title: ОП № 9

description: 1. Два комплекта ротатори за микробиологични посявки върху петрита Комплектът следва да включва: • Електрически ротатор за микробиологични посявки върху петрита - 1 бр.: — с електрическо задвижване и сензор — тяло от неръждаема стомана — безконтактно управление със сензор — за петрита с ? до 150 мм в диаметър — обороти 10 – 120 rpm — инокулацията може да се извършва със шпатула и тампон • Ръчен ротатор за микробиологични посявки върху петрита - 1 бр: — с ръчно задвижване — за петрита с ? до 150 мм в диаметър — инокулацията може да се извършва с шпатула и тампон Навсякъде, където в техническите спецификации се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническите спецификации конкретен параметър на описаната апаратура е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение апаратура с еквивалентни технически характеристики!

title: ОП № 6

description: 1. Автоклав – с мано-вакуум метър – 2 бр. • С мано-вакуум метър • Обем на работната камера поне 75л. • Мощност максимум до 9 кW • Работно напрежение 380V • С автоматично приключване и протичане на процедурите • С възможност за стерилизационни режими на работа: — 2,2bar – 134ot – 15? — 1,1bar – 121ot – 30? • С бактериологичен филтър • 1 бр. метален барабан за автоклавиране, съвместим с предложения автоклав Навсякъде, където в техническите спецификации се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническите спецификации конкретен параметър на описаната апаратура е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение апаратура с еквивалентни технически характеристики!

title: ОП № 3

description: 1. Система, позволяваща мултипараметърно наблюдение, съхранение и анализ в реално време на данните от метаболитния мониноринг на пациента - 1 бр. Комплекс: мониторираща система за индиректна калориметрия, както следва: Компонент: Метаболитен монитор, отчитащ витални параметри за индиректна калориметрия в интензивно отделение. Пригоден за транспорт, докинг станция за прикрепяне на монитора и голям дисплей за визуално представяне на данните. Субкомпонент: Монитор за индиректна калориметрия, пригоден за транспорт за приложение при механично вентилирани или спонтанно дишащи пациенти.Технически параметриЦветен трансмисионен TFT LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер минимум 10” Тегло под 4700 грама Възможност за работа при температура от 10o С до 40o С Вградена презареждаща се литиево йонна батерия, даваща автономност за работа от минимум: 180 минути Възможност за прикрепяне и независим транспорт посредством тип статив с кош и място за бутилката, осигуряваща лесно закачане и разкачане на монитора. Възможност за откачане на монитора и транспортирането му заедно с пациента между операционните зали и реанимация. Възможност за запазване и предаване на пациентните данни при транспорта посредством USB, безжична връзка, РС-232 и LAN към централна мониторна станция, принтер (спрямо софтуера) Безжична връзка тип блутут •Информационно експортни формати - PDF, CSV, XML Автоматично превключване в безжичен режим, когато мониторът се откачи от докинг станцията.Възможност за мониториране и визуализиране на следните параметри:Измерване разхода на енергия при покой при механично вентилирани пациенти с FiO2 до 70 % Памет - 2 GB (над 38000 теста) Работа в трите режима: Вентилирани (механично подпомогнати пациенти) Пълна метаболитна оценка (REE, VO2, VCO2, VE, RQ и т.н.) Измерване на консумацията на кислород (VO2), производството на въглероден диоксид (VCO2), заедно с други вентилационни параметри и използването на метаболитния субстрат (% FAT, % PRO, % СНО). Вентилирани пациенти (> 10-годишна възраст). Еднократен разходомер PNT (Flow-REE), поставен на кръга на пациента за гарантиране асептичността Независимо от използвания тип вентилатор•Разпознаване на обдишването с вентилатор, шлем или маска за лице Без необходимо ежедневно калибриране на газа Шлем (Спонтанно дишащи пациенти) Измерване на потреблението на кислород (VО2), производството на въглероден диоксид (VCО2), заедно с други вентилационни параметри и използването на метаболитния субстрат (% FAT, % PRO, % СНО) Спонтанно дишащи пациенти (> 6-годишна възраст) Техника на разреждане, използваща абсорбатор за балончета (за възрастни или педиатрични пациенти) Вградена вентилараща помпа на canopy hood (избираем дебит с монитора). Маска (Спонтанно дишащи пациенти) Измерване на потреблението на кислород (V02), производството на въглероден диоксид (VC02), заедно с други вентилационни параметри и използването на метаболитния субстрат (% FAT, % PRO, % СНО) Спонтанно дишащи пациенти (> 6-годишна възраст) •Външен разходомер за многократна употреба Силиконови маски за многократна употреба с удобни шапки за измервания без течове - 5 размера (3 за възрастни и 2 детски) Регулатор на потока: Отчитане на поток 0,01-1,6L/s, с точност ± 2 % 1) Автоматично калибриране чрез вътрешен вентилатор Газови сензори Обмяна на газ, чрез микро-динамична смесителна камера Вид: галванична горивна клетка 2. Диапазон 0-75 % с точност ± 0,05 % Резолюция ± 0,01 % Време на подгряване - 5 мин. 2. Система, позволяваща мултипараметърно наблюдение, съхранение и анализ в реално време на данните за обективната оценка на физиологичния отговор на болката (ноцицепция) на пациента - 1 бр. Комплекс: мониторираща система за нивото на болката, както следва: Компонент: Мултипараметърен монитор за обективна оценка на физиологичния отговор на болката (ноцицепция), чрез използване .. ...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е съгласно техническа спецификация-Приложение № 1

title: ОП № 7

description: 1. Система Матрикс-асистирана лазерна десорбция/йонизация с мас-спектрометрия (MALDI-TOF) за идентификация на микроорганизми – 1 бр. • Компютърно управляема система за идентификация на клинично и неклинично значими бактерии, дрожди, плесени и микобактерии С модул за научни изследвания и възможност за добавяне на собствени спектри на лабораторни щамове Използваща MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization Time-Of-Flight) мас спектрометър С източник с йонно-екстракционна технология Наличие на азотен лазер с фиксиран фокус • Лазерна мощност и насочване под софтуерен контрол Вакуум, поддържан от помпи Висока резолюция на мас-сигналите - > 2 000 FWHM-ACTH 18-39((M+H)+2465 Da) • Широка база данни за идентификация на микроорганизми, обхващаща всички клинично значими микроорганизми мин 1000 вида и неклинично значими щамове мин. 1 500 вида, за идентификация на бактерии, плесени, дрожди и микобактерии само за няколко минути Наличие на минимум 2 бар-кодирани слайдове/плаки Сървърна система за управление на апаратурата и специализирани софтуери за IVD и RUO за приемане, обработка и съхранение на данните от мас-спектрометричния анализ Незадължителни допълнителни показатели за работни характеристики и функционални възможности, повишаващи качеството и функционалността, подлежащи на оценка: Системата да е оборудвана със специална станция за подготвяне на пробите за автоматизирано въвеждане на данни и анализ, осигуряваща надеждна връзка за информацията на пробите от всяка точка на таргет слайда и съответният й МИК анализ в модула за определяне на МИК, за подобряване на сигурността и проследяемост на пробата Възможност за директна идентификация от позитивни хемокултури Готови за употреба бар-кодирани и стабилни на светлина реактиви Възможност за съвмеcтимост с апаратура за определяне на антибиотична чувствителност на доказани бактерии и гъбички с минимални инхибиращи концентрации Съответствие на системата с директиви и стандарти: Декларация за съответствие (СЕ марка) на апарата или еквивалент Навсякъде, където в техническите спецификации се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническите спецификации конкретен параметър на описаната апаратура е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение апаратура с еквивалентни технически характеристики!

title: ОП № 5

description: 1.Ехокардиограф от върхов клас за съдови и кардиологични изследвания за нуждите на Катедра по сърдечна и съдова хирургия - 1 бр. 1. Ергономия1.1. За да се осигури високо ниво на ергономия, ясен образ от различни дистанции, изобразяване на информация относно текущи измервания и придобити образи, апаратът да притежава широкоформатен OLED LCD дисплей с диагонал ? 21”.1.2. За да се осигури високо ниво на ергономия, основният дисплей да бъде разположен на подвижно артикулиращо рамо, позволяващо движение по хоризонтала, вертикала и в дълбочина.1.3. За да се осигури високо ниво на ергономия при работа в различни позиции на оператора, апаратът да притежава вертикално движение на контролния панел минимум 25 см и завъртане на контролния панел на поне 180o от централна позиция. 1.4. Апаратът да притежава олекотен съвременен работен процес. Цветен широкоформатен сензорен дисплей с диагонал минимум 12”, вградена в контролния панел пълна цифрено-буквена клавиатура с подсветка. 1.5. За да се подсигури добрата ергономия на апарата при бъдещи надграждания, апаратът да притежава минимум 4 активни порта за образни трансдюсери.1.6. За да се осигури нужната висока мобилност на апарата при работа в отделение, апаратът да е с 4 въртящи се колела и да е с тегло ? 110 кг.1.7. Системата да притежава ниско енергиен режим/режим на готовност. Времето за излизане от режим на готовност да е ? 25 секунди.... 2.Монитор от висок клас за нуждите на Катедра по сърдечна и съдова хирургия – 1 бр. 1. Мултипараметричен пациентен монитор изграден на модулен принцип 2. Цветен, сензорен дисплей, с размер минимум 19" 3. Цветно кодирани вълни и числови параметри 4. Тегло на монитора: максимум 11 кг 5. Минимум 8 вълни. Възможност за надграждане до 12 вълни 6. Визуализация на графични, табуларни, хистограмни трендове и трендове с хоризонт 7. Функция за автоматично изчисляване на границите на алармите 8. Функция за връзка с независим външен дисплей 9. Да има възможност за надграждане с модул за връзка към външни устройства (анестезиологична машина, респиратор или инфузионна помпа) 10. Калкулатор на лекарства 11. Възможност за надграждане с безжична връзка 12. Външен модулен рак с не по-малко от 8 гнезда. 13. Възможност за контрол на функциите на монитора посредством безжично дистанционно управление. За целите на методиката за оценка по показателя Дп2 следва да се посочи наличието или липсата на тази възможност. 14. Мултипараметърен модул за мониториране на жизнените показатели на пациента, с възможност за използване като независим пациентен монитор. ... 3. Ехограф от върхов клас за нуждите на Катедра по неврология – 1 бр. 1. Ергономия1.1. Апаратът да притежава широкоформатен LCD дисплей с диагонал ? 21.5”. 1.2. Основният дисплей да бъде разположен на подвижно артикулиращо рамо, позволяващо движение по хоризонтала, вертикала и в дълбочина. 1.3. Апаратът да притежава вертикално движение на контролния панел минимум 25 см и завъртане на контролния панел на поне 180o от централна позиция. 1.4. Апаратът да притежава олекотен съвременен работен процес. Цветен широкоформатен сензорен дисплей с диагонал минимум 12”, вградена в контролния панел пълна цифрено-буквена клавиатура с подсветка. 1.5. За да се подсигури добрата ергономия на апарата при бъдещи надграждания, апаратът да притежава минимум 4 активни порта за образни трансдюсери. 1.6. За да се осигури нужната висока мобилност на апарата при работа в отделение, апаратът да е с 4 въртящи се колела и да ... 4. Специализиран ултразвуков апарат от висок клас за нуждите на Катедра по физикална и рехабилитационна медицина – 1 бр. 1. Ергономия 1.1. Апаратът да притежава широкоформатен LCD дисплей с диагонал ? 21.5”. 1.2. Основният дисплей да бъде разположен на подвижно артикулиращо рамо, позволяващо движение по хоризонтала, вертикала и в дълбочина. ... ...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е съгласно техническа спецификация-Приложение № 1

title: ОП № 2

description: 1.Стационарен криостат с вграден микротом и криокамера за изготвяне на срезове от замразени тъкани (гефрири) с вградена система за вакуумно разпъване на среза и почистване на камерата – 1 бр. Общи изисквания Стационарен апарат на колела. Цифров дисплей с показания за: реално време и време на саморазмразяване на камерата дебелина на рязане активация на пелтие елемента за допълнително замразяване и оставащото му време за действие реална и настроена температура в камерата Антибактериално сребърно покритие на повърхността на камерата UV система за дезинфекция на работните повърхности с възможност за избор на дезинфекционните цикли за 30 или 180 мин. Стартиране на UV системата за дезинфекция само при затворен прозорец на криокамерата Спиране на UV дезинфекцията при отваряне на стъклото Вакуумна система за разпъване на срезите, както и за почистване на камерата от отпадъчния материал при рязане Захранване — 230V/ 50Hz Вграден микротом Микротомът да е напълно капсолован за защита от навлизане на влага и материал в него. Два режима на рязане — изравняване и изготвяне на срези, с независимо задаване на дебелини и бърза смяна с натискане на един бутон. Задаване дебелините на срезите чрез бутони на цифровия дисплей. Диапазон на рязане не по-малък от 1 до 100 μm със стъпки не по-големи от: от 1 - 5 μm със стъпка от 0,5 μm, от 5 - 20 μm със стъка от 1 μm, от 20 - 60 μm със стъпка от 5 μm, от 60 - 100 μm със стъпка от 10 μm Дебелини в режим за изравняване - 10 μm, 20 μm,З0 μm,40 μm Функция ретракция с ход не по-малък от 20 μm Възможност за рязане на материали с големина не по-малко от 50х80 мм Ход за хоризонтално подаване на материала не по-малък от 25 мм Ход за вертикално подаване на материала не по-малък от 59 мм Ориентация по x/y/z — около 8o Моторизирано подаване на материала с мин. две скорости. Отделни бутони за съответните посоки и различните скорости на подаване. Светлинна индикация при достигане на крайно положение.Ножодържач за еднократни ножчета нисък и висок профил с антиролер с четири работни ръба и възможност за лесно завъртане или смяна от лаборант. Ножодържачът да разполага с механизъм за екстракция на ножа без контакт с оператора Криокамера Температурен обхват от 0 oС до - 35 oС Автоматично размразяване на камерата 1 път за 24 часа с указване на часа на започване и автоматично спиране. Ръчно размразяване при нужда Модул за бързо предварително охлаждане на 10 бр. масички, без отвори, с топлинен екстрактор и температура мин. - 42 oС Режим за бързо охлаждане с Peltier елемент, с възможност за поставяне на минимум две масички в позиции с а маркировка. Модул за съхранение на материали с минимум 13 позиции, различен от този за предварително охлаждане. Вакуумна система за разпъване на срезите, както и за почистване на камерата от отпадъчния материал при рязане. Възможност за регулиране силата на вакуума. Интегрирани груб и бактерициден филтри в апарата. Вградено осветление. В комплект с масички за проби с голяма равна задна повърхност за по-бързо замръзване, различни размери: ?25мм — мин. 4 бр. ?30 мм — мин. 4 бр. ?40 мм — мин. 4 бр. Клампа за бързо захващане на масичките в микротома при рязане, без необходимост от затягане и с маркировка за ориентация на материала Съответствие на апарата с директиви и стандарти: Декларация за съответствие (СЕ марка) на апарата съгл. ЕС Директива 98/79 или еквивалент. 2.Изследователски микроскоп с флуоресценция, поляризация и цветна цифрова камера и компютърна конфигурация – 1 бр. Прав изследователски автоматизиран микроскоп с автоматична смяна на обективите и настройката на кондензера. -Не по-малко от 7 бутона, фронтално разположени за избор на обектив и автоматична настройка на кондензера.-LED, Кьолер вариабилно осветление за преминаваща светлина с автоматична настройка на осветлението в зависимост от избрания обектив Оптична система с видимо ... ...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е съгласно техническа спецификация-Приложение № 1

title: ОП № 1

description: 1.Автоматичен хематологичен анализатор RBC, PLT– 1 бр.,Технологии:Метод на измерване:•Импедансен за WBC, RBC, PLT•Безцианитен фотометричен за хемоглобина Да е напълно автоматичен, компактен, удобен за работа и икономичен на реактиви.Да диференцира WBC на 3 части, 18 параметъра и 3 хистограми Принцип на работа: За броене на WBC, RBC, PLT и изготвяне на съответните хистограми Анализаторът да използва принципа на Coulter. Концентрацията на хемоглобина HGB да се получава чрез колориметричния метод. Всички параметри да се изчисляват в зависимост от вида на животното, което се изследва. Видове животни:С ветеринарен софтуер за минимум дванадесет животни: Мишки, плъхове, зайци, кучета, котки и др. + четири свободни програми Предварително въведени норми за всеки вид животни Минимум 25 проби за един час Автоматично почистване на иглата Да съхранява 10000 резултата с хистограмите Видове проби: Проба от цяла кръв 13 μL Предварително разредена проба 20 μL Диаметър на апертурата 80 μm Скорост Минимум 25 проби на час Дисплей Цветен LCD дисплей Остатък от предишна проба WBC, RBC, HGB < 0.5 %, PLT, 1 % Принтер Вграден термо принтер, широчина на хартията 50 мм, с възможност за връзка с външен принтер Периферия – включена в комплектацията RS 232 порт1 / за бар код скенер/, паралелен интерфейс / за принтер/, RS 232 порт2 / за компютъра/, интерфейс за клавиатурата Захранване 100-240V, приблизително 50-60 Hz Параметри: — WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT Допълнителни параметри за куче, котка, мишка, плъх, заек: LYMPH (#), MON (#), MON%, GRAN % и хистограми за WBC, RBC, PLT. Резултатите да излизат след 2 минути. 2.Автоматичен селективен биохимичен анализатор – 1 бр. -Производителност минимум 100 теста на час-Реакционен диск, съдържащ 40 реакционни кювети -Минимален реакционен обем – 150 микролитра - Да използва еднократни кювети -28 позиции за реактиви в хладилен блок -8 позиции за проби Функции на апарата Автоматичен, дискретен, random access (селективен) биохимичен анализатор Производителност 100/час без ISE модул, до 32 реактива едновременно Принципи на измерване: Фотометрична абсорбция, турбидиметрия, ISE технология Методи: Крайноточков, фиксирано време, кинетичен едно/двуреагентни реактиви, монохроматичен, бихроматичен, линейна/ нелинейна многоточкова калибрация Програмиране: Да е отворена система с определени от оператора профили и изчислителни реакции Управление на реагентите и пробите Диск за реагентите и пробите: 28 позиции за реагенти и 8 позиции за проби в хладилен блок (4~ 150 C) Обем на пробата: 3~ 45 μL със стъпка 0.5 μL Игла за реагентите и пробите: детектор за нивото на течността, система за предпазване на иглата при удар Почистване на иглата: Автоматично измиване – вътрешно и външно, пренос на грешка <0.1 % Съд за разреждане: еднократни кювети Реакционна система: Реакционен ротор: с 40 кювети Кювети: оптична дължина 5 мм Реакционен обем: 180~ 500 μL Температура: 370 C Температурна регулация – приблизително 0.10 C Независимо разбъркване на пробите Оптична система Светлинен източник: халогенна волфрамова лампа Фотометър: обратна оптика, статична фибър точкова фотометрия Дължини на вълната: 340, 405, 510, 546, 578, 630, 670 nm Резолюция: 0.0001 Abs Контрол и калибрация: Линейна / едноточкова, двуточкова и многоточкова/ Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, spline, експоненциална, полиноминална, парабола. Контролен софтуер: X-R, L-J, Westguard multi-rule, Cumulative sum check, twin plot Бар код система Подходящ за различни бар код системи: Codabar, ITF, code 128, code 39, UPS/EAN, code 93 С възможност да прехвърля данни към LIS interface системата. Операционна система: Windows 2000 Pro с SP4/XP home Интерфейс: RS-232 (за връзка с компютър) Работни условия:Захранване: AC 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 3Hz, ...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е в техническата спецификация-Приложение № 1

title: ОП № 8; ОП № 9

description: 1. Многоканална модулна система за неврофизиологично изследване на централната и периферната нервна система - 1 бр. 1. Технически характеристики: • Брой на каналите: не по-малко от 6; Предусилватели: Електрически изолирани предусилватели със софтуерно управление на взаимовръзките на референтните входове; • Входен импеданс: Диференциален >200M? (мегаома), Работен режим >1000M?/25pF; Ниво на шума (RMS): типичен 0.4μV RMS (микроволта);Изолационна режекция: > 160 dB;Резолюция: поне 24 бита;Честота на дискретизация: поне 48 килохерца на усилвател;Чувствителност: 0.5 μV / D - 20 mV / D;Чувствителност при изобразяване: 0.05 μV / D - 20 mV / D;Развивка: 0.2 ms / D - 12 s / D;Филтри: Високочестотен 0.01 Hz - З kHz, Нискочестотен 20 Hz - 13 kHz;Проверка на електродния импеданс: 0.1к? до 1М?. Вграден калибриращ сигнал.Работни характеристики Усреднител - не по-малко от 10 000 потенциала на канал Тригер: ръчен, репетитивен или външен: Честота на повтаряемост 0.1 до 200 херца; Единична или Двойна стимулация с едновременни или алтерниращи импулси; ЕМГ тригер - по сигнал или спонтанно отвеждане; Стимулиране - брой на пулсовете от 1 до 1000, честота от 0.1 до 200 херца; Вход и изход за външен тригер. • Електрически стимулатор: Единичен или двойка импулси. Вид на стимула: Правоъгълен импулс, поредица от импулси с управление на параметрите (амплитуда, продължителност, честота); Автоматично и ръчно подаване на стимули; Изходен обхват от 0 до 100мА (милиампера); Резолюция на интензивността 0.1/0.02мА; Напрежение 400 волта; Изходно съпротивление > 5М?; Продължителност на стимулите 20 микросекудни до 1 милисекунда;Слухов стимулатор, вграден: Форма на стимулите: Клик, Звуков залп, пиукане, полусинусоида, пълна синусоида, (Click, Топе burst, Pipe, Half sine, Full sine); Дължина на Click: 50, 100 μs; Интензитет: 0 - 130 dB (стъпка 1.0 dB).Зрителен стимулатор, вграден: Шахматен патерн, Вертикални линии, Хоризонтални линии; Различни размери на патерна: 3х4, 6х8, 12х16, 24х32, 48х64, 96х128. Формат на полето: Пълно, лява половина, дясна половина, горе дясно, долу дясно, горе ляво, долу ляво Вид на стимулите: Появяване-изчезване, реверсивни, очила. Фиксираща точка - поне 4 типа, преместваема. Фон - черен, сив.2.2 Окомплектовка:Електрически стимулатори(стимулиращи електроди за електроневрография и соматосензорни евокирани потенциали за новородени, кърмачета и по-големи деца(възрастни):-тип сонда — ръчни стимулиращи електродиКомплект електроди в стартов пакет: Заземяващи електроди спрямо възрастта: 10см (2бр.), 18.5 см (2бр.), 45 см (2бр.), 77см (1бр.) Ринг електроди (за изследване на сетивни нервни влакна – 2 бр.) Алигатор - клип за повърхностни електроди (9 бр.) Златни паничкови електроди с размери от: 6 мм (6 бр.) и 10 мм (9 бр.) с дължина на кабела от 1,5 до 2 м. Удължаващи кабели и адаптори за електроди 2 бр.) Кондуктивна паста (3 бр.) абразивна паста (3 бр.) Рулетка за измерване 1 бр. Еднократни иглени електроди за ЕМГ с размери, съобразени с възрастта на детето: 25 мм-26 G -50 бр. (новородени и кърмачета), 37 мм, 26 G - 100 бр., 50 мм-26 G - 10 бр.)Слушалки със запаметени в тях калибрационни данни;• Монитор за Зрителни Евокирани потенциали; Крачен педал за електростимулация; • Модул за свързване в локална компютърна мрежа – специализиран изолационен интерфейс, мрежов лиценз;Възможност за интегриране с болничната компютърна мрежа чрез HL7 или SOAP протоколи;Подвижна количка за апарата и аксесоарите;Специализирана ”деск-топ” (стационарна) компютърна система;Монитор - цветен, поне 22 инча диагонал с минимална разделителна способност 1680 х 1050, с възможност за вертикално регулиране и регулиране на наклона;Лазерен принтер за резултатите;Набор електроди, произведени от фирмата, произвеждаща апарата (иглени, повърхностни, стимулационни електроди);Бутон за регистриране... ...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е съгласно техническа спецификация-Приложение № 1

title: ОП № 4

description: 1. Апарат за полимеразна верижна реакция в реално време (Real time PCR) за комплексно едновременно доказване на панели от полово-предавани патогени - 1 бр. • Термоблок с капацитет за 96 x 0,2 ml PCR епруветки или 96-ямкови PCR плаки• Температурен обхват на термоблока: 0 – 100 ?С Функция нагряващ капак за възпрепятстване изпарението и образуването на конденз от пробите Ултра чувствителна оптична система с 4 канала за детекция с възможност за изследване на 4 обекта едновременно в една епруветка при отчитане на флуоресцентни маркери. Напълно отворена система с възможност за работа с китове и реактиви на различни производители Функция за автоматично рестартиране и възстановяване на работата след прекъсване на захранването Функция за автоматично изключване на апарата след завършване на анализа и съхраняване на резултатите и данните от анализа Функция за сканиране и проверка на термоблока за контаминация Софтуер за анализ на данните. Софтуерът да позволява:- Създаване на протоколи и програми на работа по методика на потребителя — Работа с въведени протоколи за работа и автоматична интерпретация на резултатите от анализа Работа с въведени протоколи за извършване на комплексен сравнителен и количествен анализ на микроорганизмите в женската и мъжка полова система, автоматична интерпретация и заключение на резултатите от анализа Качествена детекция на наличието на микроорганизми (присъствие/отсъствие) Количествено определяне на микроорганизмите Генна експресия Анализ на криви на топене • SNP генотипиране/Анализ на полиморфизми Апаратът да позволява използването на технология, базирана на маркерно флуоресцентно багрило, за разпознаване правилното разположение на епруветките в термоблока и възможност за софтуерно коригиране на отчетените флуоресцентните сигнали при неправилно разположение на PCR епруветките. Апаратът да позволява провеждането на специализирани диагностични тестове чрез предварително въведени в него методики на производителя за комплексна и цялостна оценка на микрофлората в женската полова система, диагностика на дисбиозни състояния и откриване на полово-предавани инфекции: - едновременно изследване на минимум 15 вида микроорганизми в една проба, сред които коменсали, аеробни и анаеробни условно-патогенни и патогенни като хламидии, микоплазми, уреаплазми, гонококи, гарднерели, кандиди, трихомони, вируса на обикновения херпес, HPV- количествено определяне на общия брой микроорганизми в женския урогенитален тракт и броя лактобацили и сравняване на количеството лактобацили с общия брой микроорганизми за оценка на състоянието и нивата на нормалната микрофлора;- количествено определяне на аеробни и анаеробни условно-патогенни микроорганизми, микоплазми и гъби от рода Candida с етиологично значение в развитието на дисбиозни състояния; - сравняване на количеството опортюнистична микрофлора с количеството лактобацили за определяне степентта на дисбиоза (нормално състояние на микрофлората, умерена дисбиоза и остра дисбиоза); - определяне на характера на вагиналната дисбиоза – аеробна, анаеробна или смесена вагинална дисбиоза• Апаратът да позволява провеждането на специализирани диагностични тестове чрез предварително въведени в него методики на производителя за комплексна и цялостна оценка на микрофлората в мъжката полова система: - едновременно изследване на минимум15 вида микроорганизми в една проба, количествена оценка и съпоставяне на отделните групи микроорганизми, сред които хламидии, микоплазми, уреаплазми, гонококи, вируса на обикновения херпес, HPV и др. специфични и неспецифични причинители на уретрити, простатити, баланопостити, орхити, епидидимити.- генетичен тест за изследване на мутации, които се асоциират с възникването на стерилитет при мъжете. ...поради огранаичения брой символи, изброяването не е изчерпателно...пълното описание е съгласно техническа спецификация-Приложение № 1 Незадължителни допълнителни показатели за работни характеристики и функционални възможности, повишаващи к

title: Доставка на медицинска апаратура за учебна и научна дейност за нуждите на Медицински университет — Пловдив по 9 обособени позиции

description: Доставка на медицинска апаратура за учебна и научна дейност за нуждите на катедри в МУ — Пловдив: — автоматичен хематологичен анализатор, — автоматичен селективен биохимичен анализатор, — стационарен криостат с вграден микротом и криокамера за изготвяне на срезове от замразени тъкани (гефрири) с вградена система за вакуумно разпъване на среза и почистване на камерата, — изследователски микроскоп с флуоресценция, поляризация и цветна цифрова камера и компютърна конфигурация, — система, позволяваща мултипараметърно наблюдение, съхранение и анализ в реално време на данните от метаболитния мониноринг на пациента, — система, позволяваща мултипараметърно наблюдение, съхранение и анализ в реално време на данните за обективната оценка на физиологичния отговор на болката (ноцицепция) на пациента, — многоканална модулна система за неврофизиологично изследване на централната и периферната нервна система, — ехокардиограф от върхов клас за съдови и кардиологични изследвания, — монитор от висок клас, — ехограф от върхов клас...

Медицински университет — Пловдив

street: бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 15А

name: Чл. — кор. проф. д-р Стефан Костянев дмн — Ректор на МУ Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел ДООП

„Аналитичен сервиз и консултации“ ЕООД

street: ул. Хемус № 16, вх. Б, ет. 4, ап. 27

„Медиклим“ ЕООД

street: ул. “Бесарабия” №.108В ет.1

„Елпак Лизинг“ ЕООД

street: ул. „Д-р Иван Богоров“ № 12

„Медицинска техника инженеринг“ ООД

street: ж.к."Младост" 1 бл.28Б, ул. "Димитър Моллов"

„Ридаком“ ЕООД

street: ул. "Коломан" № 1, Административна сграда „Славия”, офис 217

„Адитус“ ЕООД

street: ТОТЛЕБЕН №.34, сграда 6


currency: BGN

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Технически изисквания:- Автоматичен анализатор за количествено, бързо определяне на глюкоза  в хемолизирана пълна кръв- Обем на пробата – не повече от 20 µl- Принцип на измерване за глюкозата:  ензимен амперометричен- Диапазон на измерване - глюкоза  0.5-50 mmol/l- Точност - <1.5% с 216.2 mg/dl или 12 mmol/l- Производителност: не по-малко от 120 проби на час- Да позволява едновременно зареждане  най-малко  40 пациентни проби- Вграден термопринтер- Диск за проби съставен от отделни подвижни сегменти  за улеснено транспортиране на пробите- Автоматична система за качествен контрол- Връзка с информационна системаПрогнозен месечен брой на изследванията  1750 бр/ Прогнозен годишен брой на изследванията  21000 бр

documentType: tenderNotice

description: „Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ разделена в 5 броя позиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Открита процедура

street: ул. Д-р Илиев Детския №1

countryName: BG

name: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки

Марвена Диагностика ЕООД

street: ул. Свети Киприян № 44

Хроно ООД

street: ж.к.София Парк, Търговска зона,сграда 16Б,ет. 2, офис 8

АПР ООД

street: Пчела №.6

initiationType: tender


title: „Доставка на инертни материали за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД“ с 14 обособени позиции”

description: Настоящата поръчка цели обезпечаване с инертни материали на текущи ремонтни дейности и експлоатационната поддръжка на обекти стопанисвани от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД. В Техническата спецификация към поканата за участие в процедурата, се съдържа подробна информация за техническите изисквания към изпълнението на предмета на поръчката, както и вида и обема (ориентировъчни количества) на необходимите инертни материали.

Напоителни системи ЕАД

street: бул. "Цар Борис" ІІІ № 136, ет. 3

„Ин Строй Ком - Георгиеви” ООД

street: с. Загоре, общ. Стара Загора

„Благоев Строй” ЕООД

street: кв. Бенковски, бул. „Лазар Михайлов” № 130, ет. 2, офис №2

„Боникс Трейд 5000” ЕООД

street: р-н Лозенец, ул. „Д. Хаджикоцев” № 64

„РИАЛ ТЕХ” ООД

street: гр. София, р-н Красно село, ул. „Владайска” № 43, офис сграда, ет. 1

„КАРОЛИНА КОМЕРС“ ЕООД

street: „Фридрих Енгелс № 27

„Персенк Инвест” ООД

street: ул. „Свети Климент” № 12, ет. 3, ап. 6


title: Доставка на апаратура за електрически измервания на силови трансформатори за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

description: Предметът на поръчката предвижда доставка чрез закупуване на апаратура за електрически измервания на силови трансформатори за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

title: Доставка на апаратура за електрически измервания на силови трансформатори за нуждите на „Елекроразпределение Север“ АД

description: Предметът на поръчката предвижда да се извърши доставка на апаратура за електрически измервания на силови трансформатори за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

„Електроразпределение Север“ АД

street: ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №.258

„Електрис“ ЕООД

street: бул. „Александър Стамболийски“ № 205


name: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД

title: Доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция

description: Периодични доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция за срок до 03.10.2021 г., по две обособени позиции, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в техническите спецификации. Обособена позиция № 1 “Среди и китове за асистирана репродукция“, съгласно техническа спецификация, която включва включва 14 вида среди и китове, разпределени в две групи, с прогнозна стойност 33000 лева без ДДС. Обособена позиция № 2 “Консумативи за асистирана репродукция”, съгласно техническа спецификация, която включва 22 вида консумативи, разпределени в три групи, с прогнозна стойност 15000 лева без ДДС. Обособената позиция съдържа група с изискване за комплексна доставка.

street: Здраве № 2

Диамед ООД

street: Жолио Кюри №.48

ЕЛТА 90М ООД

street: ул. Враня 82

Стерамед ООД

street: ул. Христо Ценов № 4


title: Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Кърджали и зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Кърджали

description: Обществената поръчка включва следните дейности:— дейност № 1  —  събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци, генериране от жилищни и нежилищни имоти във всички населени места на община Кърджали и организирането на събиране на специфични БО — рециклируеми, обемисти и опасни отпадъци от бита,— дейност № 2  —  услуга по поддържане на чистотата на обществените места,— дейност № 3 — зимно поддържане и снегопочистване на територията на гр. Кърджали,— дейност № 4  —  опериране на 2 броя обществено събирателни центрове (ОСЦ).

mainProcurementCategory: services

Община Кърджали

street: бул. БЪЛГАРИЯ №41

Дружество по ЗЗД „Грийн Партнърс—БКС“

street: бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №48-50


description: Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя за периодично стационарно смазване на трамвайния релсов път с цел по-висока износоустойчивост и намаляване на шума от триене в “крива”

Столичен електротранспорт ЕАД

street: ул. Подполковник Калитин №.30

ЕЛПА ООД

street: Пака във Веление 39Д


currency: EUR

title: Доставка на резервни части за димен вентилатор и въздушен вентилатор производство на ZVVZ

description: Предмет на доставката са резервни части за димен и въздушен вентилатор, производство на ZVVZ, монтирани на територията на ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток I“. Изделията са описани в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД

street: ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД

name: Петя Широканска — специалист „Стратегическо снабдяване“

ZVVZ Machinery

street: 888 Sazinova

countryName: CZ


description: Основните видове дейности, които се предвиждат за изпълнение след извършване на аварийни ремонти по електросъоръженията, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са строитерно-монтажни работи за възстановяване на асфалтови настилки по улици и тротоари с приблизително количество около 700 м2, възстановяване на бетонни настилки по улици и тротоари с приблизително количество около 200 м2, възстановяване на паважни настилки с приблизително количество около 40 м2, възстановяване на тротоарни настилки с бетонови/базалтови плочи с приблизително количество около 1100 м2, възстановяване на бордюри с приблизително количество около 40 м, ремонт и/или изграждане на шахти с приблизително количество около 30 бр., възстановяване на фундаменти на кабелни касети с приблизително количество около 80 бр., възстановяване на прилежащи площи около и върху главни електромерни табла - около 66 м2.Подробно описание на видовете работи и техните количества са посочени в количествено-стойностната сметка.Изпълнението на договора ще се извършва в зависимост от техническата готовност и необходимост на Възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи Възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: номер на документа за възлагане и дата на възлагане, видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единични цени от количествено-стойностната сметка (КСС), приложена към договора и друга информация за изпълнение на видовете работи.Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора.Всички материали, необходими за изпълнение на строителните работи (с изключение на рамките и капаците за кабелните шахти) са задължение за доставка на Изпълнителя. Всички транспортни разходи за доставката на материали (включително рамки и капаци за кабелни шахти) при изпълнението на обекта, както и за извозване на демонтираните материали и почистване на строителната площадка следва да са включени в единичните цени от КСС. Материалите рамки и капаци за шахтите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя се получават от склад на Възложителя в гр.Дупница.

description: „ЧЕЗ Разпределение България”АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр.София и области Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин“,реф.№РРС 19-035.Предметът на поръчката е разделен на 7 обособени позиции (ОП), както следва:ОП 1–Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на области Перник и Кюстендил;ОП 2–Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на област Благоевград;ОП 3–Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на област Плевен;ОП 4–Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на области Ловеч и Враца;ОП 5–Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на области Монтана и Видин;ОП 6–Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр.София” – ОЦ „Изток“;ОП 7–Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр.София” – ОЦ „Юг”.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Открита процедура

ЧЕЗ Разпределение България АД

street: бул. Цариградско шосе № 159

„ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

street: жк. Левски Г,бл.40,вх.А,ап.8

„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

street: Скаптопара 1А


title: Интраокулярни импланти

description: Доставка на различни видове медицински изделия, обособени в 13 ном.ед., в колона „Прогнозно кол-во за 36 месеца“ — Едн. заднокамерна твърда вътреоочна леща, с 2 броя L хаптики ПММА. Размер на оптиката от 5.25 мм до 6.0 мм. Размер на лещата от 12.0 до 13.0 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс над1.46 — 20 бр., Едн. заднокамерна твърда вътреоочна леща, с 2 броя „С“ хаптики ПММА. Размер на оптиката от 6.0 мм до 6.5 мм. Размер на лещата от 12.0 до 13.5 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс над 1.46 — 20 бр., Еднокомпонентна преднокамерна твърда вътреоочна леща, с 2 броя хаптики PММА. Размер на лещата от 12.0мм до 13.0мм. Размер на оптиката от 5.25мм до 7.0мм. А-константа от 115.0 до 116.0 — 20 бр. Мека вътреочна леща, моноблок, сферична, хидрофобна леща с водно съдържание от 0.3 % до 3 % в суха опаковка, с дизайн на оптиката за предотвратяване развитието на вторична катаракта, 2 броя хаптики. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата от 12.0 мм до 13.0 мм. Размер на оптиката от 5.5мм до 6.0мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс на материала от 1.5 до 1.55 — 700 бр., Мека вътреочна леща, моноблок, асферична, хидрофобна леща с водно съдържание от 0.3 % до 3 % в суха опаковка, с дизайн на оптиката за предотвратяване развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, с 2 броя хаптики. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата от 12.0 мм до 13.0 мм. Размер на оптиката от 5.5 мм до 6.0 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс на материала от 1.5 до 1.55 — 600 бр., Мека вътреочна леща — трикомпонентна с проленови хаптики. Хидрофобна леща с водно съдържание от 0.3 % до 3 % в суха опаковка. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата от 12.0мм до 13.00. Размер на оптиката от 5.25 до 6.5 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. — 40 бр., Мека торична вътреочна леща, моноблок, асферична, хидрофобна леща с водно съдържание от 0.3 % до 3 % в суха опаковка, с дизайн на оптиката за предотвратяване развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, с 2 броя хаптики. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата от 12.0 мм до 13.0 мм. Размер на оптиката от 5.5 мм до 6.0 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс на материала от 1.5 до 1.55 — 800 бр., Мека мултифокална вътреочна леща, моноблок, асферична, хидрофобна леща с водно съдържание от 0.3 % до 3 % в суха опаковка, с дизайн на оптиката за предотвратяване развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, с 2 броя хаптики. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата от 12.0 мм до 13.0 мм. Размер на оптиката от 5.5 мм до 6.0 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс на материала от 1.5 до 1.55 — 600бр., Мека Трифокална вътреочна леща, моноблок, асферична, хидрофобна леща с водно съдържание от 0.3 % до 3 % в суха опаковка, с дизайн на оптиката за предотвратяване развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, с 2 броя хаптики. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата от 12.0 мм до 13.0 мм. Размер на оптиката от 5.5 мм до 6.0 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс на материала от 1.5 до 1.55 — 10 бр., Мека Трифокална торична вътреочна леща, моноблок, асферична, хидрофобна леща с водно съдържание от 0.3 % до 3 % в суха опаковка, с дизайн на оптиката за предотвратяване развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, с 2 броя хаптики. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата от 12.0 мм до 13.0 мм. Размер на оптиката от 5.5 мм до 6.0 мм. А-константа от 118.0 до 119.0. Рефракционен индекс на материала от 1.5 до 1.55 — 10бр., Задн., еднокомпонентна, асферична, биконвексна, хид., акр., мека(сгъваема) вътреочна леща, филтр. ултрав.и синята свет. — 400 бр. Филтр. импл. при глаук. — 6бр.Укр.капс.ринг при нестабилност на поддърж.апарат на леща — 6 бр., подрoбно описани в техническа спецификация прил. № 1и техническо предложоние Обр.№ 3 от документацията.

title: Оп 1 — Консумативи за апарати за очна хирургия, оп 2 — Интраокулярни импланти

description: Доставка на различни видове медицински изделия, обособени в 71 ном. ед., в колона „Прогнозно кол-во за 36 месеца“ — Офт. двойнозаточено пиковидно ножче 2.75 мм. 2 160 бр. Офт.двойнозаточено пиковидно ножче 2.8 мм. 180 бр. Офт. двойнозаточено пиковидно ножче 2.2 мм. 360 бр., Офт. двойнозаточено пиковидно ножче 2.4 мм. 2160 бр., Офт. двойнозаточено пиковидно ножче 2.6, мм. 540 бр., Офт. стандартно ножче — 15, 30, 45 градуса1800 бр., Офт. ножче за разширяване 5.2 мм. 360 бр., Офт. ножче за тунелен разрез 288 бр., Офт. ножче за парацентеза и витректомия180 бр., Канюла за хидродисекция1800 бр., Ултр. връх „Келман“, АБС — прав, 45 градуса 0.9 мм 1260 бр. Стер. накрайник за имплантиране на вътреочна леща стандартен 4 800 бр. Стер. накрайник за имплантиране на вътреочна леща микро 1 800 бр. Стер. абсорбираща стреличка 2100 бр. Ирис ретрактор 180 бр. Стер. очно опер. Чершафче 102 х 122 см с джоб за течности 600 бр. Стер. очно опер. Чершафче 102 х 122 см с джоб за течности — синьо 600 бр. Офт. пиковидно ножче 3.2 мм. 180 бр., Офт. микро ножче 1.0 mm 180 бр. Офт. микроножче 1.2 mm 2340 бр., Канюла за полиране на капсула 900 кут. Стер. очна тежка течност 7 мл. 30 кут., Стер. офталмологично силиконово олио 10 мл. в спринцовка 30 кут. Касетата за преден сегмент — Constellation108 кут, Касета — основна за Infiniti 1080 кут, касета — основна за Centurion720 кут, Касета за Centurion с балансиран тип 45`360 кут. Комб. Касетата за преден и заден сегмент — Constellation 25G12 кут., Кас. за заден сегмент — Constellation 25G12 кут, Нак. за предна витр.36 кут, Нак.за предна витректомия108 кут., Нак. за предна витректомия 108 кут, Стер. гумен маншон 0.9 мм, Ултра фин, доп. инфузия 360 кут, Стер. гумен маншон 0.9 мм, доп. инфузия 180 кут, Микр.за ириг.и асп. със силиконов накрайник 360 кут., Факонакон. OZIL за Infiniti 6 кут., Кас. за заден сегмент Constellation 23G 6 бр., Комб.Кас.за преден и заден сегмент — Constellation 23G 12 бр., 10/0Найлон, 30 см, 3/8кръг, 0, 15 мм деб. 6,19 мм дълж., двойна, шпатула 60 бр., 10/0 Найлон, 30 см, 3/8кръг, 0,15 мм деб., 6,19 мм дълж., двойна, шпатула60 бр., 9/0Найлон, 30 см, 3/8кръг, 0,20 мм деб., 6,55 мм дълж., двойна, шпатула12 бр., 8/0Найлон, 30 см, 1/2 кръг, 0,20 мм деб., 7,13 мм дълж., двойна, шпатула 30 бр., 8/0 Копр., 30 см, 3/8 кръг, 0,15 мм деб., 6,19 мм дълж., двойна, шпатула60 бр., 5/0 Резорб, 45 см, 1/4 кръг, 0,23 мм деб., 6,55 мм дълж, двойна, шпатула30 бр., 6/0 Резорб, 45 см, 1/4 кръг, 0,23 мм деб., 6,55 мм дълж., двойна, шпатула30 бр., 7/0Резорб., 20 см, 3/8 кръг, 0,23 мм деб., 6,55 мм дълж., двойна, шпатула30 бр., 8/0 Резорб, 30 см, 3/8 кръг, 0,23 мм деб., 6,55 мм дълж., двойна, шпатула 30 бр., 9/0 Резорб, 30 см, 1/2 кръг, 0,23 мм деб., 6,55 мм дълж., двойна, шпатула30 бр., 10/0Резорб, 30 см, 1/2 кръг, 0,23 мм деб., 6,55 мм дълж., двойна, шпатула 12 бр., 4/0 Копр., 45 см, 3/8 кръг, 0,42 мм деб., 13,99 мм дълж., кръгло тяло с режещ връх60 бр., 6/0Копр, 45 см, 3/8кръг, 0, 33 мм деб., 11,04 мм дълж., двойна, режеща30 бр., 7/0 Коприна, 45 см, 3/8 кръг, 0,20 мм дебелина, 6,55 мм дължина, двойна, шпатула30 бр., 10/0Полипр., 45 см, 1/4 кръг, 0,23 мм деб., 15,30 мм дълж., кръгло тяло с режещ връх, ЛУП — 12 кут, 5/0 Полиест, 45 см, 1/4 кръг, 0,35мм деб, 7.92 мм дълж, двойна, шпатула, зелен12 кут, Стер.физ., иригационен разтвор 500 ml пласт. чанта — 3000 бр., Вискоеластично средство за очна хир.Хидроксипропилметилцелулоза 2400 бр., Вискоеластично средство за очна хир.Натриев хиалуронат 1440 бр., Виско-еластично средство за очна хир. Натриев хидроиден сулфат 2100 бр., Вискоеластично средство за очна хир.(Натриев хондротин сулфат Натриев хиалуронат) 600 бр., Ултр. връх „Келман“, АБС — прав, 30 градуса 0.9 мм 360 бр., Терапевтична леща 600 бр., Серклажна лента за абл. — 2.0 мм 30 бр., Серклажна лента за абл. — 2.5 мм30 бр., Силиконова пламба за абл. 30 бр., Трепан за донорска роговица 6 бр., Трепан за реципиентно ложе 6 бр., Импл. за слъзни пътища 6 бр., Орбитни импл. 6 бр., Клеп., импл. 6 бр., Експ. газове 6 бр., Оцв. за предна камера 2 520 бр., подрoбно описани в техническа спецификация Приложение № 1 и техническо предложение О бразец № 3 от документацията.

title: Периодична доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти

description: Доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти и подчинените и структури, обособени в 2 позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — Плевен — гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев“ № 6, — МБАЛ — Сливен — гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин“ № 2.

Военномедицинска академия

street: ул. Св. Георги Софийски № 3

„Бикомед“ ООД

street: бул. "Цар Борис III" № 201 А ап.офис 2


name: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

description: Основната цел на обществената поръчка е организиране, логистичното и техническо обезпечаване и провеждане на събития с различен формат. Събитията могат да бъдат следните видове: заседание на комитет за наблюдение на ОПТТИ, годишно  (голямо) публично  събитие, семинар, пресконференция, обучение, дискусия, работна срещa, форум, кръгла маса, конференция, публична лекция, информационна кампания, изложба, обучение за изграждане на умения и усъвършенстване компетенциите за работа в екип, както и други.Ориентировъчни количества на годишна база:• Заседания на комитета за наблюдение - 2 заседания на година;• Голямо публично събитие – 1 брой годишно;• Подготовка и провеждане на обучителен семинар – 1 брой годишно;Броят на останалите събития зависи от конкретните нужди на УО на ОПТТИ.

title: „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“

procurementMethodDetails: Публично състезание

street: ул. Дякон Игнатий № 9

name: Пламенка Василева – гл. експерт, отдел Обществени поръчки

АЕРОТУР ММ ООД

street: р-н Средец, ул. ШИПКА №.34 ет.4


description: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Строителство и благоустройство“.Видът и количеството специализираната техника са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация.

title: "Доставка, чрез покупка на един брой специализирана техника – нова неупотребявана, а именно: Комбиниран багер- товарач с хидрочук за нуждите на ОП „Строителство и благоустройство“"

procurementMethodDetails: Публично състезание

Община Шумен

street: бул. СЛАВЯНСКИ №.17


name: Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД

description: Рентгенова апаратура включваща:1.Рентгенов апарат SK 7-3   1бр.2.Рентгенов апарат АРМАН 1бр.3.Рентгенов апарат ТУР-Д 800-1 1бр.4.Рентгенов апарат Siemens Polimobil 2бр.5.Рентгенов апарат Philips Optimus 50 Elevator Buck Table VE/VT  1бр.6.Рентгенов апарат C Рамо ARES MR    1бр.7.Рентгенов апарат C Рамо Simens - Seromobil  1бр.8.Фотопроявителна машина МЕДИФОТ 943  1бр.9.Фотопроявителна машина 3М ХP 505 TM 1бр.

title: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново

description: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. ВеликоТърново,за срок от 24 месеца по17 (седемнадесет) обособени позиции.Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва следните позиции:№1-Рентгенова апаратура;№2-Хемодиализна апаратура, производство на „Фрезениус;№3-Хемодиализна апаратура, производство на „Браун”;№4-Хемодиализна апаратура,производство на на "Baxter Gambro";№5-Съоръжения и апарати,производство на „Дрегер”;№6–Стерилизационна апаратура;№7-Миеща,дезинфекцираща и стерилизационна техника,спомагателни устройства към нея и компютърна техника;№8-Операционна апаратура;№ 9-Общоболнична апаратура;№10-Лабораторна апаратура;№11-Стрес-тест система;№12-Специализирана лабораторна апаратура;№13 –Ендоскопски апарати производство на„OLYMPUS”;№14–Апаратура ОТХ;№15–Вакуум централа;№16-Ехографска апаратура,за която не се изисква комплексност;№17–Друга апаратура,за която не се изисква компексност.

procurementMethodDetails: Открита процедура

Медикъл Имейджинг Сървиз ООД

street: кв. Република 2,ул."Ванда" №3

ЕТ Попов - Иван Тодоров Попов

street: ул.Добри Карталов № 11

„САВЕНА БГ”ЕООД

street: ул. „Ами Буе” № 66, офис 1

„РЕМА-1” ЕООД

street: ул.Пейо Яворов № 89, вх.Б

ЕТ Янка Янкова Георгиева

street: бул. „Цар Освободител” № 17 А, ет.1, ап.2

Марвена Диагностика ЕООД

street: ул. Свети Киприян № 44

Александър Медика ЕООД

street: ул. МАЙОР Т. КАВАЛДЖИЕВ №.133-135, партер,офис 1

ЕТ ”ЕЛБОС-ЦВЯТКО БОЯНОВ”

street: ул. Алеко Константинов № 1

ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

street: ул. Никола Габровски №81А

ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД

street: ул. Иван Богоров № 12

СД ПАСОНАР ГИНОВИ И СИЕ

street: ул. „Караминков”, № 32

АВЛ СОФИЯ ЕООД

street: Район р-н Триадица, бул.Витоша №137 ет.1 офис 1

СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД

street: София, ул. Живописна 4 ет. 2 ап. 9

„ЕМИДО ТМ”ЕООД

street: ул. „Милин камък” № 41

С&Т България ЕООД

street: бул. Искърско шосе № 7, Търговски център „Европа“, сграда 6, ет. 3

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД

street: ул. НОВОЗАГОРСКО ШОСЕ бл.1

ИДСМ ООД

street: бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 5