title: на обособената позиция Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 0.5 сс (0.5-0.7 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

description: Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 0.5 сс (0.5-0.7 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

title: на обособената позиция Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена клетка, технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm , концентрация на медикамента 1,2 µm /кв.мм, рекойл 4,3%, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9 Fr, дистален шафт полиамид 2,5 Fr, профил на входа на лезията 0.016 ; профил на преминаване: 2,00 мм – 0,032, 2,25 мм – 0,033, 2,5 мм - 0,033, 2,75 мм - 0,034, 3,00 мм - 0,034, 3,50 мм - 0,035, 4,00 мм - 0,035, номинално налягане 10 атм, дебелина на страт при диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 мм -50 µm, при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0мм - 60 µm, размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм

title: на обособената позиция Комплект, включващ: 1) Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar. - 1 брой; 2) Катетър моунт с Г-образен конектор, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,1 mbar

title: на обособената позиция Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване

description: Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, включващ: Тазобедрено стъбло за циментно закрепване Технически характеристики: бедреното стебло трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, и да се придружава от дистален централизатор с 3 крила; материал: неръждаема стомана; размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стебло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стебла с дължина 130 мм с латерален офсет; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване Технически характеристики: пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра да има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка да съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които да улесняват позиционирането на капсулата и да подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване; материал: UHMWPE/S/PMMA; разновидностите на моделите трябва да предлагат възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм. Дистален централизатор с 3 крила, материал PMMA (полиметилметакрилат) Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване - по 2 броя в комплект; Спринцовка за цимент. Феморална глава, съвместима с конус 6 градуса. Материал: неръждаема стомана; размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка

title: на обособената позиция Комплект за първично колянно протезиране, включващ: Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - CoCrMo сплав; дясна и лява конфигурация; по 5 размера всеки;

description: Комплект за първично колянно протезиране, включващ: Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - CoCrMo сплав; дясна и лява конфигурация; по 5 размера всеки;

title: на обособената позиция Комплект 1 брой APS плака, 135°, 5 отвора, L 94 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 5 броя кортикални винтове 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; на резбата 4,5мм; на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; на главата 8,0мм; материал стомана

title: на обособената позиция Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 4 броя кортикални винтове 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; на резбата 4,5мм; на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; на главата 8,0мм; материал стомана

title: на обособената позиция Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване

description: Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване

title: на обособената позиция Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 атм. и линия за високо налягане 10 см.; трипътно кранче; торкер от поликарбонат; У-конектор от поликарбонат, тип push click; метална игла 20Ga - 10 см

description: Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 атм. и линия за високо налягане 10 см.; трипътно кранче; торкер от поликарбонат; У-конектор от поликарбонат, тип push click; метална игла 20Ga - 10 см

title: на обособената позиция Катетър моунт с Г-образен конектор, с порт за аспирация и малък порт за бронхоскопии. Разтегателен, с дължина 10-16см, ф22 мм, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,4 mbar

description: Катетър моунт с Г-образен конектор, с порт за аспирация и малък порт за бронхоскопии. Разтегателен, с дължина 10-16см, ф22 мм, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,4 mbar

title: на обособената позиция Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - натурален латекс, катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см.

description: Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - натурален латекс, катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см.

title: на обособената позиция Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари, които са стимулирани бивентрикулярни. Да притежава автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. Да може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. AT/AF мониторинг.

title: на обособената позиция Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота

description: Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукеухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. С автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. AT/AF мониторинг. В комплекта да са включени: - Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът да е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и да осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха да подпомага видимостта под флуороскопия. Електродът да е с различни конектори. - Ляв биполярен сърдечен електрод с изолация. Фиксиране чрез дисталния S-край, което да осигурява по-добра стабилност, когато електродът се позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 4,3 Fr. Препоръчителен размер на интродюсера 5 Fr. Обвивка, осигуряваща по-добра транзимост на електрода. Освобождаване на 1.0 мг. DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с телесни течности. Подходящ за достъп в малки съдове. Възможност за използване през субселекторен катетър. - Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. - Отделящ се катетър с външно насочване.

title: на обособената позиция Камерка за инвазивно измерване на налягане съвместима с трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм

description: Камерка за инвазивно измерване на налягане съвместима с трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм

title: на обособената позиция Интродюсер сет 8Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка, регулируема хемостатична клапа, протективено покритие, напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - Сван Ганц

description: Интродюсер сет 8Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка, регулируема хемостатична клапа, протективено покритие, напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - Сван Ганц

title: на обособената позиция Инструмент за деструкция на тъкани и хемостаза на съдове с диаметър до 7мм, за конвенционална хирургия, 18см дължина, за еднократна употреба, активация през ръкохватката или с педал, с нож, вграден в инструмента, ротация на ствола до 180 градуса, челюсти с дъговина форма, закривени до 14 градуса и дължина на челюстите 3,6 см

description: Инструмент за деструкция на тъкани и хемостаза на съдове с диаметър до 7мм, за конвенционална хирургия, 18см дължина, за еднократна употреба, активация през ръкохватката или с педал, с нож, вграден в инструмента, ротация на ствола до 180 градуса, челюсти с дъговина форма, закривени до 14 градуса и дължина на челюстите 3,6 см

title: на обособената позиция Имплантируем порт с нисък профил, намалена ширина и ергономична форма, спомагаща за малък разрез и комфорт за пациента, за СЕСТ инжекции и вливане на цитостатици. Да дава възможност за CT инжектиране за образна диагностика до 5 куб. см в секунда при 300 PSI/20atm, рентгенопозитивен. Предварително да не бъдат монтирани порта с катетъра. Размери: 6,6Fr, 8Fr и тегло само на порта - не повече от 5,1 грама.

title: на обособената позиция Имплантируем кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство, предназначен за мониториране и регулиране на сърдечната честота; да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритъм за измерване на прага на предсърдие, дясна и лява камера; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; различни варианти за програмиране на ЛК поляритет на пейсиране - електронно позициониране; алгоритъм за поддържане на бивентрикуларно пейсиране по време на пресърдни фибрилации; AT/AF мониторинг с програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула; доклади с информация до 14 месеца тенденции за: AT/AF ежедневно; камерна честота по време на AT/AF; ръководство предлагащо готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента

title: на обособената позиция CRT-D, разпознаващо VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ

description: CRT-D, разпознаващо VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; AT/AF мониторинг с програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула, в комплект с: 1) Дефибрилиращ биполярен електрод с активна фиксация с франктална структура, стероид елуиран - дексаметазон фосфат, диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койла; 2) Предсърден биполярен електрод: прав или J-форма, с акт. или пасивна фиксация, силикон или комбинация от силикон и полиуретан, стероид елуиран; диаметър 4/5,3Fr; 3) Левокамерен биполярен (унип.) електрод: прав или с предварително зададена форма, стероид елуиран, диаметър 4/5,3Fr; - ръководство предлагащо готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента, в комплект с: - биполярен предсърден електрод с активна/пасивна фиксация, полиуретан-силиконово покритие; диаметър 5,7 Fr и излъчване на кортикостероид; - дефибрилиращ електрод с активна фиксация, с покритие улесняващо преминаването на електрода, стероид елуиран - дексаметазон фосфат, система за по добър сензинг и елиминиране на свръхсензирането; - биполярен електрод за лява камера с възможност за избор на предварително зададена форма; освобождаване на 1.0 mg дексаметазон ацетат, при контакт с телесни течности; диаметри: 4Fr или 5,3Fr; - Комплект от два интродюсера за коронарен синус, с различни кривки с хидрофилна обвивка, с хемостатичен клапан и ножче за рязане на катетрите; - Балонен катетър за венография на коронарен синус, 5-7Fr, дължина мин. 110 см.

title: на обособената позиция Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу прорязване на конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм

description: Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу прорязване на конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм

title: на обособената позиция Желатинови тапички за абокат

description: Желатинови тапички за абокат

title: на обособената позиция Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката с валидиран тест за акуратност на цялата система, съдържащ: канюла към администриращия сет, минимизираща образуването на въздушни мехурчета; капачка за нулиране и праймиране, намаляваща риска от контаминиране, без необходимост от нейното отстраняване; трансдюсер; кабел с предпазна капачка; две трипътни кранчета; въртящ се луер-лок конектор за пациентската линия. Обща дължина на линията 150 см, линия за налягане без маркировка, скорост на потока 3 мл/ч

title: на обособената позиция Диагностичен катетър 5F със SS-brade /усилени/ и М-коут дериват хидрофилно покритие с уникални радиални криви с четири или пет ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ с един катетър - "single catheter concept", дължина на катетъра 100 или 110 см, атравматичен връх,за брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - до 1000 psi,съвместим с водач

title: на обособената позиция Дренажен сет, предназначен за едностепенен метод за дренаж на плевра, перитонеум, пикочен мехур и абсцеси, съдържащ следните компоненти:

description: Дренажен сет, предназначен за едностепенен метод за дренаж на плевра, перитонеум, пикочен мехур и абсцеси, съдържащ следните компоненти: 1. Прав или “Pigtail” тип атравматичен катетър, изработен от биологично неутрален, рентгенoконтрастен материал, с гладка повърхност, тънки стени, големи странични отвори и извит връх на катетъра, предотвратяващ изместване в тъканите и позволяващ ефективен дренаж за продължителен период от време. Пълна гама размери на катетъра, съответно диаметър/дължина: 6Fr/26см, 9Fr/26см, 12Fr/26см, 14Fr/26см, 16Fr/26см. 2. Специална двукомпонентна игла с размери съответно:18G и 15G. 3. Клип лента. 4. Фиксираща яка.

title: на обособената позиция Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори с два канала за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна стерилна опаковка и две крила за удобен захват

description: Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори с два канала за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна стерилна опаковка и две крила за удобен захват

title: на обособената позиция Гофриран дрен от нетоксичен PVC с рентгеноконтрастна нишка, в двойна опаковка, 250х25 мм

description: Гофриран дрен от нетоксичен PVC с рентгеноконтрастна нишка, в двойна опаковка, 250х25 мм

title: на обособената позиция Възвратна клапа за инфузионна линия

description: Възвратна клапа за инфузионна линия

title: на обособената позиция Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп без игла

description: Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп без игла

title: на обособената позиция Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038"

description: Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038"

title: на обособената позиция Вакуум регулатор 0-1bar с предпазен съд за аспирация към болнична система за медицински газове

description: Вакуум регулатор 0-1bar с предпазен съд за аспирация към болнична система за медицински газове

title: на обособената позиция Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 5 лумена, 7,5Fr, рентген позитивно тяло и балон, водач 0,028", инжекциоен порт 27см от върха, ефективна дължина 110см, допълнителен лумен с проксимален порт за допълнителна инфузия директно в дясното предсърдие на 30 см от върха

description: Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 5 лумена, 7,5Fr, рентген позитивно тяло и балон, водач 0,028", инжекциоен порт 27см от върха, ефективна дължина 110см, допълнителен лумен с проксимален порт за допълнителна инфузия директно в дясното предсърдие на 30 см от върха

title: на обособената позиция Балон катетъри за PTCA Over-The-Wire и MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност. Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране на въвеждането (OTW катетър) с плавен преход от твърдост към флексибилност. Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена флексибилност на върха. Скъсени маркери, повишаващи дисталната флексибилност. Диаметри от 1,50мм до 5,00мм. Дължина на балона от 8мм до 40мм. За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм – избор между 2 варианта (Push или Flex) за диаметър 1,50мм, които да осигуряват различни характеристики. Всички размери да са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетърни платформи. Ултра нисък профил – 0,017’’. Да са приложени хидрофилно и хидрофобно покрития, при различните размери. Работната дължина на балонния катетър да е 140 см. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Проксимални маркери - един на разстояние 90 см и два на 100 см от върха

title: на обособената позиция Балон катетъри за PTCA MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е двулуменен и коаксиален. Дължина на шафта - 150 см, лазерно заточен връх, Ro-маркери, трислоен вътрешен ствол, флексибилен връх. Проксималният участък на катетъра да е еднолуменен, профил - 0,017"; дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона - 1,50 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; За дължини 15, 20, 25 и 30 мм да е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Дължина на върха 3,5мм за всички размери. Профил на дисталния шафт: за различните дължини и диаметри 2,3F - 2,7F; Профил на проксималния шафт: за различните дължини и диаметри 1,8F - 2,0F

title: на обособената позиция Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър. Профил на върха 0.017“ (0.43мм); хидрофилно покритие; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,20; 1,20Push; 1,50; 1,50Push; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa

title: на обособената позиция Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, диаметър - 58 мм, външен входящ диаметър - 9 мм, външен изходящ диаметър - 13 мм, вътрешен изходящ диаметър - 10 мм

description: Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, диаметър - 58 мм, външен входящ диаметър - 9 мм, външен изходящ диаметър - 13 мм, вътрешен изходящ диаметър - 10 мм

title: на обособената позиция Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х 70 мм

description: Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х 70 мм

title: на обособената позиция Анатомичен интервертебрален лумбален кейдж, с банановиден дизайн за T-LIF достъп на поставяне. Материал РЕЕК. Ренгенопозитивни маркери за контрол на позицията. Да се осигурява специализиран инструментариум за T-LIF достъп, миниинвазивен с криви пили, длета и кюрети за изгребване на дисковия хрущял. Размери на кейджа: 10х27мм височина: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм

title: на обособената позиция Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм дебелина

description: Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм дебелина

title: на обособената позиция Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно фотозащитен, 150 см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки

description: Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно фотозащитен, 150 см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки

title: на обособената позиция Удължител за перфузия с luer lock наконечници, дебелина 1,45х2,75 мм, дължина 150 см

description: Удължител за перфузия с luer lock наконечници, дебелина 1,45х2,75 мм, дължина 150 см

title: на обособената позиция Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, луер-лок винтови връзки

description: Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, луер-лок винтови връзки

title: на обособената позиция Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен връх. Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене. 6Fr - 140 см, 7Fr - 145 см

description: Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен връх. Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене. 6Fr - 140 см, 7Fr - 145 см

title: на обособената позиция Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, 100 мм канюла

description: Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, 100 мм канюла

title: на обособената позиция Триточкова термопластична маска, съвместима с наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko). Прикрепването към устройствата за имобилизаци да е тип винкел. Дебелината на маските да е под 2,5 мм. Да са изработени от материал, който има свойството да променя цвета си при достигане на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температура за изготвяне до 70 градуса

title: на обособената позиция Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност да издържа налягане до 600 PSI

description: Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност да издържа налягане до 600 PSI

title: на обособената позиция Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. Дължина 42 см; Да не съдържа латекс

description: Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. Дължина 42 см; Да не съдържа латекс

title: на обособената позиция Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, устойчивост на агресивни медикаменти

description: Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, устойчивост на агресивни медикаменти

title: на обособената позиция Трахеостомна канюла с балон, страничен отвор за аспирация над балона, с маркировка за размера на канюлата върху контролния балон, с фиксираща лента, номера 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм

description: Трахеостомна канюла с балон, страничен отвор за аспирация над балона, с маркировка за размера на канюлата върху контролния балон, с фиксираща лента, номера 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм

title: на обособената позиция Торако и лумбосакрална предна и задна стабилизация. Конфигурация за две нива, включваща шест титаниеви моно- или полиаксиални винта; шест титаниеви фиксиращи винта и две титаниеви пръчки - моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 20 мм

title: на обособената позиция Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм височина, 8,1мм ширина

description: Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм височина, 8,1мм ширина

title: на обособената позиция Тест - ленти за измерване на кръвна захар за глюкомер FreeStyle Optium. Индивидуално опакована тест-лента в алуминиево фолио, без кодиращо устройство, време за тестване 5 секунди, обем на кръвната проба 0,6 l, улеснено постявяне на кръвната проба на ръба на тест-лентата

description: Тест - ленти за измерване на кръвна захар за глюкомер FreeStyle Optium. Индивидуално опакована тест-лента в алуминиево фолио, без кодиращо устройство, време за тестване 5 секунди, обем на кръвната проба 0,6 l, улеснено постявяне на кръвната проба на ръба на тест-лентата

title: на обособената позиция Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, с пет отвора

description: Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, с пет отвора

title: на обособената позиция Стерилни полимерни покривала със защитна лупа за обектива, съвместими с операционен микроскоп Pentero 900, размери 132х391см

description: Стерилни полимерни покривала със защитна лупа за обектива, съвместими с операционен микроскоп Pentero 900, размери 132х391см

title: на обособената позиция Стерилен ръкав за лапароскопска камера за еднократна употреба, състоящ се от бял пластмасов пръстен-рамка, полиетителов ръкав, две сини лепящи ленти за закрепване. Размери 150ммx2500мм. Да бъде стерилизиран с етилен-оксид

description: Стерилен ръкав за лапароскопска камера за еднократна употреба, състоящ се от бял пластмасов пръстен-рамка, полиетителов ръкав, две сини лепящи ленти за закрепване. Размери 150ммx2500мм. Да бъде стерилизиран с етилен-оксид

title: на обособената позиция Стерилен нефростомен сет, двустъпкова техника. Да не съдържа латекс.

description: Стерилен нефростомен сет, двустъпкова техника. Да не съдържа латекс. Размер 6 – канюла19,5G/0.95мм, дължина120мм, водач 0.028”; Размер 8 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038”; Размер 10 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038”; Комплектът да съдържа: - Пункционна канюла, две части, с маркировка на върха за ултразвук; - Водач с интродюсер,прибл. 800 мм.; - Катетър разширител,прибл. 125 мм., със стилет. - Катетър тип Pigtail, от полиуретан, рентгенопозитивен,с дължина прибл. 30см, централно отворен, с хидрофилно покритие, с 6 дренажни отворa, със стъпка за фиксиране, с Luer-Lock конектор; - Спирателно кранче; - Адаптор за уринаторна торба; - 3 броя етикети за документацията

title: на обособената позиция Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен восък 30% вазелин, на плочки по 2,5 гр

description: Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен восък 30% вазелин, на плочки по 2,5 гр

title: на обособената позиция Стерилен еднократен универсален комплект от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м., 10 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 лепящ чаршаф 150/240 см, 1 лепящ чаршаф 170/175 см, 2 лепящи чаршафa 75/90 см, 4 кърпи 33/33 см, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи

title: на обособената позиция Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7 Fr, маркирани с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 0,038"), вид на водача - прав или J, 45 см, дилататор

description: Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7 Fr, маркирани с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 0,038"), вид на водача - прав или J, 45 см, дилататор

title: на обособената позиция Спринцовки за хранене, 50 сс, тип "Жанет"

description: Спринцовки за хранене, 50 сс, тип "Жанет"

title: на обособената позиция Спринцовка 12 мл., въртяща се мъжка система за заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат, полипропилен и ABS

description: Спринцовка 12 мл., въртяща се мъжка система за заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат, полипропилен и ABS

title: на обособената позиция Спираловиден катетър за екстракция на емболи от стдова протеза. Дължина 50 см, размери 5Fr и 6Fr. Диаметър на спиралата: при 5Fr - прибрана - 16 мм, разгъната - 5 мм; при 6Fr - прибрана - 18 мм, разгъната - 6 мм

description: Спираловиден катетър за екстракция на емболи от стдова протеза. Дължина 50 см, размери 5Fr и 6Fr. Диаметър на спиралата: при 5Fr - прибрана - 16 мм, разгъната - 5 мм; при 6Fr - прибрана - 18 мм, разгъната - 6 мм

title: на обособената позиция Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид на канала - отворен, брой отвори - 2

description: Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид на канала - отворен, брой отвори - 2

title: на обособената позиция Система за измерване на централно венозно налягане, съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145 см, дължина на манометърната линия 100 см

description: Система за измерване на централно венозно налягане, съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145 см, дължина на манометърната линия 100 см

title: на обособената позиция Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5 мм дебелина на пръчката. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Възможност за редукция и привеждане на пръта към винта чрез специализиран инструментариум; инерите да се завиват с отверка звезда, за избягване на превъртането на винтовете и правоъгълна резба за правилно вертикално натоварване на главата на винтовете. Инструментариумът да осигурява еднакво (с динамометър) затягане на инерите. Системата да съдържа: Моноаксиални, унипланарни, полиаксиални, полиаксиални-редукционни винтове Ф4.35, Ф 5.0, Ф6.0, Ф7.0, Ф8.0 с дължини 20-80 мм, както и инери с едностъпкова и двустъпкова инсерция. Конфигурация: 4 винта полиаксиални или моноаксиални или унипланарни + 2 бр. пръчки

title: на обособената позиция Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл, отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - бутало с дължина 40 см; - водач от неръждаема стомана с PTFE покритие, с дължина 125 см; - 2 клампи със затворен връх. Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. Престой в организма до 2 месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; дължина: 24, 26, 28 или 30 см.

title: на обособената позиция Сет за мандибуларна едновекторна дистракция със субкутанна фиксация и лесен активатор със стъпка 0.5 мм, включващ дистрактор, 5 бр винтове за фиксация

description: Сет за мандибуларна едновекторна дистракция със субкутанна фиксация и лесен активатор със стъпка 0.5 мм, включващ дистрактор, 5 бр винтове за фиксация

title: на обособената позиция Сет за биопсия на меки тъкани. Лек и компактен дизайн, позволяващ бързо и точно извличане на пробата посредством специален механизъм и използване само на едната ръка. Канюла и външна коаксиална игла с маркирани стъпки на разстояние 1см. Echotip връх на иглата. Два варианта: 10 мм и 20 мм дължина на изхвърляне.Канюла с размери: 16, 18, 20 G; Дължина на игла: 9, 15, 20см

title: на обособената позиция Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035", дължина на катетъра до 120 см

title: на обособената позиция Ръкохватка за инструменти за мултифункционален енергиен генератор с комбинирана ултразвукова и адванс биполярна технология с опция за софтуерна актуализация GEN11, съвместима с ултразвукови инструменти ACE23E, ACE36E, HAR23, HAR36, ACE14S, WAVE18S, за многократна употреба

description: Ръкохватка за инструменти за мултифункционален енергиен генератор с комбинирана ултразвукова и адванс биполярна технология с опция за софтуерна актуализация GEN11, съвместима с ултразвукови инструменти ACE23E, ACE36E, HAR23, HAR36, ACE14S, WAVE18S, за многократна употреба

title: на обособената позиция PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014“. Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra support при поставяне на стент. С възможност за проксимално удължаване на 195 см-та версия. Прав връх и J връх Типове: 3 gr, 4.5 gr, 6 gr, 9 gr, 12 gr. Размери: 195 и 300см

description: PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014“. Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra support при поставяне на стент. С възможност за проксимално удължаване на 195 см-та версия. Прав връх и J връх Типове: 3 gr, 4.5 gr, 6 gr, 9 gr, 12 gr. Размери: 195 и 300см

title: на обособената позиция Ротаметър за кислород с овлажнител към болнична система за медицински газове - 0-15л/мин

description: Ротаметър за кислород с овлажнител към болнична система за медицински газове - 0-15л/мин

title: на обособената позиция Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен синус, силиконова, с моделиращ се водач и размер 15 Fr и дължина до 32 см. Армирана с auto-inflate балон

description: Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен синус, силиконова, с моделиращ се водач и размер 15 Fr и дължина до 32 см. Армирана с auto-inflate балон

title: на обособената позиция Резорбируема регенеративна дура с адхезивна превенция, заместител на естествената човешка дура 5см х 5 см

description: Резорбируема регенеративна дура с адхезивна превенция, заместител на естествената човешка дура 5см х 5 см

title: на обособената позиция Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри

description: Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри

title: на обособената позиция Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни

description: Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни

title: на обособената позиция Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри.

description: Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри.

title: на обособената позиция Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и позиционер. Максимален престой в организма до 6 месеца. Дължина: 18/20/22/24/26/28/30см; Диаметър: 5/6/7/8Fr

description: Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и позиционер. Максимален престой в организма до 6 месеца. Дължина: 18/20/22/24/26/28/30см; Диаметър: 5/6/7/8Fr

title: на обособената позиция Уринаторна торба с клапан 2л, 1,5 метра

description: Уринаторна торба с клапан 2л, 1,5 метра

title: на обособената позиция Урологичен нелатон катетър, различни номера

description: Урологичен нелатон катетър, различни номера

title: на обособената позиция Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar

title: на обособената позиция Филтър за респиратори тип "изкуствен нос" за трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 0,3 mbar. Порт за подаване на кислород. Отдаване на влага поне 33,2 mg H2O/l въздух. Да са от полипропилен без съдържание на латекс и PVC

description: Филтър за респиратори тип "изкуствен нос" за трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 0,3 mbar. Порт за подаване на кислород. Отдаване на влага поне 33,2 mg H2O/l въздух. Да са от полипропилен без съдържание на латекс и PVC

title: на обособената позиция Хибриден коронарен стент от кобалт-хром (L 605), излъчващ медикамент сиролимус. Дизайн на стента - двоен хелиокоидален с полезна дължина на шафта 140 см. Да бъде с пасивно покритие PROBIO /силиконов карбид/ и активно покритие BIOlute - биорезурбируем полимер, който да контролира излъчването на медикамента. Дебелина на стратовете 0,0024” за диаметри от 2,25 до 3,0мм и 0,0031” за диаметри 3,5 и 4,0мм. Доза на медикамента: 50-250µg в зависимост от размера на стента, набити маркери от платина и иридий. Диаметри: 2,25, 2,5, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 с дължини: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 40 мм.

title: на обособената позиция Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10см или 20см), диаметър 0,010'', 0,014'' или 0,016'', обща дължина 175/200см + торкер

description: Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10см или 20см), диаметър 0,010'', 0,014'' или 0,016'', обща дължина 175/200см + торкер

title: на обособената позиция Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови, различни размери

description: Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови, различни размери

title: на обособената позиция Централен венозен катетър двулумен, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с размери 4/5/7,5Fr и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за остри отпадъци

description: Централен венозен катетър двулумен, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с размери 4/5/7,5Fr и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за остри отпадъци

title: на обособената позиция Централен венозен катетър трилумен, импрегниран с Миноциклин и Рифампин, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/10/20/25Fr и дължина5/8/12/15см, с хидрофилно покритие; скалпел; игла въвеждаща EchoTip с диаметър 19G; водач с двойно флексабилен върх с диаметър 0.025"/0.032''; спринцовка 6мл; контейнер за остри отпадъци

title: на обособената позиция Централен венозен катетър трилумен, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/9Fr и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018"/0,025"/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за остри отпадъци

title: на обособената позиция Цервикален кейдж с вградени отвори за фиксация с винтове – 2 бр каудално и 2 бр краниално с анатомичен дизайн в 3 варианта – лордотик, конвекс, паралелна форма. Материал РЕЕК/титаниева сплав. Да се осигурява специализиран инструментариум. Размери: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм височина с 4 бр. винтове 12, 14, 16 мм

description: Цервикален кейдж с вградени отвори за фиксация с винтове – 2 бр каудално и 2 бр краниално с анатомичен дизайн в 3 варианта – лордотик, конвекс, паралелна форма. Материал РЕЕК/титаниева сплав. Да се осигурява специализиран инструментариум. Размери: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм височина с 4 бр. винтове 12, 14, 16 мм

title: на обособената позиция Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 7мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

description: Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 7мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

title: на обособената позиция Щекер за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав

description: Щекер за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав

title: на обособената позиция Щекер за ротаметър за кислород към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав

description: Щекер за ротаметър за кислород към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Dreger Infinity Delta XL

description: Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Dreger Infinity Delta XL

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор BBraun VISI CON МО11

description: Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор BBraun VISI CON МО11

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Nihon Kohden BSM 2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K

description: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Nihon Kohden BSM 2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray MEC 2000, MEC 1000

description: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray MEC 2000, MEC 1000

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray Bene View T8

description: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray Bene View T8

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор EDAN M8

description: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор EDAN M8

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор CONTEC CMS 8000

description: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор CONTEC CMS 8000

title: на обособената позиция Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Datex Ohmeda S/5AM

description: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Datex Ohmeda S/5AM

title: на обособената позиция Регистрираща хартия за ЕКГ и термовидеопринтер за ехографско изследване

description: Регистрираща хартия за ЕКГ и термовидеопринтер за ехографско изследване

title: на обособената позиция Компоненти за първично тотално колянно протезиране и ревизионно колянно протезиране

description: Компоненти за първично тотално колянно протезиране и ревизионно колянно протезиране

title: на обособената позиция Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване

description: Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване

title: на обособената позиция Сет горен лицев етаж с плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм диам. незаключващи, изработени от материал: титан, съдържащ:

description: Сет горен лицев етаж с плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм диам. незаключващи, изработени от материал: титан, съдържащ:

title: на обособената позиция Сет за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина 1.5 мм и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан, съдържащ:

description: Сет за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина 1.5 мм и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан, съдържащ:

title: на обособената позиция Сет за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с дебелина 2.5 мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал титан, съдържащ:

description: Сет за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с дебелина 2.5 мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал титан, съдържащ:

title: на обособената позиция Резервни части за хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H

description: Резервни части за хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E,4008H

title: на обособената позиция Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 1 сс (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

description: Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 1 сс (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

title: на обособената позиция Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 2.5 сс (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

description: Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 2.5 сс (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

title: на обособената позиция Механична билифлетна аортна и митрална клапа, изключително мек дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно позициониране и избягване на паравалвуларни течове, подходяща при нормален анулус и при ниски коронарни остии. Титаниев стягащ ринг за предотвратяване на деформация. Орифис - 100% пиролитичен карбон с възможност за завъртане на място, дори след имплантиране с помощта на ротатор. Разтваряне на платната до 78 за ниски нива на регургитация и загуба на енергийна ефективност

title: на обособената позиция Многократно ножче за краниотом със свределовидна форма, съвместимо с мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni

description: Многократно ножче за краниотом със свределовидна форма, съвместимо с мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni

title: на обособената позиция Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, 9,2м x 10см

description: Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, 9,2м x 10см

title: на обособената позиция Ножица за ендоскопска хирургия с ергономична дръжка, 36см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

description: Ножица за ендоскопска хирургия с ергономична дръжка, 36см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

title: на обособената позиция Ножица за конвенционална хирургия с ергономична дръжка, 23 cм дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

description: Ножица за конвенционална хирургия с ергономична дръжка, 23 cм дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

title: на обособената позиция Ножици, 9 см. дължина, 16,2 мм активно острие, с бутони за ръчна активация вградени в ръкохватката и с адаптивна към тъкани технология

description: Ножици, 9 см. дължина, 16,2 мм активно острие, с бутони за ръчна активация вградени в ръкохватката и с адаптивна към тъкани технология

title: на обособената позиция Овлажнител за ротаметър за кислород, подлежащ на стерилизиция

description: Овлажнител за ротаметър за кислород, подлежащ на стерилизиция

title: на обособената позиция Острие за осцилиращ трион съвместимо с модели Stryker System 5 осцилиращ трион, Stryker System 6 осцилиращ трион и Stryker Electrical System 6, размери: дълбочина на рязане 90 мм, ширина на режещ ръб 18 мм, дебелина 1,27 мм, режещи зъбци насочени навътре към разположен в средата на режещия ръб отвор за отвеждане на костни парчета

description: Острие за осцилиращ трион съвместимо с модели Stryker System 5 осцилиращ трион, Stryker System 6 осцилиращ трион и Stryker Electrical System 6, размери: дълбочина на рязане 90 мм, ширина на режещ ръб 18 мм, дебелина 1,27 мм, режещи зъбци насочени навътре към разположен в средата на режещия ръб отвор за отвеждане на костни парчета

title: на обособената позиция Персонална система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, изработена на базата на индивидуално 3Д предоперативно планиране. Изисква се компютърно томографско изследване на пациента, съгласно протокол на производителя.

description: Персонална система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, изработена на базата на индивидуално 3Д предоперативно планиране. Изисква се компютърно томографско изследване на пациента, съгласно протокол на производителя.

title: на обособената позиция Петточкова термопластична маска, съвместима с наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko). Прикрепването към устройствата за имобилизаци да е тип винкел. Дебелината на маските да е под 2,5 мм. Да са изработени от материал, който има свойството да променя цвета си при достигане на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температура за изготвяне до 70 градуса

title: на обособената позиция Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, диаметър от 2мм до 25мм, дължина от 2см до 50см, предназначени за емболизация за интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули)

description: Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, диаметър от 2мм до 25мм, дължина от 2см до 50см, предназначени за емболизация за интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули)

title: на обособената позиция Полиестерни, прави, плетени, съдови протези със стандартна дебелина на стената - 0.49 мм, покрити с колаген и импрегнирани със сребърен ацетат, само външен велур, с диаметър 6, 7 и 8 мм и дължина 40 см

description: Полиестерни, прави, плетени, съдови протези със стандартна дебелина на стената - 0.49 мм, покрити с колаген и импрегнирани със сребърен ацетат, само външен велур, с диаметър 6, 7 и 8 мм и дължина 40 см

title: на обособената позиция Премонтиран стент за коронарна ангиопластика от неръждаема стомана 316L, с покритие от тинаниев оксид, намиращ се помежду два рентгенпозитивни маркери, които по време на флуороскопия да дават информация за позицията на стента в коронарната артерия, респективно сегмент. Балонът да издържа на раздуване под високо налягане (RBP>15atm) и да може да се използва за постдилатация на вече имплантиран стент. Вътрешният лумен на дисталния край да позволява използването на водачи ( 0.014 in/0.36 mm); дебелина на стратовете - 0,0038"; 5 циркулярни платна на балона; доказано сгъване след дилатация механичен рекоил< 5%; Балон: номинално налягане - 9 АТМ, RBP - 18 ATM (2,25-4,00); 16 ATM (4,50-5,00); проксимален шафт - 1.8/2.0 F; дистален шафт - 2.7 F; връх 0.017'', Размери: диаметри: 2,25,2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 и 5,00 мм и дължини: 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32 мм

title: на обособената позиция Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни

description: Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни

title: Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години

description: Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

street: бул. Христо Смирненски 1

Медикард ООД

street: ул. Иван Сусанин № 44

МОЛЕКЮЛАР СОЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

street: Цариградско шосе 7-ми км., № 135д

Маримпекс-7 ЕООД

street: р-н Красно село, бул. Цар Борис III №54


currency: BGN

documentType: awardNotice

title: Извършване на консултантска услуга за осъществяване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни

scheme: CPV

title: Извършване на консултантска услуга за осъществяване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Подземен паркинг на кота - 4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”, с местонахождение УПИ ХІХ-5094, кв. 418, по плана на гр. Русе, ЦГЧ, идентификатор 63427.2.5546 по кадастралната карта на гр. Русе

documentType: cancellationDetails

documentType: tenderNotice

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Открита

Община Русе

countryName: BG

initiationType: tender


name: Териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) – Михалково към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие (ДП ЮЦДП) – Смолян

title: на обособената позиция „Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на Застраховки ”Гражданска отговорност” на МПС и Застраховки ”Автокаско” на МПС”

description: Застраховките по Обособена позиция № 4 се сключват за МПС, стопанисвани от териториалните поделения на ЮЦДП-гр.Смолян на територията на област Смолян. В полиците по застраховката ”Гражданска отговорност” на МПС трябва да бъде предвидена застрахователна премия в размер на 5000 лева за място в МПС, в зависимост от броя на местата в МПС.

title: на обособената позиция „Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на Застраховки ”Имущество, вкл. пожари, природни бедствия на сгради, оборудване, стопански инвентар, ДМА, стоково-материални запаси и други имущества”

description: Застраховките по Обособена позиция № 3 се сключват за имуществото, стопанисвано от териториалните поделения на ЮЦДП-гр.Смолян на територията на област Смолян. Застрахователните рискове, за които ще бъде застраховано недвижимото имущество са следните: пожар (вкл. последиците от гасенето му), експлозия или имплозия, удар от мълния; природни бедствия – буря, ураган , проливен дъжд, градушка, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия; свличане и срутване на земни пластове; тежест от естествено натрупване на сняг и лед; измокряне в резултат авария на водопровода, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация и включените към тях уреди; удар от ППС или животно, непринадлежащо на застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество; злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); наводнения; земетресения.

title: на обособената позиция „Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на Застраховки ”Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”

description: Застраховките по Обособена позиция № 2 се сключват за работниците и служителите, на които е зачислено и носят служебно огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения.

title: на обособената позиция „Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на Застраховки ”Трудова злополука” по смисъла на Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска ”Трудова злополука”, Застраховки ”Живот”, по смисъла на чл. 192 от Закона за горите”

description: Застраховките по Обособена позиция № 1, се сключват на основание Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска ”Трудова злополука” (Приета с ПМС № 24 от 06.02.2006 г.; Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.) и чл. 192 от Закона за горите. Рисковете, които те покриват и предвидените застрахователни премии, следва да са в съответствие с разпоредбите на цитираните законови и подзаконови актове.

title: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-гр.Смолян и териториалните му поделения на територията на област Смолян”

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

name: Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800313


title: Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и материали, необходими за обзавеждане на сгради, собственост на ЮЦДП – ТП ДГС Селище.

mainProcurementCategory: goods

Южноцентрално ДП

name: Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800210


currency: EUR

title: Осигуряване на свързаност на българските училища и научни институти към Пан-европейската научно изследователска комуникационна мрежа GEANT за срок от 3 години.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails: Икономически най изгодна оферта: 100

Министерство на образованието и науката

street: бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ №2А

GEANT Limited

street: City House, 126-130 Hills Road

postalCode: CB2 1PQ

countryName: UK


name: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР СОФИЯ ГРАД

title: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на обект - подстанция „Металургична” 400/110/38,5 kV, на територията на МЕР София град”

procurementMethodDetails: Договаряне без обявление

name: Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040100 МЕР СОФИЯ ГРАД


title: Диагностична апаратура

description: Изпълнението на поръчката изисква извършване на доставка на диагностична апаратура, включително: Дигитална система за скопии и графии — 1 бр.; 3D/4D ултразвуков апарат — 1 бр.; Мултифункционална дигитална ЕЕГ система — 1 бр.; Мобилно С-рамо за ортопедия — 1 бр.

title: Обособени позиции с № 1 — Апаратура за анестезиология, реанимация; № 3 — Хирургична апаратура и оборудване; № 4 — Стерилизационна апаратура и оборудване; № 5 — Лабораторна апаратура и № 6 — Допълнителна апаратура и оборудване

description: По обособена позиция №1 следва да бъде извършена доставка на Апаратура за анестезиология, реанимация, неонатология и функционална диагностика, съгласно техническата спецификация, включително: Инкубатори за новородени — 2 бр.; Интензивен кувьоз за новородени — 1 бр.; Пациентски монитор за деца — 1 бр.; Пациентски монитор за възрастни — 3 бр.; Акушерски монитор — 1 бр.; Пулсоксиметър — 1 бр.; Инхалатор — 1 бр.; Перфузор — 1 бр.; Спирометър — 1 бр.; Видео нистагмограф — 1 бр.; Наркозен апарат с монитор — 1 бр.; Система за ЕКГ стрес-тест (велоергометрия) — 1 бр.; Холтер ЕКГ — 1 бр.; Холтер за кръвно налягане — 1 бр.; Временен пейсмейкър — 1 бр.; Система за ЕКГ мониториране — 1 бр.;

title: Допълнителна апаратура и оборудване

description: Изпълнението на поръчката изисква доставка на Допълнителна апаратура и оборудване, включително: Компютърно-базиран апарат за обективна аудиометрия (невро-аудиометър) — 1 бр.; Система за безкръвна Аденоидектомия — 1 бр.

title: Лабораторна апаратура

description: Изпълнението на поръчката изисква доставка на Лабораторна апаратура, включително: Автоматична система за идентификация на бактерии — 1 бр.; Инкубатор за микробиология 37°C — 1 бр.; Лабораторна дезинфекционна машина — 1 бр.; Система за идентификация на вируси — 1 бр.; Биохимичен анализатор — 1 бр.

title: Стерилизационна апаратура и оборудване

description: Изпълнението на поръчката изисква доставка на стерилизационна апаратура и оборудване, включително: Миялна машина за хирургичен инструментариум — 1 бр.; Автоклав за стерилизация на хирургичен инструментариум — 1 бр.; Система за подготовка на водата за захранване на миялна машина и автоклав — 1 бр.

title: Хирургична апаратура и оборудване

description: Изпълнението на поръчката изисква извършването на доставка на хирургична апаратура и оборудване, включително:Артроскопска система — 1 бр.; Операционен микроскоп за микрохирургия — 1 бр.; Ендоскопска система за хирургия на синуси — 1 бр.; Фибробронхоскоп с осветление и биопсична приставка — 1 бр.; Ендоскопска/Гастроендоскопска система — 1 бр.; Видеоколоноскопска система — 1 бр.; Лапароскопска система за безкръвни операции — 1 бр.

title: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД, по обособени позиции“.

description: Поръчката с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД, по обособени позиции“ обхваща:Обособени позиции: Обособена позиция № 1: Апаратура за анестезиология, реанимация, неонатология и функционална диагностика;, включваща: Инкубатори за новородени — 2 бр.; Интензивен кувьоз за новородени — 1 бр.; Пациентски монитор за деца — 1 бр.; Пациентски монитор за възрастни — 3 бр.; Акушерски монитор — 1 бр.; Пулсоксиметър — 1 бр.; Инхалатор — 1 бр.; Перфузор — 1 бр.; Спирометър — 1 бр.; Видео нистагмограф — 1 бр.; Наркозен апарат с монитор — 1 бр.; Система за ЕКГ стрес-тест (велоергометрия) — 1 бр.; Холтер ЕКГ — 1 бр.; Холтер за кръвно налягане — 1 бр.; Временен пейсмейкър — 1 бр.; Система за ЕКГ мониториране — 1 бр.;Обособена позиция № 2: Диагностична апаратура;, включваща: Дигитална система за скопии и графии — 1 бр.; 3D/4D ултразвуков апарат — 1 бр.; Мултифункционална дигитална ЕЕГ система — 1 бр.; Мобилно С-рамо за ортопедия — 1 бр.Обособена позиция № 3: Хирургична апаратура и оборудване, включваща: Артроскопска система — 1 бр.; Операционен микроскоп за микрохирургия — 1 бр.; Ендоскопска система за хирургия на синуси — 1 бр.; Фибробронхоскоп с осветление и биопсична приставка — 1 бр.; Ендоскопска/Гастроендоскопска система — 1 бр.; Видеоколоноскопска система — 1 бр.; Лапароскопска система за безкръвни операции — 1 бр.Обособена позиция № 4: Стерилизационна апаратура и оборудване, включваща: Миялна машина за хирургичен инструментариум — 1 бр.; Автоклав за стерилизация на хирургичен инструментариум — 1 бр.; Система за подготовка на водата за захранване на миялна машина и автоклав — 1 бр.Обособена позиция № 5: Лабораторна апаратура, включваща: Автоматична система за идентификация на бактерии — 1 бр.; Инкубатор за микробиология 37°C — 1 бр.; Лабораторна дезинфекционна машина — 1 бр.; Система за идентификация на вируси — 1 бр.; Биохимичен анализатор — 1 бр.Обособена позиция № 6: Допълнителна апаратура и оборудване, включваща: Компютърно-базиран апарат за обективна аудиометрия (невро-аудиометър) — 1 бр.; Система за безкръвна Аденоидектомия — 1 бр.

awardCriteriaDetails:
Цена за изпълнение: 50
Технически преимущества на предлаганата апаратура: 50

МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД

street: ул. „Рокфелер“ № 52

„Медсис“ ООД

street: ул. „Стара планина“ № 31—33, ет. 2, офис 5

„Елпак Лизинг“ ЕООД

street: ул. „Д-р Иван Богоров“ № 12, ет. 2


title: на обособената позиция Изграждане на обществена тоалетна и водопровод

title: на обособената позиция Ремонт и възстановяване на настилки

description: Ремонт и възстановяване на настилки

title: на обособената позиция Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система

title: на обособената позиция Изграждане на детска площадка

description: Изграждане на детска площадка

title: „Обновяване на парк Борисова градина – етап ІІІ” по обособени позиции: 1. Изграждане на обществена тоалетна и водопровод; 2. Изграждане на детска площадка; 3. Ремонт и възстановяване на настилки; 4. Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.

mainProcurementCategory: works

Столична община

street: ул. МОСКОВСКА №33

ЩРАБАГ ЕАД

street: ул. КУКУШ №1


title: Абонаментно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Министерството на образованието и науката.

description: Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на договор за осигуряване на персонал, извън нормативно утвърдената численост на Министерството на образованието и науката (МОН), за нуждите на МОН и проекти и програми, по които МОН е бенефициент. Обществената поръчка включва следните основни дейности:— Провеждане на процедура за подбор и назначаване на персонал (лица) за нуждите на МОН и на проекти, по които МОН е бенефициент;— Цялостно администриране на трудово-правните взаимоотношения с наетите на трудов договор лица.

awardCriteriaDetails:
К1 — Оценка на техническото предложение на участника: 50
К2 — Оценка на ценовото предложение на участника: 50

Министерство на образованието и науката

street: бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ №2А


title: Доставка на медицинска апаратура - дигитална ултразвукова система от най - висок клас за Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ Царица Йоанна –ИСУЛ ЕАД

С&Т България ЕООД

street: бул. Искърско шосе № 7, Търговски център „Европа“, сграда 6, ет. 3


title: „Подготвяне на текст, дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на хартиен и електронен носител на три вида брошури на теми: Минимизиране и разделно събиране на отпадъците от бита; Енергийна ефективност, използвани горива в бита и влиянието им върху качеството на атмосферния въздух; Приноса на гражданите за снижаване нивата на шум в градската среда“

Община Варна

street: бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №.43

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

street: ул. Маслиново клонче № 2


title: Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК

procurementMethodDetails: Договаряне без обявление

Национална здравноосигурителна каса

street: ул. КРИЧИМ № 1

ДАВИД ХОЛДИНГ АД

street: ул. „Стара река“ № 2 - Дом на културата „Арсенал“, ет. 4, ап. 417


title: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ

title: Избор на оператор за обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър

Община Несебър

street: ул. ЕДЕЛВАЙС №.10


title: „Изпълнение на Инженеринг, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Кула: Жилищен блок 45 апартамента в гр. Кула, находящ се на ул. „Възраждане” №15“

title: „Изпълнение на Инженеринг, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Кула: Жилищен блок 45 апартамента в гр. Кула, находящ се на ул. „Възраждане” №15”.


title: Доставка, внедряване, обучение, поддръжка и разработка на функционалности на софтуерна система за събиране на данни от промишлени системи тип DCS/SCADA

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: Договаряне

ЕВН България Топлофикация ЕАД

name: oтдел Снабдяване, управление на базата и автопарка


name: Институт по океанология - Варна към Българска академия на науките /БАН/

title: доставка на Автономна система за измерване на подводния шум

title: „Доставка на автономна измервателна система”

street: ул. Първи май 40, п.к. 152

ЛОМИНИ ООД

street: Хаджи Димитър ул. Васил Кънчев № 26, вх.Г, ет.4, офис 20


Летище София ЕАД

name: Дирекция ОППО - отдел Правен; Дирекция ПСИ - отдел EС и СТС


title: на обособената позиция Ограда кметство с.Самуилово

description: При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на ограда от телена мрежа • Изкоп в основи • Кофраж и декофраж • Д-ка бетон В 15 за основи

title: на обособената позиция Естествени чешми с.Опанец

description: При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности:• Изкоп за основи • Полагане на бетон в основи • Водоплътна мазилка по улуци отвън и отвътре • Армирана бетонова настилка • Заготовка и монтаж на армировка • Машинно почистване с прожини за почистване на водопровод

title: на обособената позиция Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово

description: При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности• Изкоп машинен за водопровод • Изкоп ръчен за водопровод • Д-ка и м-ж на водопроводна тръба РЕ Ф 32 • Д-ка и м-ж на пясък за пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта • Обратно засипване на водопровод • Оборудване на водомерна шахта

title: на обособената позиция Водосток на път Козлодуйци-Росеново

description: Предвидени са следните дейности: почистване на пространството около крилата на моста от наноси и растителност, като се отстранят и корените на отсечените дървета. Изпълнение на три дънни, стоманобетонни прага между устоите на моста /успоредни на пътната ос/. За целта течението на реката временно се отклонява към една трета от отвора на моста; отстраняват се остатъците от съществуващите бетонни прагове, разкъртват се съществуващите парчета от бетонна настилка, като се отстраняват само тези, които биха попречили за оформянето на новите праговете; Извършват се изкопни и кофражни работи; За връзка между новите прагове и устоя – повърхността на стария бетон се почиства и леко се награпавява; набиват се „шишове” N14. Всеки праг се армира с надлъжна армировка; при армирането на първата група прагове да се оставят „чакащи железа”. Използва се бетон Б30. След декофрирането се изпълнява обратен насип до 10см. горния ръб на праговете. Между праговете се изпълнява стоманобетонна настилка с дебелина 10см. Изпълняват се втората част от праговете, като водата се отклонява към вече изпълнените прагове и настилка между тях. Пространството между крилата на моста се заскалява с едър /около 300-400мм/ речен камък.

title: на обособената позиция Изпускател на язовир Полковник Иваново

description: Необходими неотложни възстановителни мероприятия: Преди започване на ремонтните дейности се намалява нивото на водата в язовира. Продълбочаване на преливника – в предходни години са правени опити за продълбочаване с изкопна техника, които са неуспешни предвид наличието на скала под тънкия почвен слой. Предвижда се продълбочаване на преливника, като нивото следва да се намали с 1-1,5метра до ниво, което би осигурило запас до котата на короната на стена в размер на 1 метър. Язовирната стена е с нарушени показатели Наличните единични изравяния от водната ерозия и преминаването на животни се обработват, като се отнеме нарушения пласт до здрава основа в дълбочина и до плътния ненарушен насип по откоса в съседство. За връзка между стария и новия насип е необходимо да се направят напречни зарязвания /стъпала/ в стария насип. Полагането на новия възстановителен насип започва от петата на откоса към короната на стената на пластове с дебелина от 20см в неуплътнено състояние. Възстановителният насип трябва да се изравни с профила на съседните неразрушени участъци. Новият слой се уплътнява с ръчни и механични трамбовки - поради сложността на уплътняване на насипния материал по ската на откоса и наличието на „тераси" от зарязванията, ползването на машини за валиране ще бъде значително затруднено. Короната на стената е неравномерно улегнала, с коловози и с варираща височина. Необходимо е изравняването и до проектната кота, като това ще се постигне чрез донасипване и валиране в ниските зони.

title: на обособената позиция Изпускател на язовир Плачи дол 2

description: Възстановяването изправността на основния изпускател и преливника е наложително. Преди започване на ремонтните работи се намалява нивото на язовира. По основния изпускател се извършва цялостен ремонт на стоманобетоновите входна и изходна шахти, продухване и почистване на тръбата, както и възстановяване на стоманобетоновия кожух в частта и извън габарита на стената. Изходна шахта: ръчно разкриване дъното на шахтата и съоръженията в нея; при необходимост изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи; профилактика на спирателния кран. Почистване и продухване на тръбата на изпускателя. За да се осигури достъп на техника до приблизителното местоположение на входящата шахта се изпълнява временна дига. Извършват се изкопни работи в тинята до установяване на местоположението на входящата шахта. Извършват се необходимите ремонтни дейности по конструкцията на шахтата, която следва да се затвори надеждно с капак от стоманена ламарина. За улесняване втичането на водните маси в наносните отложения към входната шахта да се прокопае фуниевидна траншея насочена към шахтата. Наклонът на откосите на траншеята е 1: 4, а ширината - 1.5-2метра. Преливник: изпълнява се уплътнен насип до ниво 20см под нивото на преливника, като се осигурява съответния наклон; изпълнява се облицовка с речен камък /калдаръм/ с камъни с размери 150-200. В зоната на бързотока се оформя подходящия наклон, след което се засипва с хумус. Короната на стената се изравнява, като се отстранява хумуса, донасипва се и се валира.

title: на обособената позиция Изпускател на язовир Смолница 2

description: Необходими неотложни възстановителни мероприятия: Намаляване на нивото на водата в язовира. Разкриване на основния изпускател и местоположението на изходящата тръба. Цялостен ремонт на стоманобетоновите входна и изходна шахти, продухване и почистване на тръбата, и възстановяване на стоманобетоновия кожух в частта и извън габарита на стената. За временен достъп до входящата шахта и за ограничаване на притока на вода по време на извършване на ремонтните дейности е предвидено да се изпълни временна дига. За улесняване втичането на водните маси към входната шахта се прокопава фуниевидна траншея е наклон на откосите 1:4 в наносните отложения, насочена към шахтата Ширина на траншеята около 1.5-2метра. Язовирната стена е с нарушени показатели както за технологична така и за конструктивна сигурност. Сухият откос е понесъл сериозни поражения при преминаването на висока вълна през м.юни 2014год. Преливането през короната на стената е довело до локални свличания на голям фронт по насипа на откоса. Възстановяването му трябва да се извърши изключително прецизно, за да е в състояние в бъдеще да изпълнява функциите си. След фиксиране на нарушените зони от насипа се отнема целия нарушен слой – до достигане на плътна и компактна основа по откоса. За връзка между стария и новия насип се изпълняват напречни зарязвания в стария насип. Зарязванията започват от петата на откоса и стигат до короната на стената. Продължават по дължината на целия фронт на ерозия. Полага се нов възстановителен насип, който се уплътнява на пластове с дебелина от 20см в неуплътнено състояние. След насипа върху сухият откос се полага хумус. Короната на стената е неравномерно улегнала, с коловози и с варираща височина. Необходимо е да се изравни чрез отнемане на хумусния слой и донасипване и валиране в ниските зони.

title: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


title: "Доставка на горива за нуждите на звено "Сметосъбиране, охрана и експлоатация на ПСО - гр. Карнобат" през 2015 г."

procurementMethodDetails: Договаряне без обявление

Лукойл България ЕООД

street: бул. „Тодор Александров” ,№ 42


title: на обособената позиция Застраховане на служители на ДФ „Земеделие“ с рискова застраховка „Злополука“.

description: Застраховане на 379 служители от Дирекция "Технически инспекторат" на ДФ „Земеделие“ с рискова застраховка „Злополука“.

title: на обособената позиция Застраховка „Електронна техника” на стационарна и мобилна електронна техника, собственост на ДФ „Земеделие”, ползвана от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

title: на обособената позиция Застраховка „Пожар и природни бедствия” за недвижими имоти, собственост на ДФ Земеделие.

title: на обособената позиция Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” и застраховка „Автокаско” на служебните автомобили, ползвани и управлявани от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”

title: Предметът на настоящата поръчка обхваща, четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” и застраховка „Автокаско” на служебните автомобили, ползвани и управлявани от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”; Обособена позиция № 2 - застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДФ „Земеделие” за нуждите на Централно управление и областните дирекции; Обособена позиция № 3 - застраховка „Електронна техника” на стационарна и мобилна електронна техника, собственост на ДФ „Земеделие”, ползвана от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”; Обособена позиция № 4 - застраховане на служителите на ДФ „Земеделие” с рискова застраховка „Злополука“.

Държавен фонд Земеделие

street: бул. Цар Борис III № 136

name: Андрей Дилов, гл. юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки

ЗАД ОЗК-Застраховане АД

street: ул.Св. София №7, ет.5

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

street: пл. Позитано № 5

ЗК „Лев Инс“ АД

street: бул. „Симеоновско шосе“ № 67А


title: на обособената позиция Доставка на настолни компютърни конфигурации и периферни устройства

title: на обособената позиция Доставка на преносими компютри и периферни устройства и таблети

title: на обособената позиция Доставка на един брой компютърна система тип „ТЕМПЕСТ“

title: на обособената позиция Доставка на мултифункционални устройства

title: „Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на Министерство на здравеопазването“. Обществената поръчка се състои от четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на настолни компютърни конфигурации и периферни устройства; Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционални устройства; Обособена позиция № 3: Доставка на преносими компютри и периферни устройства и таблети. Обособена позиция № 4: Доставка на един брой компютърна система тип „ТЕМПЕСТ“

Министерство на здравеопзавнето

name: Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317 Дирекция "ИОП"

ЛИРЕКС БГ ООД

street: МЛАДОСТ 3 бл.306 вх.2


name: Център за спешна медицинска помощ - Монтана

title: За покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на Българска Стокова Борса АД

title: Доставка на горива за транспорт за 2015 година.

procurementMethodDetails: Договаряне без обявление


name: Агенция за сигурност и охрана СИРИУС ЕООД

title: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на обект – Складова база на МЕР Хасково

procurementMethodDetails: Договаряне без обявление

Електроенергиен системен оператор ЕАД

name: Електроенергиен системен оператор ЕАД, МЕР Хасково


title: Доставка на един брой колесен багер челен товарач и сервизното му обслужване в рамките на гаранционния му срок

title: “Доставка на един брой колесен багер – челен товарач и сервизното му обслужване в рамките на гаранционният му срок”

currency: CYP


title: „Изработване на инвестиционни проекти във фазa „техническa” за обекти: 1. „Модернизиране на участък от 3.800 км общински път RSE2107 /II-52, Пиргово — Мечка/ — Иваново — /III-501/ от км 5+300 до км 9+100";2. „Модернизиране на участък от 3.050 км от общински път RSE1108 /III-501, Русе — Две могили/ — Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310“

title: Изработване на инвестиционен проект във фазa „техническa” за обект: „Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”

title: Изготвяне на Инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ за транспортна техническа инфраструктура за обекти: 1. „Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,300 км общински път RSE1101 /III-202, Русе-Щръклево/-Красен-/III-501/, от км 5+500 до км 8+800“ и 2. „Реконструкция и рехабилитация на участък от 4,000 км общински път RSE2100 /I-2,Русе-Писанец/-Щръклево-/RSE1108/, от км 0+000 до км 4

title: „Сключване на рамково споразумение за изработване на инвестиционни проекти във фазa „техническa“ и технологични проекти (планове) за залесяване с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. и Програма за Трансгранично сътрудничество (ТГС) между Румъния и България 2014—2020 г.“.

description: Предмет на обществената поръчката е Сключване на рамково споразумение за изработване на инвестиционни проекти във фазa „техническa“ и технологични проекти (планове) за залесяване с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. и Програма за Трансгранично сътрудничество (ТГС) между Румъния и България 2014—2020 г.

awardCriteriaDetails:
Техническа оферта — Концепция за изпълнение предмета на поръчката: 15
Техническа оферта — Организация и мобилизация на ресурсната обезпеченост: 25
Техническа оферта — Срок за изпълнение на всяка конкретно възложена задача: 30
Ценова оферта: 30

Община Иваново

street: с. Иваново, ул. Олимпийска №75

ДЗЗД Проект-КА, ЕИК 176875969

street: бул. „Липник“ № 5, ТК Ялта, ет. 1, офис 2

ДЗЗД „Проект — Ка“, ЕИК 176875969

street: бул. „Липник“ № 5, Т К Ялта, ет. 1, офис 2


title: „Доставка чрез закупуване на технически средства за маркиране: материали- боя, спрей, разредител, четки и т.н., необходими за дърводобивната дейност на ТП „ДГС Места””

ТП ДГС Места

street: с. Места, общ. Банско


title: РАЗШИРЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА „ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИ” ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ МОДУЛ „ВЪПРОСНИЦИ” ЗА ОН-ЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ.


name: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“


title: Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от Водоснабдяване и канализация ЕООД-гр. Добрич

title: Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД-гр. Добрич

Водоснабдяване и канализация ООД

street: бул. Трети март № 59


name: Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

title: Доставка на офис техника и хардуер

description: Доставката на1. Сървър - 47 бр.2. Лазерен черно-бял принтер – 63 бр.3. Киоск-терминал – 47 бр.4. Широкоформатен скенер A0 – 14 бр.5. 47 инчов LED/LCD видеоекран – 48 бр.6. Бърз документен скенер – 305 бр.7. Многофункционално Ч/Б лазерно устройство – 2 бр.При доставка следва да се извърши инсталация, настройка и тестване на доставеното оборудване и софтуер.

description: Доставката на1. Настолен персонален компютър– 311 бр.2. LCD/LED Монитор – 311 бр.3. Преносим компютър 15 inch. – 20 бр.При доставка следва да се извърши инсталация, настройка и тестване на доставеното оборудване и софтуер.

title: Доставка на офис техника и хардуер с 2 (две) обособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на офис техника и хардуер.Обособена позиция 2: Доставка на офис техника и хардуер — предназначена позиция.

description: Доставката на офис техника и хардуер, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение По договор № 61/5.5.2015 г. в изпълнение на проект № BG161PO002-1.10.01-0002; (0132-НСОРБ-1.10) с наименование „Е-Подем +”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Обект на настоящата обществена поръчка е „доставки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка.Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на офис техника и хардуер с 2 (две) обособени позиции“ и разделен както следва:Обособена позиция 1: Доставка на офис техника и хардуер.Обособена позиция 2: Доставка на офис техника и хардуер — предназначена позиция.Описание: Основните групи дейности, които са предвидени в обхвата на обществената поръчка, са следните:— Дейности по доставката на офис техника и хардуер.

street: ул. ГОЛАШ №.23

„Контракс“ АД

street: ул. "Тинтява" № 13

„Търг. Бг“ ООД

street: ж. к. „Изток“, бл. 217, вх. А, ет. 3, ап. 8


title: "Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сградите на БНТ"

procurementMethodDetails: Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Българска национална телевизия

street: ул. САН СТЕФАНО №29


title: Договоз за предоставяне на услуги

title: Доставка на природен газ за нуждите на ОУ "Христо Ботев" гр. Асеновград за две години

procurementMethodDetails: Договаряне без обявление


title: Договор №142/21.08.2015г.

title: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект 13/321/01520 на община Лесичово


title: на обособената позиция Ремонт общинска пътна мрежа, община Ловеч

description: Ремонт LOV 2070 от км.0+000 до км.11+400, Локален ремонт ул. „Пресяшка чешма“ Ремонт LOV 2070 /ІІІ-401, Ловеч – Севлиево/ - Пресяка- Гостиня Ремонт LOV 2071 /LOV2070, Ловеч- Пресяка/-Смочан от км. 0+000 до км.4+960 Ремонт пътна връзка от бул. „Мизия“ до ІІ-35 Ремонт LOV 2061 /ІІІ-3013,Деветаки-Брестово/-Тепава- Йоглав-жп.спирка Йоглав от км.0+000 до км.11+720 Ремонт единични дупки с плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място; Ремонт локален участъци от улична настилка - изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А до 4 см, уплътняване.

title: на обособената позиция Ремонт улици гр. Ловеч

description: Ремонт улична мрежа кв. Емеритински, кв. Хармането, ЦГЧ Ремонт улична мрежа кв. Здравец, кв. Младост, кв. Продимчец, кв. Гозница – ул.“Витоша“ от ОТ1334 до ОТ1342, улична мрежа, ул.“Янтра от ОТ400 до ОТ401/тупик/, кв. Дръстене, кв.Кольо Фичето, кв. Дикисана, кв. Вароша - калдаръм и осъмски камък Ремонт единични дупки с плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място; Ремонт локален участъци от улична настилка - изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А до 4 см, уплътняване.

title: на обособената позиция Ремонт улици населени места, община Ловеч

description: Предвижда се ремонт на следните пътни участъци както следва: с. Лисец - ул. „Розова долина“, ул. „Раевец“ и ул. „Баховски път“ с. Славяни - ул. „Г. Бенковски”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Васил Левски”, ул. „Изгрев” и ул. „Мизия” в горната махала. В долната махала ул. „Васил Петлешков”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Спартак” от №35 до №45, ул „Хан Аспарух” от №1 до №13 и ул. „Св. Иван Рилски”. с. Слатина - ул. „Иван Вазов“, ул. „Плиска“ от №9 до №11; ул. „А. Стамболийски“ в участъка от №36 до №40, след подмяна на ръбите на уличен водопровод; ул. "Марица“; ул. „Трети март“ в участъка от №29 до №35 и ул. „Стара планина" с. Хлевене - ул. "Петко Войвода" с. Абланица - Път от I-4 до центъра, главна улица с. Малиново - ул. "Раковски", ул. " Хр. Ботев", ул. "Ив. Вазов" и ул. "Велковска" с. Деветаки - ул. "Рила", ул. "Янтра" и ул. "Стара Планина". с. Прелом - водосток от каменна зидария на ул. „П.Славейков“ с. Смочан - ул. „Стара планина“, ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Трети март“. с. Александрово - ул. „Васил Априлов“, ул. „Мадара“ и ул. „Христо Смирненски“ с. Баховица - ул. "Вълчо Петров" с. Дойренци - ул. "Т. Кирков" и ул. "Ал. Стамболийски" с. Владивя - ул. "Тодор Каблешков" и ул. "Пирин" с. Горно Павликени - ул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Д. Благоев" с. Умаревци - ул. "Стара планина", ул. "Балатон" и ул. "Шипка" с. Йоглав - ул. "Н. Василев" с. Скобелево с. Стефаново Предвижда се: Ремонт единични дупки с плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място; Ремонт локален участъци от улична настилка - изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А до 4 см, уплътняване; Полагане двупластово тънкослойно асфалтово покритие от плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място

title: „Ремонт улична мрежа населени места, община Ловеч“

Община Ловеч

street: ул. "Търговска" №. 22

scheme: VAT


name: ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ

title: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Поморие, гр. Поморие, кв. Свобода, бл. 16”


title: Изграждане и внедряване на информационна система за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки, във връзка с изпълнението на договор 14-32-1/27.10.2014 г. по ОПАК

БУЛ ЕС АЙ ООД

street: Драгалевци Христина Морфова №.39


description: Предметът на обществената поръчка включва Доставка на Машина за бързо изграждане на прототипи от пясък и керамика (Sand and Ceramics Rapid Prototyping) за нуждите на проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007—2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

awardCriteriaDetails:
Показател П1: „Предложена цена“: 40
Показател П2: „Гаранционен срок“: 10
Показател П3: „Срок на доставка“: 10
Показател П4: „Технически преимущества“: 40

„София Тех Парк“ АД

street: бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2

„АРК Метрология“ ООД, ЕИК 131342063

street: р-н „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, „Костенски водопад“ № 47А


title: на обособената позиция Изработване на Технически инвестиционен проект за обект Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Разделци, община Антоново

description: Предмет на настоящата обособена позиция е Изработване на Технически инвестиционен проект за обект Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Разделци, община Антоново

title: на обособената позиция Изработване на Технически инвестиционен проект за обект: Обновяване на паркови пространства в гр. Антоново

description: Предмет на настоящата обществена поръчка е Изработване на Технически инвестиционен проект за обект: Обновяване на паркови пространства в гр. Антоново

title: на обособената позиция Изработване на Технически инвестиционен проект за обект: Разширяване на гробищен парк в гр. Антоново

description: Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на Технически инвестиционен проект за обект: Разширяване на гробищен парк в гр. Антоново

title: Изработването на 3 технически инвестиционни проекти, разделени в 3 обособени позиции, както следва: Oбособена позиция 1: Изработване на Технически инвестиционен проект за обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Разделци, общ. Антоново" Oбособена позиция 2: Изработване на Технически инвестиционен проект за обект "Обновяване на паркови пространства в гр. Антоново" Oбособена позиция 3: Изработване на Технически инвестиционен проект за обект "Разширяване на гробищен парк в гр. Антоново"

Адапт ЕООД

street: ул. Преслав № 2


title: Доставка на водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдявне и канализация — Варна“ ООД

title: Доставка на водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД.

description: При изпълнение на договор № 22/15.7.2015 г.:1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следното:— Периодични доставки на нови, неизползвани:1.1. водомери и радиомодули за водомери за питейна вода;1.2. водомерни шахти с монтирани водомери за студена вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал;1.3. устройства за измерване на потока и регистратори на данни.С технически характеристики, съответстващи на изискванията на Възложителя, посочените в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от настоящия договор.— Калибириране на устройствата по т. 1.3, при поискване от Възложителя.2. Изпълнителят се задължава да изпълнява доставките и услугите при условията на техническото и ценовото предложение от офертата на Изпълнителя вх. № ООП-29 от 4.5.2015г 14:03 ч., представена в горепосочената открита процедура по реда на ЗОП, както и в съответствие с техническата спецификация на възложителя, които са неразделна част от този договор.

awardCriteriaDetails:
„Гаранционен срок“ (средно-аритметична стойност на предлаганите гаранционни срокове (месеци): 10
„Срок на доставка/услуга“ (средноаритметична стойност на предлаганите срокове (дни): 10
„Общ сбор на единичните цени за доставка на водомери, радиомодули за дистанционно отчитане, водомерни шахти с монтирани водомери, измерващи потока устройства и регистратори на данни“: 50
„Общ сбор на единичните цени за калибриране за измерващите потока устройства тип сонда“: 30

street: ул. ПРИЛЕП №.33

„Хидроинстал“ ДЗЗД

street: ул. „Братя Свещарови“ № 7А