec. 6. Να διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση χωρίς την χρήση εξωτερικού πρότυπου βάρους. Με δυνατότητα βαθμονόμησης και με την χρήση εξωτερικού βάρους. 7. Να περιλαμβάνει υάλινο προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία από ρεύματα αέρος, με δυνατότητα πρόσβασης από τρεις θύρες. 8. Να διαθέτει σειριακή έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.Με δυνατότητα εκτύπωσης δεδομένων αυτοελέχων συμφωνα με ISO/GLP 9. Προαιρετικά, με δυνατότητα λειτουργίας και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 10. Με δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε gr, lb, oz, ozt, GN, dwt, mg. 11. Δυνατότητα λήψης απόβαρου σε όλη την κλίμακα ζύγισης. 12. Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη, με ενδειξη σταθερότητας και δύο tare keys. 13. Με κάλυμμα σκόνης. 14. Να συνοδεύεται απαραίτητα από πλήρες Κιτ μέτρησης πυκνότητας που να αποτελείται από ποτήρια ζεσεως, πλαίσιο ανάρτησης, θερμόμετρο με κιπ, υάλινο νήμα στάθμης, σύστημα στηριξης, πλατφόρμα και υποδοχείς.

title: Φούρνος τεφροποίησης τύπου Muffle Furnace

description: Να προσφερθεί φούρνος τεφροποίησης τύπου Muffle Furnace με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Να διαθέτει σταθερό σκελετό από ατσάλι. 2. Να είναι κατασκευασμένος με διπλά τοιχώματα και να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (φυσικής ροής) στο πίσω μέρος του φούρνου. 3. Με μόνωση υψηλής ποιότητας από υλικό με μικροπόρους. 4. Με πόρτα φτιαγμένη από το ίδιο υλικό για καλύτερη εφαρμογή. 5. Θερμαντικά στοιχεία υψηλής ποιότητας. 6. Με σύστημα ελέγχου ανθεκτικό στη φθορά. 7. Με διακόπτη ασφαλείας στη πόρτα. 8. Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 60519-2. 9. Με σύστημα ασφαλείας από την υπερθέρμανση. 10. Με εσωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον: μ/β/υ 180x140x100mm 11. Με πόρτα που να ανοίγει προς τα κάτω ώστε να χρησιμοποιείται και ως επιφάνεια στήριξης των δειγμάτων. 12. Μέγιστη θερμοκρασία: 1100°C τουλάχιστον. 13. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα κατεργασίας δοκιμίων με πλάσμα αέρα σε συνθήκες περιβάλλοντος (Plasma cleaner)

description: Να προσφερθεί σύστημα επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών δοκιμίων με Plasma αέρα σε συνθήκες περιβάλλοντος αποτελούμενο από τα παρακάτω επιμέρους συστήματα και εξαρτήματα και με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Περιστρεφόμενο ακροφύσιο πλάσματος αέρα: a. Να είναι κατάλληλο για προετοιμασία μεταλλικών και μη δοκιμίων. b. Να είναι συμπαγές φορητό και να έχει δυνατότητα λειτουργίας, ανάλογα με την εφαρμογή, σε πλάτος έως 50mm τουλάχιστον. c. Το βάθος κατεργασίας ανάλογα με το υλικό και την εφαρμογή να μπορεί να φθάσει έως 15mm. d. Η μέγιστη ταχύτητα κατεργασίας να είναι τουλάχιστον έως 20μέτρα/min ανάλογα με το υλικό και την εφαρμογή. e. Να έχει δυνατότητα περιστροφής έως τουλάχιστον 2.000rpm. f. Να διαθέτει ηλεκτρόδια κατεργασίας και αερόψυκτο κινητήρα περιστροφής DC, υψηλής απόδοσης. g. Να έχει δυνατότητα κατεργασίας σε τρισδιάστατα αντικείμενα. h. Να διαθέτει καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 2m. i. Να έχει εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 16 έως 25KHz τουλάχιστον με τάση ηλεκτροδίου πλάσματος 3 έως 5KV και ισχύ πλάσματος 500 έως 1000W. 2. Εργαστηριακή τράπεζα σάρωσης πλάσματος στην διεύθυνση Χ: a. Να ακολουθείται από εργαστηριακή τράπεζα κατάλληλη για κατεργασία επιπέδων δειγμάτων με πλάσμα, με δυνατότητα μετακίνησης κατά το άξονα Χ, με ταχύτητα από 1 έως 60 μέτρα/λεπτό. b. Να διαθέτει βραχίονα για την τοποθέτηση του ακροφυσίου πλάσματος. 3. Γεννήτρια πλάσματος με ψηφιακό επεξεργαστή: a. Το σύστημα να ακολουθείται από γεννήτρια πλάσματος, ψηφιακή, υψηλής συχνότητας, ισχύος 1KVA και συχνότητας έως 25ΚΗz. b. Να έχει δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της εξόδου πλάσματος από 0,1 έως 1KVA. Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0° έως +35°C. 4. Να διαθέτει μετασχηματιστή υψηλής τάσης πλάσματος. 5. Να συνοδεύεται από αεροσυμπιεστή, ελεύθερου ελαίου, με φίλτρο υγρασίας κατάλληλο για την παραγωγή πλάσματος. 6. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης πίεσης αέρα με μανόμετρο ένδειξης 0,5 έως 10 Bar και φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. 7. Το σύστημα πρέπει να ακολουθείται από όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και καλώδια για την σύνδεση. 8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει το σύστημα, να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία και να εκπαιδεύσει τους χρήστες. 9. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα επεξεργασίας δοκιμίων με περιστροφή (Spin coater)

description: Να προσφερθεί σύστημα επεξεργασίας δοκιμίων με περιστροφή (Spin coater) με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Να ακολουθείται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για επεξεργασία λείων επιφανειών όπως Wafers, χωρίς σύστημα διανομής. 2. Να είναι κατάλληλο να δεχθεί Wafers διαφόρων διαμέτρων, όπως 2 ιντσών, 3 ιντσών, 100mm, 125mm & 150mm (6 ιντσών). Επίσης να είναι κατάλληλο να δεχθεί τετράγωνα υποστρώματα διαστάσεων έως 125 Χ 125mm περίπου. 3. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα ελέγχου, με εύκολο προγραμματισμό της ταχύτητας, επιτάχυνσης και χρόνου. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 20 προγραμμάτων με έως 50 βήματα τουλάχιστον το καθένα. Επιπλέον να έχει δυνατότητα και χειροκίνητου προγραμματισμού. 4. Να ακολουθείται από επιπλέον λογισμικό για την περίπτωση που οι χειριστές λειτουργήσουν την συσκευή μέσω PC. 5. Να έχει εύρος ταχυτήτων από 100 έως 12.000 rpm τουλάχιστον, με επαναληψιμότητα ±0,5 rpm και διακριτική ικανότητα 0,5 rpm τουλάχιστον. Να μην απαιτείται βαθμονόμηση της ταχύτητας. 6. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της επιτάχυνσης έως 13.000rpm/sec τουλάχιστον. 7. Να διαθέτει θάλαμο κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε διαβρωτικά μέσα υλικό και διαφανές καπάκι για την παρακολούθηση της επεξεργασίας. 8. Να ακολουθείται από υποδοχέα με ανθεκτικό στην διάβρωση υλικό, όπως φυσικό πολυπροπυλένιο κατάλληλο να δεχθεί wafers έως 150 mm διαμέτρου (6 ίντσες) τουλάχιστον. Επίσης να ακολουθείται από υποδοχέα για δοκίμια ακανόνιστου σχήματος, ενδεικτικού μήκους από 10 έως 50 mm. 9. Να διαθέτει σύστημα συλλογής αποβλήτων με όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις. 10. Να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ασφάλειες, όπως ηλεκτρική μόνωση, προστασία από υπερφόρτωση και ασφάλεια στο καπάκι ώστε όταν είναι ανοικτό να μην ξεκινάει η περιστροφή. 11. Να διαθέτει προστασία από τη διάβρωση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να μην υπάρχει μεταλλικό σημείο εκτεθειμένο στον θάλαμο επεξεργασίας. 12. Το σύστημα να έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε Glove Box για λειτουργία σε αδρανή ατμόσφαιρα, χωρίς καμία προσθήκη ή μετατροπή. 13. Να ακολουθείται από αντλία κενού, χωρίς χρήση ελαίου, για την συγκράτηση του δοκιμίου. 15. Να ακολουθείται από ειδικό εργαλείο για την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του wafer στον υποδοχέα. 16. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

description: Να προσφερθεί Οπτικό σύστημα ανάλυσης σχήματος σταγόνας (γωνιόμετρο) με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Εύρος γωνιών 0ο-180ο με ακρίβεια 0,1ο. 2. Εύρος τάσεων τουλάχιστον 0,01-999 mN/m. 3. Μέγιστο μέγεθος δείγματος τουλάχιστον: (ΜxΠxΥ) 150mm x άπειρο x 60mm. 4. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από κάμερα η οποία να λαμβάνει τουλάχιστον 100 frames/s. 5. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Στην οθόνη του υπολογιστή να αποικονίζεται το σχήμα της σταγόνας (μέσω κάμερας) σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι μετρήσεις μέσω του κατάλληλου λογισμικού. 6. Η κάμερα πρέπει να επικοινωνεί με τον υπολογιστεί και το αντίστοιχο λογισμικό. 7. Μέσω του λογισμικού να επιτελούνται οι μετρήσεις για τουλάχιστον τις παρακάτω μορφές σταγόνας (drop profile): Sessile drop, captive drop method. 8. Επίσης το λογισμικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέτρησης ελεύθερης ενέργειας επιφανείας σύφμωνα με διάφορες θεωρίες (Owens-Wendt, Extended Fowkes, Wu, Neumann, Schultz 1, Schultz 2) 9. Να έχει χειροκίνητη τράπεζα ρυθμιζόμενη κατα x-y-z. 10. Να διαθέτει διανεμητή ενός 1 υγρού με κατάλληλη σύριγγα η οποία θα ελέγχεται από το λογισμικό όσον αφορά τον όγκο της σταγόνας που εναποτίθεται στην επιφάνεια του δείγματος. Η ακρίβεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5μl. 11. Να διαθέτει εξάρτημα/τράπεζα για μετρήσεις σε κεκλιμένο επίπεδο δυναμικών γωνιών επαφής (advancing/receding contact angles) που να έχει εύρος 0-90o σε βήμα το 0,1ο. Η τράπεζα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα συγκράτησης του δείγματος. 12. Να συνοδεύεται απο θερμοστατούμενο θάλαμο με μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 150oC.

title: Ηλεκτρονικοί ζυγοί

description: Να προσφερθούν δύο ζυγοί (δύο τεμάχια) ο καθένας εκ των οποίων να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: — Κλίμακα μέτρησης βάρους τουλάχιστον 150 gr, — Ακρίβεια ζύγισης 10 mg, — Επαναληψιμότητα +/- 0,02g, — Γραμμικότητα 0,02g, — Χρόνος απόκρισης περίπου 2 sec.

title: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων προγράμματος διαχείρισης εκκλησιαστικών κειμηλίων της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

description: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο "προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων προγράμματος διαχείρισης εκκλησιαστικών κειμηλίων της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης".


currency: EUR

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Migración del sistema de control de la red de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a la nueva tecnológía Archestra aplicando los nuevos estándares. Exp. nº 1381.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Oferta económica: 50
Oferta técnica: 50

mainProcurementCategory: services

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

street: C/ San Vicente, 8, edificio Albia I, 4, 48001 Bilbao (Bizkaia)

countryName: ES

Cosinor, S.A.

street: Ribera de Elorrieta, 8

initiationType: tender


name: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

name: Gmina Miejska – Prezydent Miasta Przemyśla

currency: PLN

title: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w wysokości 33 000 000,00 PLN.

documentType: tenderNotice

description: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 33 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - I część. 2. Szczegółowe warunki zamówienia: 2. 1. warunki zamówienia. a) okres kredytowania i data spłaty całości kredytu – od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.; b) okres karencji przy spłacie kredytu – do 31.12.2011 r.; c) Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez wykonawcę prowizji przygotowawczej ani żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu; d) bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M ustalonej w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę wykonawcy; e) marża wykonawcy jest stała w okresie obowiązywania umowy; f) realizacja dyspozycji Zamawiającego następować będzie w formie bezgotówkowej, bez odrębnego wniosku na wskazany rachunek budżetu miasta Przemyśla w pięciu transzach w raz z datą postawienia każdej transzy kredytu do dyspozycji Zamawiającego: — pierwsza transza – 5 710 000,00 PLN – 25.5.2011 r., — druga transza - 9 674 000,00 PLN – 10.6.2011 r., — trzecia transza – 5 471 000,00 PLN – 10.7.2011 r., — czwarta transza – 4 471 000,00 PLN – 10.8.2011 r., — piąta transza - 7 674 000,00 PLN – 10.9.2011 r. Kwota nie wykorzystana w okresie postawienia do dyspozycji danej transzy może być wykorzystana przez Zamawiającego w okresie postawienia do dyspozycji następnej transzy; g) waluta kredytu – PLN; h) spłata kredytu nastąpi: 1) spłata kredytu będzie następowała miesięcznie w 120 następujących po sobie równych ratach kapitałowych w kwocie 275 000,00 PLN w okresie od 31.1.2012 r. do 31.12.2021 r., 2) odsetki płatne będą miesięczne od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku (płatność pierwszych odsetek od wykorzystanego kredytu 31.5.2011 r.) 3) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a jeżeli ostatni dzień kalendarzowy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy spłata odsetek będzie następowała w następnym dniu roboczym; i) uruchomienie środków następować będzie sukcesywnie na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego w terminie 2 dni od daty dyspozycji przy czym ostania transza – 10.9.2011 r.; j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w części kredytu (w tym w transzach) bez ponoszenia dodatkowych opłat, (Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu); k) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, jak również zmian podanych w ppkt.f terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji Zamawiającego; l) zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 33 000 000,00 PLN, 2.2. Wykonawca dołączy do oferty harmonogram spłaty zadłużenia zawierający następujące pozycje: nr raty, data spłaty, kwota raty, kapitał pozostający do spłaty w określonym w niniejszej specyfikacji okresie kredytowania, który jednocześnie będzie załącznikiem do umowy o udzielenie kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu i wcześniejszą spłatę kredytu na warunkach jak w pkt.2.1 lit.”j” niniejszej specyfikacji. 2.3. Informacja dotycząca sytuacji finansowej miasta dostępna jest na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce BIP – Finanse i majątek (budżet, sprawozdania finansowe) a uchwały Rady Miejskiej w zakładce BIP Prawo uchwały VI kadencja 2011.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Rynek 1

countryName: PL

street: al. Ł. Cieplińskiego 1


measure: electronicBids

name: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów

title: Prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Ciechanów w ustalonej przez Radę Miasta Ciechanów strefie płatnego parkowania w okresie od 5.1.2012 do 31.12.2015.

description: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia – pojęcia podstawowe. 1.1. Obszar Strefy Płatnego Parkowania – Strefą Płatnego Parkowania zwaną także SPP w dalszej treści SIWZ zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechanów nr 73/IX//07 z dnia 28.6.2007 roku (z póżn. zm.) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”– zał. nr 2 do SIWZ - objęto następujące ulice: Plac Jana Pawła II, Zielona Ścieżka, Plac Kościuszki, Mickiewicza, Nadfosna (na odc. od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. Warszawskiej), Mikołajczyka (na odc. od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. Warszawskiej), Kopernika (na odc. od ul. Ks. Piotra Ściegiennego do ul. Małgorzackiej), Ks. Piotra Ściegiennego (na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Grodzkiej), Strażacka (na odc. od ul. Ks. Piotra Ściegiennego do ul. Małgorzackiej), Grodzka (na odc. od ul. Przelotnej do Placu Kościuszki oraz od Placu Kościuszki do ul. Mickiewicza). Uiszczanie opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania obowiązuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz soboty od 9:00 do 14:00. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w niedziele i dni świąteczne. 1.2. Obowiązujące stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechanów nr 73/IX//07 z dnia 28.6.2007 roku (z późn. zm.) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” – zwaną „uchwałą” w dalszej treści SIWZ – są następujące: 1) 0,50 PLN – do pół godziny parkowania z zastrzeżeniem iż wniesienie opłaty za kolejne ½ h postoju wynosi 1,00 PLN 2) 1,50 PLN – za pierwszą godzinę parkowania, 3) 1,80 PLN – za drugą godzinę parkowania, 4) 2,10 PLN – za trzecią godzinę parkowania, 5) 1,50 PLN – za każdą następną godzinę parkowania (powyżej trzech godzin), 6) 5,00 PLN – opłata zryczałtowana za całodzienne parkowanie w SPP, 7) 250,00 PLN – za zastrzeżone stanowisko postojowe „koperta” w okresie miesięcznym, 8) abonamenty: tygodniowy – od każdego pojazdu sam. osobowego – 25,00 PLN 2-tygodniowy – od każdego pojazdu sam. osobowego – 40,00 PLN 3-tygodniowy – od każdego pojazdu sam. osobowego – 55,00 PLN miesięczny - od każdego pojazdu sam. osobowego – 65,00 PLN roczny (identyfikator) dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy i zamieszkującego w granicach SPP – 20,00 PLN 9) Opłata dodatkowa za nieopłacenie parkowania: — za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 PLN. Opłata ta ulega obniżeniu do kwoty 20,00 złotych w przypadku, gdy opłata ta zostanie uiszczona w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, — za przekroczony czas parkowania w SPP pobiera się opłatę w wysokości 15,00 PLN. 1.3. Strefa posiada 503 miejsca postojowe w tym 21 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 1.4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie stanowić kwota jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy od każdego 1 000,00 PLN udokumentowanych wpływów miesięcznych. 1.5. Opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP będą pobierane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania do czasu przekazania aktualnej bazy wezwań Zamawiającemu w celu prowadzenia dalszej windykacji. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania w Ciechanowie poprzez obsługę istniejących 18 parkometrów stanowiących własność Zamawiającego. Usługi wykonywane będą w granicach administracyjnych miasta Ciechanów. Wykaz parkometrów na terenie SPP w Ciechanowie przedstawiono w załączniku nr 9. 2.2. Zakres zamówienia ponadto obejmuje: a)Przeprowadzenie analizy istniejącej SPP pod względem funkcjonalności parkometrów oraz oznakowania pionowego. b) Opracowanie wzorów identyfikatorów dla mieszkańców i kart abonamentowych. c) Koordynowanie całości problematyki w trakcie prowadzenia SPP, w szczególności: — organizacja wykonawstwa, — koordynacja poczynań ewentualnych podwykonawców, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2.9 SIWZ, — dostawa i montaż wszystkich materiałów, maszyn i urządzeń, potrzebnych do realizacji zamówienia, — wykonanie wszelkich prac związanych z dostosowaniem terenu SPP do jej właściwego funkcjonowania. d) Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, rozruchu, e) Zorganizowanie i wyposażenie biura SPP zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale III pkt 4 SIWZ. f) Prowadzenie i administrowanie SPP zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdz. III pkt 5 SIWZ, gwarantującymi jej właściwe funkcjonowanie w okresie realizacji niniejszego zamówienia. 3. Wymagania techniczne dla urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych w przypadku wymiany istniejących lub rozszerzenia obszaru SPP. 3.1. Wymaga się, aby urządzenie do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkometr): 1) posiadało bezprzewodowe zasilanie, gwarantujące ciągłą eksploatację przez okres minimum 9 miesięcy, 2) posiadało zabezpieczenie przed: a) fałszowaniem dowodów wpłat, b) kradzieżą i wandalizmem, 3) akceptowało uiszczenie opłat monetami, pobór opłat w systemie liniowym, 4) spełniało wymagania określone w Polskich Normach w zakresie: a) bezpieczeństwa, b) odporności na uszkodzenia mechaniczne, c) niezakłóconego działania i wytrzymałości w trakcie pracy na otwartej przestrzeni w naszym klimacie, 5) posiadało na obudowie czytelne etykiety (napisane w języku polskim, angielskim i niemieckim) z informacjami o stawkach opłat parkingowych i godzinach obowiązywania opłat w SPP oraz wszelkie niezbędne informacje zapewniające poprawną obsługę, 6) posiadało system monitorowania pracy serwisu technicznego oraz służb kontrolnych polegających na zastosowaniu specjalnej karty elektronicznej przypisanej do danego pracownika poprzez unikatowy numer, po użyciu której parkometr drukuje bilet stanowiący dowód obecności pracownika w określonym dniu i godzinie przy danym parkometrze oraz zapisuje ten fakt w swojej pamięci. Otwarcie drzwi parkometru bez użycia w/w karty musi spowodować zapis w pamięci parkometru zdarzenie nieautoryzowanego otwarcia. 7) dokumentowało wpływy z tytułu parkowania, czas opłaconego parkowania oraz: a) dane specyficzne dla urządzeń (nazwy i numery, miejsce ustawienia, daty oddania do użytku, zmiany dot. nowego miejsca instalacji urządzeń, demontażu itd.), b) liczbę wydanych biletów, c) aktualną sumę przychodów, d) informację o statusie każdego automatu (sprawny, niesprawny), e) meldunek o rodzaju usterki (np. brak papieru, awaria), f) aktualną zawartość kasetki, g) inne informacje niezbędne do właściwej realizacji niniejszego zamówienia, 8) drukowało jednoczęściowy bilet parkingowy informujący o dacie, czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania, miejscu parkowania, kolejnym numerze biletu (zapisanym w postaci alfanumerycznej), wysokości przyjętej wpłaty, sposobie umieszczenia go w pojeździe oraz numerze kontaktowym Wykonawcy. 3.2. Nie dopuszcza się przy rozszerzaniu SPP lub przy konieczności wymiany istniejących urządzeń, urządzeń używanych - wszystkie urządzenia przeznaczone do realizacji zadania będą fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania - spełniające wszystkie wymagania określone w rozdz. III pkt 3.1. 3.3. W przypadku nowo ustawionych urządzeń po okresie realizacji zamówienia parkometry stają się własnością Zamawiającego. 3.4. Minimalną ilość parkometrów do obsługi obszaru SPP określono na 18 sztuk. 3.5. Wszystkie urządzenia winny być w jednym kolorze i o tej samej wysokości. Wskazane jest, aby urządzenia były dobrze widoczne na ulicy. 4. Wymagania dotyczące zorganizowania i wyposażenia biura SPP. 4.1. Utworzenie biura SPP na obszarze strefy określonej uchwałą. 4.2. Wyposażenie biura SPP w urządzenia niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania: 1) komputer klasy PC o wymaganiach niezbędnych do obsługi programu komputerowego służącego do prowadzenia windykacji za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania wraz z: a) nagrywarką DVD, b) przeglądarką do zdjęć, 2) telefon z faksem, 3) kserokopiarka, 4) dwa aparaty fotograficzne o minimalnej rozdzielczości 5 megapiksela. 5) program komputerowy służący do prowadzenia windykacji za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania 6) dwie liczarki bilonu 4.3. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wzorów zawiadomień o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty obligujących do uiszczenia opłaty dodatkowej na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007., Nr 19 poz. 115 z zm.), 2) uchwały Nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.6.2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” (z późn. zm.). 4.4. Stworzenie w biurze SPP komputerowej bazy danych, niezbędnej do rzetelnej kontroli wszystkich wpływów z opłat parkingowych, 4.5. Stworzenie w biurze SPP komputerowej bazy wystawionych zawiadomień o nieuiszczeniu opłaty parkingowej lub nieprzedłużeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP, 4.6. Stworzenie w biurze SPP fotograficznej bazy potwierdzającej datę i miejsce postoju pojazdu dokumentującej wystawienie zawiadomienia, 4.7. Dysponowanie minimum 1 pracownikiem biurowym (1 osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia) oraz 2 kontrolerami – przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia, przeszkolenie ich, umundurowanie i wyposażenie, 4.8. Zorganizowanie służb serwisowych. 5. Wymagania dotyczące prowadzenia i administrowania spp – obowiązki wykonawcy zamówienia. 5.1. Pobieranie opłat za parkowanie przy wykorzystaniu parkometrów zainstalowanych w SPP oraz opłat dodatkowych określonych uchwałą nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.6.2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” (z późn. zm.). 5.2. Dystrybucja i ewidencjonowanie sprzedaży abonamentów tygodniowych, miesięcznych, mieszkańca (identyfikator), opłat zryczałtowanych za parkowanie w SPP oraz miejsc zastrzeżonych (stanowisko postojowe „koperta”). 5.3. Dokumentowanie wszystkich wpływów oraz raportów dochodowych SPP do celów rozrachunkowych z Zamawiającym. 5.4. Bieżące kontrolowanie uiszczania opłat za postój. 5.5. Wypisywanie zawiadomień informujących o nieuiszczeniu opłaty za parkowanie lub nieprzedłużeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP obligujących do zapłaty opłaty dodatkowej i umieszczanie ich za wycieraczką samochodu. 5.6. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej datę i miejsce postoju pojazdu (fotografia winna wyraźnie wskazywać datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczny element infrastruktury miasta pozwalający w sposób jednoznaczny określić faktyczne miejsce postoju pojazdu) oraz potwierdzającej umieszczenie wystawionego wezwania za wycieraczką pojazdu i brak biletu parkingowego lub utratę jego ważności. 5.7. Rozpatrywanie reklamacji. 5.8. Codzienna aktualizacja komputerowej bazy danych o wystawione w danym dniu zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty parkingowej lub nieprzedłużeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP. 5.9. Codzienna aktualizacja bazy fotograficznej 5.10. Przekazywanie Zamawiającemu wszystkich kopii wystawionych zawiadomień o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas w SPP. celem sprawdzenia dokonanych wpłat, ich ewidencji i dalszego dochodzenia przez Zamawiającego należności wg przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przekazywanie winno odbywać się nie później niż w trzecim dniu po zakończeniu miesiąca. 5.11. Przekazywanie Zamawiającemu aktualnej bazy wystawionych zawiadomień nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 5.12. Przegrywanie na płytę DVD i przekazywanie Zamawiającemu aktualnej bazy fotograficznej za miniony miesiąc w czasie do trzeciego dnia kolejnego miesiąca. 5.13. Tworzenie kopii bezpieczeństwa na płytach CD lub DVD nie rzadziej niż: 1) jeden raz na tydzień dla bazy wystawionych zawiadomień, 2) jeden raz na miesiąc dla bazy fotograficznej. 5.14. Zagwarantowanie na własny koszt i ryzyko bezpiecznego dowiezienia do banku pieniędzy pobranych z parkometrów i opłat, celem dokonania wpłaty na konto Zamawiającego. 5.15. Wpływy z parkometrów winny być wpłacone na konto Zamawiającego w dniu ich pobrania z automatów, a pozostałe wpływy kasowe z SPP w dniu ich pobrania lub w pierwszym dniu roboczym następującym po ich pobraniu. Rozliczenie całości wpływów nastąpi po zakończeniu miesiąca. 5.16. Dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący między innymi naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych lub ich elementów, części zamiennych, oznakowanie urządzeń nieczynnych oraz wyposażenie SPP w dodatkowe urządzenia do poboru opłat parkingowych w przypadku jej rozszerzenia. 5.17. Usuwanie wszelkich awarii w SPP w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, z zastrzeżeniem, iż wszelkie szkody w zakresie oznakowania, awarii, kradzieży czy uszkodzenia urządzeń SPP, kradzieży kasetek z pieniędzmi usuwa na swój koszt Wykonawca oraz będzie dochodzić na własny koszt i we własnym zakresie odszkodowania od osoby, która ww. szkody spowodowała. 5.18. Usuwanie uszkodzeń parkometru w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu (z wyłączeniem awarii, dla których czas naprawy określa się na 12 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunku powiadomienia Zamawiającego). 5.19. Zagwarantowanie nieodpłatnych dostaw części zamiennych od producenta urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, wszelkich materiałów eksploatacyjnych w okresie realizacji umowy. 5.20. Ponoszenie wszystkich kosztów związanych ze zmianą opłat za parkowanie w SPP (np. koszty zmiany tablic i programów urządzeń do pomiaru czasu parkowania i inne) oraz wszelkich kosztów modernizacji urządzeń. 5.21. Regularne czyszczenie i utrzymywanie w estetycznym stanie parkometrów, usuwanie szkód spowodowanych wandalizmem, kradzieżą. 5.22. Koordynowanie napraw i prac serwisowo – nadzorczych. 5.23. W przypadku konieczności - demontaż i usunięcie niepotrzebnych urządzeń do poboru opłat parkingowych wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego 5.24. Utrzymywanie w dobrym stanie, odnawianie, bieżąca konserwacja znaków drogowych oznakowania poziomego i pionowego SPP wraz z bieżącym aktualizowaniem oznakowania. 5.25. Codzienna kontrola czytelności i pełności oznakowania. 5.26. Przedstawianie Zamawiającemu informacji dotyczących funkcjonowania i rozwoju SPP w formie pisemnej przynajmniej raz na miesiąc. 5.27. Współpraca ze Strażą Miejską i Policją. 5.28. Utrzymanie czystości całego obszaru SPP ze szczególnym uwzględnieniem miejsc parkingowych w obszarze SPP prowadzone przez cały rok z rozróżnieniem okresu letniego i okresu zimowego. Za okres letni uważa się okres od 16 kwietnia do 31 października. Pozostały okres traktowany jest jako okres zimowy. 1) Zakres prac w okresie letnim obejmuje: grabienie opadłych liści, ręczne zbieranie drobnych nieczystości, ręczne lub mechaniczne zamiatanie parkingów. 2) Zakres prac w okresie zimowym obejmuje: odśnieżanie i usuwanie nadmiaru śniegu oraz śliskości (wraz z ich wywozem) z całego obszaru strefy, które należy rozpocząć niezwłocznie po ustąpieniu opadów śniegu lub innych zjawisk pogodowych powodujących śliskość. Dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godzin, błota pośniegowego do 6 h po ustaniu opadu. W trakcie długotrwałego opadu śniegu prace te należy prowadzić na bieżąco, tak aby nie dopuścić do zalegania zasp śnieżnych. Do posypywania parkingów i chodników należy stosować wyłącznie piasek. Doczyszczenie pozimowe z piasku należy wykonać nie później niż do końca kwietnia. W przypadku wystąpienia dni bez śniegu należy wykonywać prace jak w okresie letnim. Prace wymienione w pkt 1 i 2 winny być wykonane w taki sposób, aby gwarantowały bezpieczny dostęp do parkometrów i miejsc parkingowych. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany obszaru SPP.

street: pl. Jana Pawła II 6

City Parking Group S.A.

street: ul. Budowlanych 3


name: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden p/a Het NIC B.V.

title: Vaste verbindingen en mobiele telefonie.

title: EG.103235/DB?-?RDOGHM - Levering van vaste verbindingen en mobiele telefonie die aansluiten op de VOIP infrastructuur.

description: RDOG HM voert een Europese aanbesteding uit voor de levering van vaste verbindingen en mobieletelefoniedie aansluiten op de VOIP infrastructuur. Hierbij dienen tevens abonnementen ten behoeve vanmobieletelefonie te worden geleverd.

awardCriteriaDetails:
Gestelde Eisen (zie V.1.2): 850
Gestelde Wensen en Open Vragen (zie V.1.2): 150

street: Postbus 670

countryName: NL

KPN BV

street: Postbus 30000


name: Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.

title: Servicios de consultoría y asistencia técnica para la vigilancia y control de la ejecución de las obras: 1º Colectores de Villarrubia de los Ojos, y 2º Estanque de tormentas de Fuente El Fresno, pertenecientes a la actuación de "Saneamiento y depuración de los municipios de las Tablas de Daimiel" Ciudad Real.

awardCriteriaDetails:
Primera Fase: valoración de criterios cuantificables en función de un juicio de valor (sobre B): 50
Segunda Fase: Valoración de criterios cuantificables de forma automática (sobre C: Oferta económica): 50

street: Calle Camilo José Cela, 2 entreplanta


title: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zgierz oraz spłtę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 400 000 PLN.

description: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zgierz oraz spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 400 000 PLN. Okres kredytowania - 120 miesięcy. Spłata kapitału w ratach miesięcznych - 120 rat po 45 000 PLN każda rata. Pierwsza rata płatna do 31.1.2012 r, a ostatnia rata płatna do dnia 31.12.2021 r. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresie, za który naliczane są odsetki.Wysokość stopy procentowej równa się średniej arytmetycznej stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR !M) ze wszystkich dni roboczych miesiąca poprzedzajacego miesiąc, za który są naliczane odsetki oraz marża banku. Zamawiajacy zastrszega sobie mozliwość wykorzystania kredytu w kilku transzach. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu.

Gmina Zgierz

street: ul. Łęczycka 4

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

street: ul. Długa 62a


title: Europese aanbesteding voor het leveren van print- en kopieervoorzieningen voor de gemeente Nijkerk.

description: Het leveren van print- en kopieervoorzieningen.

awardCriteriaDetails:
Kwaliteit: 65
Prijs: 35

mainProcurementCategory: goods

Gemeente Nijkerk

street: Postbus 1000

Océ-Nederland B.V.

street: Postbus 800


title: Fabricación y suministro del módulo de RF prototipo del sistema de radiofrecuencia del acelerador IFMIF-EVEDA.

title: Fabricación y suministro del módulo del RF prototipo del sistema de radiofrecuencia del acelerador IFMIF-EVEDA.

procurementMethod: direct

CIEMAT

street: Avda. Complutense, 22

Indra Sistemas, S.A.

street: Mar Egeo, 4


name: Ministero della Difesa direzione generale degli armamenti navali

title: T 1244 fornitura di 1 battello pneumatico con chiglia in vetroresina da metri 6, completo di motore fuori bordo da 115 HP e carrello per il trasporto, e di 3 battelli pneumatici con chiglia in vetroresina da metri 5,50, completi di motore fuori bordo da 60 HP.

title: T 1244.

description: Fornitura di 1 battello pneumatico con chiglia in vetroresina da metri 6, completo di motore fuori bordo da 115 HP e carrello per il trasporto, e di 3 battelli pneumatici con chiglia in vetroresina da metri 5,50, completi di motore fuori bordo da 60 HP.

street: piazzale della Marina 4

countryName: IT

Zodiac International SASU

countryName: FR


name: JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.

title: Serwety i podkłady.

description: Serweta sterylna do biopsji 75*75. Serweta sterylna do biopsji 75*90. Podkład z włókniny. Podkład higieniczny. Podkład higieniczny.

title: Czepki, maski, ściereczki, pokrowce.

description: Pokrowce na obuwie. Czepek chirurgiczny na gumce. Maska chirurgiczna. Myjka jednorazowa dla pacjentów. Ściereczka. Ściereczka sterylna. Czepek chirurgiczny wiązany. Sterylna taśma włókninowa. Zarękawnik chirurgiczny sterylny. Pokrowce na aparaturę. Pokrowce na przewody sterylne Tubus. Pokrowce na aparaturę. Pokrowce na stolik Mayo. Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę. Okrycia termiczne. Pościel jednorazowa.

title: Maski, czepki, fartuchy.

description: Maska chirurgiczna typu Fluidsheld (EN 14683 II R). Maska chirurgiczna typu Fluidsheld (EN 14683 II R). Maska chirurgiczna i respirator Fluidshield *PRF95*. Fartuch ochronny. Czepek chirurgiczny. Buty ochronne.

title: Podkład wysokochłonny.

title: Zestaw do zabiegu angiografii.

title: serwety, obłożenia, zestawy

description: Serweta operacyjna 75*90. Serweta operacyjna 150*200. Obłożenia do operacji serca o wym. 200*390 cm. Zestaw do angiografi (rozruszniki i ablacja). Zestaw do kardiochirurgii. Zestaw do zabiegów pediatrycznych. Zestaw do zabiegów hybrydowych. Zestaw do pobrań. Zestaw do wkłuć głębokich. Zestaw do wkłuć głębokich dzieci.

title: Fartuchy, mundurki

description: Fartuch jednorazowy, niesterylny. Fartuch zabiegowy. Fartuch chirurgiczny. Fartuch do zabiegów operacyjnych. Mundurki. Mundurki.

title: Dostawa jednorazowych artykułów z zakresu aseptyki sali operacyjnej i szpitala.

description: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów z zakresu aseptyki sali operacyjnej i szpitala zawartych w aptekach od nr 1 do nr 7 odpowiadajace parametrom umieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

street: M.C. Skłodowskiej 9

street: ul. Zwycięstwa 17 a

P.P.H.U. Drugaz Jacek Majewski

street: ul. Żeromskiego 44

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

street: ul. Tysiąclecia 14


title: Suministro e instalación de 2 equipos de radiosondeo.

Agencia Estatal de Meteorología

street: C/ Leonardo Prieto Castro, 8

Vaisala Oyj

street: Vanha Nurmijärventie 21

countryName: FI


name: Productos Especiales de Neomedic Internacional SL

title: Lote adjudicado: INU08.

title: Lote adjudicado: INU02.

title: Lote adjudicado: INU06B.

title: Lote adjudicado: INU07.

title: Lote adjudicado: INU01.

title: Lotes adjudicados: INU03, INU04, INU05.

title: Suministro de prótesis de incontinencia urinaria y prolapso.

description: Prótesis de incontinencia urinaria y prolapso.

awardCriteriaDetails:
Precio: 50
Aspectos técnicos y funcionales: 40
Otros elementos: 10

name: Corporació Sanitària Parc Taulí y la entidad adherida Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

street: parc Taulí, 1, edificio La Salut, Oficina de contratación

name: Dirección de Economía, Finanzas y Patrimonio


name: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

name: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

title: Leczenie szpitalne – choroby płuc - hospitalizacja powiat bartoszycki.

title: Ogłoszenie nr 14-11-000650/SZP/03/1/03.4272.030.02/2 o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

description: Ogłoszenie nr 14-11-000650/SZP/03/1/03.4272.030.02/2 o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 w rodzaju leczenie szpitalne.

procurementMethod: selective

street: ul. Wyszyńskiego 11


name: Επιτροπή Προμηθειών Υγείας-Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

title: ΕΠΥ 2/2011.

description: 1. Ciprofloxacin 400 mg/200 ml SOL INJ 2. Ciprofloxacin 200 mg/100 ml SOL INJ 3. Omeprazol CAPS 20 4. Omeprazol 40 mg SOL INJ 5. Filgrastim 30 MU/ 0,5 ml PF. SYR 6. Filgrastim 48 MU/ 0,5 ml PF. SYR 7. Meropenem 1 000 mg SOL 8. Meropenem 500 mg SOL INJ 9. Epirubicin 50 mg SOL INJ 10. Paclitaxel 30 mg SOL INJ 11. Paclitaxel 100 mg SOL INJ 12. Piperacillin sodium, tazobactam sodium (2+0,25) G SOL INJ 13. Piperacillin sodium, tazobactam sodium (4+0,5) G SOL INJ 14. Oxaliplatin 50 mg SOL INJ 15. Oxaliplatin 100 mg SOL 16. Teicoplanin 200 mg SOL INJ 17. Teicoplanin 400 mg SOL INJ 18. Ondansetron 4 mg SOL INJ 19. Ondansetron 8 mg SOL INJ 20. Ondansetron 8 mg TAB 21. Carboplatin 150 mg SOL INJ 22. Somatostatin 3 mg SOL INJ 23. Olanzapine 5 mg TAB 24. Olanzapine 10 mg TAB 25. Olanzapine 20 mg TAB

street: Ζαχάρωφ 3

countryName: GR


currency: RON

name: Administratia Domeniului Public Sector 6

title: Furnizare si montare panouri gard metalic.

street: Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sector 6

countryName: RO

Gida Prod Serv SRL

street: str. Padesu, nr. 17


name: SPZOZZZLO IZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

title: Ortopedia i tarumatologia narządu ruchu - hospitalizacja.

title: Rokowania - ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja w tym H01, H02.

description: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja w tym H01, H02.

awardCriteriaDetails:
Jakość: 20
Kompleksowość: 10
Dostępność: 5
Ciągłość: 10
Cena: 30

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

street: ul. Chałubińskiego 8

street: Witosa 2


name: ASVO SpA - Ambiente servizi Venezia Orientale

title: Servizio di raccolta e trattamento di rifiuti ingombranti. CIG 34711671A0.

street: via Daniele Manin 63/A

Ecolfer SRL

street: via Lino Zecchetto, 29/31


name: Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

title: Affidamento servizi aggiuntivi presso i siti archeologici della soprintendenza per i beni archeologici di Salerno Avellino Caserta e Benevento.

description: Svolgimento servizi di biglietteria, guardaroba, controllo accessi, book shop, visite guidate etc.

awardCriteriaDetails:
disegno generale: 15
biglietteria - guardaroba: 15
audio guide - didattica: 15
mostre/eventi: 10
book shop: 15

street: via Eldorado, 1

Consorzio Arte'M Net

street: via Giovanni Capurro 1


name: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

title: Niesegregowane odpady komunalne

description: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01.

title: Zmieszane odpady

description: — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów, wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07, — odpady z remontów i przebudowy dróg o kodzie 17 01 81, — odpady z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03, — odpady ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06.

title: Odpady nie ulegające biodegradacji

description: — skratki o kodzie 19 08 01, — inne odpady nieulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03.

title: Odpady wielkogabarytowe

description: — odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07.

title: Przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania.

description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjęcia odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiazującymi w tym zakresie przepisami.

street: ul. Dantyszka 13


title: Sprzedaż i dostawa słupów, źerdzi i belek ustojowych.

description: Sprzedaż i dostawa słupów, źerdzi i belek ustojowych zgodnie z SIWZ.

Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu

street: al. Wolności 8

Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

street: Kuzki 14a


name: Van Dijk Management Consultants (VDMC), Arcadia International E.E.I.G., BiPRO GmbH

name: European Commission, Enterprise and Industry DG, Directorate G — Chemicals, metals, mechanical, electrical and construction industries; Raw materials, Unit G2 — Chemicals — classification and labelling, specific products, competitiveness

title: Study on options to fully harmonise the EU legislation on fertilising materials including technical feasibility, environmental, economic and social impacts

title: ENTR/G2 — study on options to fully harmonise the EU legislation on fertilising materials including technical feasibility, environmental, economic and social impacts.

description: To provide technical support to assess regulatory options for completing the internal market of mineral and organic fertilisers while ensuring a high level of protection of human health and the environment in addition to agronomic efficiency.

awardCriteriaDetails:
Understanding: to assess the degree to which the tender shows a clear understanding of the objectives and tasks involved as well as the content of the deliveries: 40
Methodology: to assess the applicability, clarity, consistency, quality and originality of the ideas of the proposal: 40
Project management: to be assessed as regards the organisation of the work, the time allocated to each person involved and the availability of resources for the completion of the contractual tasks at the required times: 20

countryName: BE

street: avenue Louise 250


name: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

title: Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia i sygnalizacji świetlnej ulic, budynków oraz systemów nadzoru i informacji komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

description: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, ulicznej sygnalizacji świetlnej oraz wybranych obiektów Zamawiającego usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszcz, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami do SIWZ. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD): ENEA Operator Sp. z o.o. i PKP Energetyka S.A.

street: ul. Toruńska 174a

ENEA S.A.

street: ul. Nowowiejskiego 11


name: IREN SpA (in nome e per conto di AEM Torino Distribuzione SpA)

title: Procedura aperta n. 3855 - fornitura di cavo elettrico MT.

description: Fornitura di cavo elettrico MT ARE4H5EX 3x1x185 12/20 kV secondo specifica ENEL DC 4385/2.CIG n. 2208534BE6.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Corso Svizzera 95


name: Firma Prywatna Tompol Tomasz Blomberg, Konserwacja Zabytków Mathes & Mathes Małgorzata Sadowska-Mathes

title: Rewaloryzacja wnętrz Kościoła Św. Jana w Gdańsku obejmująca prezbiterium i transept.

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i towarzyszących robót budowlanych wramach zamówienia pod nazwą Rewaloryzacja wnętrz Kościoła Św. Jana w Gdańsku, obejmująca prezbiterium i transept, w ramach Projektu „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6: Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) prace konserwatorsko – restauratorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie zabytkowej substancji wnętrza kościoła, wyeksponowanie wartości estetycznych zabytku, w tym uzupełnienie jego elementów; a) renowacja sklepień w prezbiterium i transepcie; b) renowacja ścian i filarów prezbiterium; c) renowacja ścian i dwóch filarów w transepcie; d) renowacja wrót (drzwi) na ścianie wschodniej; e) renowacja okien w transepcie i prezbiterium; 2) prace budowlano – konserwatorskie; a) demontaż prowizorycznych korytek kablowych i przełożenie instalacji elektrycznej zasilającej silniki rolet oraz kable do głośników i kamer; b) rekonstrukcja dwóch drzwi w ścianie prezbiterium prowadzących do klatek schodowych; c) ustawienie rusztowań; 3) sporządzenie dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9.6.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150, poz. 1579)

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

street: ul. Korzenna 33/35

street: ul. Volty 11


title: Szczegółowe opracowanie prac konkursowych pierwszego i drugiego etapu, wybranych w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej, oraz nadzór autorski nad realizacją robót, w części: wykonanie projektów budowlanych nowych i adaptowanych obiektów oraz projektów rozbiórek dotychczasowych obiektów kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej.

description: Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie prac konkursowych pierwszego i drugiego etapu, wybranych w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej, oraz nadzór autorski nad realizacją robót, w części: wykonanie projektów budowlanych nowych i adaptowanych obiektów oraz projektów rozbiórek dotychczasowych obiektów kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej.

Muzeum Wojska Polskiego

street: Al. Jerozolimskie 3

„WXCA” Sp. z o.o.

street: ul. Górczewska 242 lok. 9


title: CA0811001514 mantenimiento SW SAP 2011.

title: CA0811001514 mantenimiento SW SAP 2011.

description: Mantenimiento SW SAP 2011.

Endesa Sociedad Anónima

street: ribera del Loira, 60


title: Servicio de limpieza de centros públicos, dependencias municipales, instalaciones deportivas y otras del Ayuntamiento de Totana. Expte 73/10.

description: Prestación del servicio de limpieza de edificios municipales según detalle.

awardCriteriaDetails: conjugar el precio de licitación, con la obligación de subrogar el personal descrito en el qnexo I del Pliego de Condiciones Administrativas de este procedimiento, con una reducción del 11,65 % de la jornada, determinando que servicios del Pliego Técnico se verian afectados: 100

Ayuntamiento de Totana

street: plaza de la Constitución, nº 1 (Murcia)


name: Centrum Onkologii-Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie

title: Dostawa akcesoriów pasujących do systemu stereotaktycznego Mammotest Siemens.

title: Dostawa akcesoriów pasująych do systemu stereotaktycznego Mammotest Siemens Pn-140/11/IM.

description: Akcesoria pasujące do systemu stereotaktycznego Mammotest Siemens: igły biopsyjne, prowadnice, znaczniki itp.

awardCriteriaDetails:
Cena: 60
Jakość: 40

street: ul. W.K. Roentgena 5

Bard Poland Sp. z o.o.

street: ul. Osmańska 14


title: Gestione operativa polo integrato degli animali d'affezione.

description: Gestione operativa polo integrato degli animali d'affezione e relativo servizio di recupero animali randagi vaganti e/o feriti attivo 24 ore su 24, incluse le giornate festive e prefestive.

Comune di Parma

street: largo Torello De' Strada n. 11/A


title: Element II.

description: Dostawa oleju opałowego dla JW Grudziądz.

title: Element I.

description: Dostawa oleju dla Wojskowych Administracji Koszar w Bydgoszczy i Łasku.

title: Element III.

description: Dostawa oleju opałowego dla JW Toruń.

title: Element IV.

description: Dostawa oleju opałowego dla JW Zgierz.

title: Dostawa oleju opałowego.

description: Dostawa oleju opałowego.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

street: ul. Podchorążych 33

Petromot

street: ul. Konińska 45

Petrolis Sp. z o.o.

street: ul. Władysława Jagiełły 10a/204


title: Wybór Generalnego Wykonawcy dla budowy I etapu obiektu dydaktyczno-naukowego Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu pn. „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej - Dobrej - Wiślanej - Browarnej w Warszawie – Etap I”.

description: Przedmiot zamówienia zaplanowany jest do zrealizowania w ramach projektu pt. „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej - Dobrej - Wiślanej - Browarnej w Warszawie - Etap I”, finansowanego przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. Wymogi stawiane realizacji przedmiotu zamówienia i rozliczeń będą dostosowane do wymogów Instytucji Wdrażającej. Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

mainProcurementCategory: works

Uniwersytet Warszawski

street: Krakowskie Przedmieście 26/28

Warbud S.A.

street: Al. Jerozolimskie 162 A


name: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Politech” Sp. z o.o.

title: Liczniki statyczne trójfazowe bezpośrednie energii czynnej, wielotaryfowe, z zegarem wewnętrznym, profilem mocy, dla odbiorców komunalnych.

title: Liczniki statyczne jednofazowe bezpośrednie energii czynnej, wielotaryfowe, z zegarem wewnętrznym, profilem mocy, dla odbiorców komunalnych

description: Liczniki statyczne jednofazowe kWh, wielotaryfowe, z zegarem wewnętrznym, profilem mocy: 16 500 szt.

title: Dostawa liczników statycznych energii elektrycznej dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

description: Zamówienie zawiera 2 zadania: 1. Liczniki statyczne jednofazowe kWh, wielotaryfowe, z zegarem wewnętrznym, profilem mocy: 16 500 szt, 2. Liczniki statyczne trójfazowe kWh, wielotaryfowe, z zegarem wewnętrznym, profilem mocy: 29 500 szt.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

street: ul. 8-go Marca 8

JM-TRONIC Sp. z o. o.

street: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 lok. 230

street: ul. Budowlana 3


name: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

title: Servicio para el sistema de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía previstas para el año 2012, así como otros servicios complementarios.

awardCriteriaDetails:
Criterios dependientes de un juicio de valor: 55
Criterios dependientes de la aplicación de fórmulas: 45

street: PLAZA NUEVA, 4

Indra Sistemas, SA

street: avenida de Bruselas, nº 35


name: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

title: ΔΥΠΠ- 9040052 προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη.

description: Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 34.180 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ βορείου συστήματος για δύο (2) έτη.

street: Σολωμού 56


name: Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Secretaría General Técnica.

title: Suministro de energía eléctrica de alta tensión para los edificios administrativos de las delegaciones provinciales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

description: Contratación de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los edificios administrativos de las delegaciones provinciales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

awardCriteriaDetails: PCAP: 100

street: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/nº


name: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

title: Świedczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

description: 1. Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: — odbiór bielizny do prania w siedzibie Zamawiającego, — moczenie, pranie, dezynfekcję, prasowanie, suszenie, maglowanie, maglowanie pościeli i odzieży szpitalnej, krochmalenie, — dezynfekcję w komorze dezynfekcyjnej, — dostarczanie czystej bielizny do siedziby Zamawiającego. 4. Orientacyjna ilość bielizny do prania w trakcie obowiązywania umowy to około 648.000,00 kg. Miesięczna ilość to około 18.000 kg. Faktyczną ilość prania określać będą każdorazowo zamówienia. 5. Asortyment prania obejmuje: poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady płócienne, spodnie i bluzy piżamowe, ręczniki zwykłe, ręczniki frotte, worki płócienne, koszule szlafroki, fartuchy, spódnice lekarskie, spodnie lekarskie, pokrowce, pokrowce na materace, materace, koce, kołdry, poduszki, kalesony, bluzy lekarskie, podkoszulki, reformy, skarpety, zasłony, firanki, bieżniki, obrusy, mopy, ściereczki. 6. Bielizna do prania będzie oznakowana i odbierana przez Wykonawcę, posegregowana i pakowana w worki płócienne. Worki do transportu bielizny zabezpieczające potrzeby Zamawiającego zostaną przekazane przez Wykonawcę na czas trwania usługi. 7. Bielizna czysta, zdana do magazynu bielizny musi być również posegregowana i zapakowana w worki. 8. Środki dezynfekujące, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia muszą działać na wirusy, bakterie, grzyby i spory. Środki piorące i dezynfekujące powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające środki do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami - świadectwa rejestracji, zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą nr 93/42/EWG oraz ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2010, nr 107, poz. 679), PZH lub RKI Instytut Roberta Kocha. Proces dezynfekcji powinien zostać przeprowadzony w czasie nie dłuższym niż 10 minut i w temperaturze nie wyższej niż 60°C, potwierdzony odpowiednią opinią (PZH lub RKI). 9. Wykonawca zobowiązany jest do respektowania warunków prania określonych przez producentów odzieży. 10. Odbiór brudnej bielizny i dostawa czystej odbywać się będzie sześć razy w tygodniu oprócz niedziel i świąt w godzinach od 7:00 do 9:00. 11. Czas wykonywania usługi pralniczej nie powinien przekraczać 24 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi w trybie pilnym, w czasie nie dłuższym niż 8 godzin, od momentu odbioru od zamawiającego brudnej bielizny do momentu przekazania do magazynu szpitala bielizny czystej. 12. Zamówienia na usługi wykonywane w trybie pilnym nie mogą przekraczać w ciągu okresu obowiązywania umowy 5 % ilości określonej w pkt. 4. 13. Ocena stanu bielizny kwalifikującej się do kasacji będzie dokonywana przez odpowiednie służby Zamawiającego. 14. Całość odzieży fasonowej oraz bielizny płaskiej która jest własnością Zamawiającego, będzie oznakowana przez Wykonawcę w systemie kodów kreskowych oraz zostanie wprowadzona do systemu, który będzie kompatybilny z oprogramowaniem funkcjonującym w pralni Wykonawcy, będzie zapewniał ewidencję stanów pomiędzy szpitalem i pralnią oraz umożliwiał dokładne rozliczenie wykonywanej usługi. W celu zachowania dokładności i precyzji w rozliczeniu i ewidencji znajdującej się w obrocie odzieży i bielizny, Wykonawca wyposaży Zamawiającego na czas realizacji zamówienia w zestaw komputerowy wyposażony w czytnik kodów kreskowych oraz w oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem użytkowanym w pralni Wykonawcy, umożliwiający wgląd w ewidencję bielizny w trybie on-line. Zamawiający zapewni połączenie stanowiska komputerowego z Internetem. 15. Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował pralnią, która posiada pełna barierę higieniczną. 16. Wykonawca musi posiadać komorę do dezynfekcji łóżek, materacy, koców, poduszek itp. asortymentu, w miejscu, gdzie wykonywana jest usługa prania, wraz z aktualnym dokumentem (opinia lub protokół kontroli) PSSE potwierdzającym wykonywanie dezynfekcji bielizny skażonej w komorze dezynfekcyjnej. 17. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował oddzielnymi środami transportu brudnej i czystej bielizny lub środkami transportu posiadającymi szczelną i podzielną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną. Środki transportu muszą posiadać aktualną opinię lub zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzające, że są przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej. 18. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno Epidemiologiczne, PIP, BHP i epidemiologia szpitalna). 19. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialna za bieliznę od chwili jej przyjęcia do prania do chwili jej zwrotu po wykonaniu usługi. 20. W razie awarii urządzeń Wykonawca zabezpieczy wykonanie usługi - posiadanie drugiego obiektu wykonawczego lub umowy z innym Wykonawcą posiadającym dopuszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prania bielizny szpitalnej. 21. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie obowiązywania umowy na własny kosz przeprowadzać badania mikrobiologiczne - wymazy z wypranej pościeli, ubrań z miejsca w którym będzie wykonywał usługę - minimum 2 badania w miesiącu. Badanie zostanie przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po jego wykonaniu. 22. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie obowiązywania umowy na własny koszt przeprowadzać badania skuteczności procesu dezynfekcji komór dezynfekcyjnych w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innej jednostce niezależne, z miejsca gdzie będzie wykonywana usługa - minimum 1 badanie na kwartał. Badanie zostanie przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po jego wykonaniu. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytowania pralni Wykonawcy (zarówno przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej obowiązywania) oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad postępowania w czasie przechowywania i transportu bielizny. 24. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na każde żądanie Zamawiającego zaktualizowane oceny warunków prania bielizny szpitalnej i środka transportu wystawione przez właściwe miejscowo organy SANEPID-u.

awardCriteriaDetails:
Cena: 85
Stałość ceny: 10
Jakość: 5

street: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 C

TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.

street: ul. Płk St. Dąbka 16


name: Konsorcjum firm: Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zielenców Zbigniew Gierańczyk ZPCHr i Gierańczyk Sp. z o.o.

name: Poczta Polska S.A. Jednostka prowadząca postępowanie: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi al. Kościuszki 5/7, Łódź 90-940

title: Kompleksowe usługi porządkowe obiektów i placówek Poczty Polskiej S.A. administrowanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi.

street: ul. Rakowiecka 26

name: Przemysław Oleszczyk, Magdalena Bednarek

street: ul. Deotymy 3/15


title: Dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem do zarządzania.

title: Dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji serwerów typu blade.

title: Dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji macierzy dyskowych,

title: Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Katowice: — część I: dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji macierzy dyskowych, — część II: dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji serwerów typu blade, — część III: dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem do zarządzania.

description: Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Katowice: Część I: dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji macierzy dyskowych, Część II: dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji serwerów typu blade, Część III: dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem do zarządzania. 1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: dostarczenia do Urzędu Miasta oraz zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy. 2. Szczegółowy zakres prac określa: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6a część I, załącznik 6b część II, załącznik 6c do SIWZ); b) Projekty umów (załącznik nr 8a, załącznik nr 8b i załącznik nr 8c do SIWZ).

awardCriteriaDetails:
cena ofertowa: 85
warunki serwisu gwarancyjnego: 15

Miasto Katowice

street: ul. Młyńska 4

ATM S.A.

street: Grochowska 21A

ASCOMP S.A.

street: ul. Christo Botewa 14


title: Suministro: instalación de señalización turística para el plan director de señalización turística del municipio de Guadarrama.

title: Suministro e instalación de señalización turística para el municipio de Guadarrama de acuerdo con el Plan Director de señalización turística del municipio: retirada de carteles actuales, instalación de todos los elementos señalizadores y elaboración y diseño de cada uno de los recursos.

description: Instalación de señalización turística para el plan director de señalización turística del municipio de Guadarrama sujeto a regulación armonizada.

awardCriteriaDetails:
Mejoras: 35
Calidad del producto ofertado: 32
Plan de mantenimiento de la señalizacion: 20
Descripcion tecnica del mobiliario propuesto: 4
Certificados de calidad de la empresa: 3
Muestra señalizacion direccional: 3
Muestra señalizacion direccional peatonal: 3

Ayuntamiento de Guadarrama

street: Plaza Mayor, 5

Señales GIROD, SL

street: PG Vidreres, CTRA. Lloret (sector 2)


name: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu

title: Szkolenie ECDL Start lub równoważne

description: Część I Zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego zgodnie ze standardami Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych START (ECDL Start) lub równoważnego dla 70 uczestników projektu "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – edycja IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komedę OHP w Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku.

title: Podstawowy kurs obsługi komputera

description: Część II Zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie podstawowego kursu obsługi komputera dla 60 uczestników projektu "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – edycja IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komedę OHP w Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku.

title: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego zgodnie ze standardami Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych START (ECDL Start) lub równoważnego oraz podstawowych kursów obsługi komputera dla 130 uczestników projektu "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – edycja IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komedę OHP w Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku.

description: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego zgodnie ze standardami Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych START (ECDL Start) lub równoważnego oraz podstawowych kursów obsługi komputera z materiałami szkoleniowymi do nauki własnej w domu dla 130 uczestników projektu "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – edycja IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komedę OHP w Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku. Za szkolenie równoważne wobec szkolenia ECDL Start uważa się szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu wydawanego i uznawanego, co najmniej we wszystkich krajach UE, posiadającego publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach, oraz udokumentowany system zapewnienia jakości. Postępowanie prowadzone jest w częściach: — część I: Szkolenie ECDL Start lub równoważne, — część II: Podstawowy kurs obsługi komputera. Wszystkie kursy będą odbywały się w grupach liczących maksymalnie 10 osób: — część I – w 7 grupach w: Brodnicy, Inowrocławiu i Toruniu po 1 grupie 10-osobowej; w Bydgoszczy i we Włocławku po 2 grupy 10-osobowe, — część II – w 6 grupach w: Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Toruniu po 1 grupie 10-osobowej; we Włocławku – 2 grupy 10-osobowe. W części I zajęcia odbędą się zgodnie z wymiarem czasu zajęć określonym przez standardy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych START (ECDL Start) lub równoważne, jednak nie mniejszym niż 60 godzin lekcyjnych. W części II zajęcia odbędą się w wymiarze 30 godzin lekcyjnych. Szkolenie w ramach Części I musi być przeprowadzone zgodnie ze standardami dla kursów ECDL Start lub równoważnymi, tj. obejmować co najmniej 4 z 7 wskazanych poniżej zagadnień: — podstawy technik informatycznych wraz z egzaminem teoretycznym, — użytkowanie komputerów wraz z egzaminem praktycznym, — przetwarzanie tekstów wraz z egzaminem praktycznym, — arkusze kalkulacyjne wraz z egzaminem praktycznym, — bazy danych wraz z egzaminem praktycznym, — grafika menedżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem praktycznym, — przeglądanie stron internetowych i komunikacja wraz z egzaminem praktycznym. Wybór czterech modułów dla wszystkich uczestników w każdej grupie nastąpi na pierwszych zajęciach po uzgodnieniach pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Każdy z 4 modułów będzie zakończony egzaminem. Szkolenie musi zawierać nie mniej niż 60 godzin zajęć dydaktycznych. Podział godzinowy na poszczególne, wybrane moduły określi Wykonawca bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać co najmniej 60 godzin szkoleń dla realizacji wszystkich czterech modułów. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia łącznie z kosztami zapewnienia pomieszczeń i sprzętu komputerowego, materiałami szkoleniowymi dla uczestników (multimedialna płyta CD/DVD) oraz kosztami wynikającymi z wydania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych START w wersji papierowej lub równoważnego. Za równoważny uważa się certyfikat wydawany i uznawany, co najmniej we wszystkich krajach UE, posiadający publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach, oraz udokumentowany system zapewnienia jakości. Szkolenie w ramach Części II musi obejmować elementarne przygotowanie uczestników do pracy z komputerem, zastosowania programów komputerowych, dostosowanych do wieku uczestników (wraz z towarzyszącymi im materiałami dydaktycznymi), do tworzenia rysunków, obróbki zdjęć, tekstów i muzyki, naukę wyszukiwania, gromadzenia i przedstawiania informacji, wykonywania prostych obliczeń i symulacji procesów. W ramach powyższych zajęć muszą odbywać się również zajęcia praktyczne np. jak przygotowywać i drukować własną gazetkę czy też jak stworzyć stronę internetową. Konieczne jest dostosowanie tematyki zajęć do umiejętności oraz zainteresowań uczestników. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia łącznie z kosztami zapewnienia pomieszczeń i sprzętu komputerowego, materiałami szkoleniowymi dla uczestników (multimedialna płyta CD/DVD) oraz kosztami wynikającymi z wydania zaświadczenia o ukończeniu podstawowego kursu obsługi komputera.

street: ul. Poznańska 11/13


name: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Borowiecki Dariusz

name: Gabinet Lekarski Wizyty Domowe Grobelny Karol

name: Usługi medyczne w zakresie anestezjologii Horyd Ryszard

name: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Artur Wroński

name: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nowak Marek

name: Zdrowie Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

title: Świadczenie usług medycznych oraz pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgicznym - lekarz specjalista II.

title: Świadczenie usług medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgicznym - lekarz specjalista II.

title: Świadczenie usług medycznych oraz pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym i Kardiologicznym - lekarz specjalista II.

title: Świadczenie usług medycznych oraz pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii - lekarz specjalista II.

title: Świadczenie usług medycznych oraz pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym - lekarz specjalista II.

title: Świadczenie usług medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego S.

title: Świadczenie usług medycznych.

description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w poszczególnych oddziałach oraz świadczenie usług medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 22 części. Usługi medyczne będą świadczone w następujących godzinach: a) od godziny 7:30 do 14:30 w dni robocze; b) od godziny 14:30 do 7:30 dnia następnego w dni robocze; c) od godziny 7:30 do 7:30 dnia następnego w dni świąteczne i wolne; d) od godziny 18:00 do 08:00 dnia następnego w dni robocze; e) od godziny 8:00 do 8:00 dnia następnego lub od 8:00 do 18:00 w dni świąteczne i wolne.

street: ul. Hallera 31

street: ul. Spółdzielcza 6A

street: ul. Rypińska 31

Praktyka Lekarska Paweł Pałdyna

street: ul. Spacerowa 9B

street: ul. Królowej Jadwigi 9

Gabinet Lekarski Józef Kozłowski

street: ul. Willowa 27

street: ul. Plac Plebiscytowy 2

street: ul. Cisowa 6


title: Project N201 - Meerjarig integraal onderhoudscontract, Trajectbeheerdeel-.

description: Het meerjarig integraal onderhoudscontract (MIOC) voor de N201 heeft tot doel om het beheer en onderhoud van de vernieuwde N201, inclusief aansluitende infrastructuur, langjarig (waarschijnlijk 10 jaar) door de markt uit te laten voeren. Voor het MIOC heeft de Provincie Noord-Holland de volgende uitgangspunten gedefinieerd: — het realiseren van een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor weggebruikers van de N201 en omliggende infrastructuur, ten einde te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het Masterplan N201+, — het integraal onderhouden van het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau, — het stroomlijnen van de gefaseerde oplevering van (deel)projecten van het Masterplan N201+ naar adequaat beheer en onderhoud binnen het MIOC, — het faciliteren van een groeiproces waarbij de projectsturing door de Provincie Noord-Holland van een meer directieve, activiteit-gerichte projectorganisatie gedurende de looptijd van de overeenkomst groeit naar een projectorganisatie die meer prestatiegericht en op afstand stuurt.

Provincie Noord-Holland

street: Postbus 3007


title: Leki OTC – do sprzedaży odręcznej dla Apteki Ogólnodostępnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

awardCriteriaDetails:
Cena: 90
Stabilność oferowanych cen (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy: 10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

street: ul. Krakowska 91

Farmacol S.A.

street: ul. Rzepakowa 2


name: "Przewozy Regionalne" spółka z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych Katowice

title: Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji podróżnym na stacji Mikołów.

description: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie na okres 24 miesięcy Wykonawcy usługi na stacji Mikołów w zakresie prowadzenia w imieniu i na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych oraz udzielanie informacji podróżnym w zakresie prawa przewozowego, taryf kolejowych i rozkładu jazdy.

title: Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji podróżnym na stacji Ciasna.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu kasy biletowej na stacji Ciasna w lokalu własnym lub wynajmowanym za wynagrodzeniem w postaci prowizji od przychodów ze sprzedaży usług przewozowych w imieniu i na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach.

title: Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji podróżnym na stacji Koszęcin.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu kasy biletowej na stacji Koszęcin w lokalu własnym lub wynajmowanym za wynagrodzeniem w postaci prowizji od przychodów ze sprzedaży usług przewozowych w imieniu i na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach.

title: Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji podróżnym na stacji Łodygowice Górne.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu kasy biletowej na p.o. Łodygowice Górne w lokalu własnym lub wynajmowanym za wynagrodzeniem w postaci prowizji od przychodów ze sprzedaży usług przewozowych w imieniu i na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach.

title: Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielanie informacji podróżnym oraz dokonywanie dodatkowo bieżących zapowiedzi megafonowych na przystanku osobowym Rzerzęczyce.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu kasy biletowej oraz dokonywaniu bieżących zapowiedzi megafonowych na p.o. Rzerzęczyce w lokalu własnym lub wynajmowanym za wynagrodzeniem w postaci prowizji od przychodów ze sprzedaży usług przewozowych w imieniu i na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach.

title: Agencyjna sprzedaż biletów na stacji Mikołów, Ciasna, Koszęcin, Łodygowice Górne, Rzerzęczyce.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu agencyjnej kasy biletowej w części I na stacji Mikołów, w części II na stacji Ciasna, w części III na stacji Koszęcin, w części IV na stacji Łodygowice Górne i w części V na stacji Rzerzęczyce w lokalu własnym lub wynajmowanym za wynagrodzeniem w postaci prowizji od przychodów ze sprzedaży usług przewozowych w imieniu i na rzecz "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach.

street: ul. Raciborska 58


name: Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima

title: Servicio de identificación automática de buques (AIS) y para el establecimiento de un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.

street: Fruela, 3


name: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων

title: "Φόρτωση και μεταφορά 750.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 350 000 τόνων λιγνίτη από το Νέο Bunker Κομάνου προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα".

street: ΤΘ 21, 23° χιλ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας