name: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

title: Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

description:
Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
                  A szett álljon:
                  A beültethető covered stentből
                  A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)
                  A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.
                  A stent specifikációi:
                  Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása céljából. PTFE borítással legyen ellátva. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől függően, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérője az eredeti hossztól függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).
                  A bejuttató ballonkatéter specifikációi:
                  A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatndó stent még repozionálható legyen. A külső ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.
                  10 db.

title: Ballon septostomiás katéterek

description:
Ballon septostomiás katéterek
                  2./ Pitvari ballonseptostomiára alkalmas, kívülről irányítható, 50-60 cm hosszú, max. 6 F. sheath – be jól bevezethető, kellően sugárfogó biztonságosan nyitható és zárható ún. „blade” septostomias katéter.
                  5 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Méret:
                  4 F
                  5 F.

title: Ballon septostomiás katéterek

description:
Ballon septostomiás katéterek
                  1./ 4-5 F méretű, pitvari ballonseptostomiára alkalmas, vég- vagy oldalnyílás nélküli, egyszeres bellumenű, 50-60 cm hosszú, max. 6 F sheat – be jól bevezethető, 2 mm /6 F/ shaft átmérőjű, nem konikus kiképzésű ballonnal rendelkező katéter, /ún. Rashkind katéter/, melynek distalis végén minimum 1,0 mm flexibilis tip legyen. A megerősített anyagból készült, felfújt ballon űrtartalma min. 1,5 ml, amely min. 12,0 mm ballonátmérőt bizosít.
                  30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  4 F – 15 db
                  5 F – 15 db.

title: Retriever-idegentest fogó

description:
Retriever-idegentest fogó
                  Jellemzői:
                  — 4 F átmérőjű vagy annál kisebb
                  — soft tip kialakítás
                  — rozsdamentes alapanyaggal és felületi védő bevonattal ellátott
                  — kívülről működtethető, harapófogó szerű, coil-hoz illeszthető
                  Hossz: 60-120 cm
                  Mennyiség: 5 db.

title: Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál

description:
Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál
                  Általános jellemzők:
                  — felületaktív bevonat
                  — acél spirálszerkezet
                  — csavarmenetes vagy hasonló technikai megoldású biztonsági spirálleoldás
                  — jó sugárfogó képesség.
                  30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Méret átmérő: 5 – 8 mm Menetek száma: 3 – 5
                  Típusok:
                  5 mm – 3 menettel
                  5 mm – 4 menettel
                  5 mm – 5 menettel
                  6,5 mm – 3 menettel
                  6,5 mm – 4 menettel
                  6,5 mm – 5 menettel
                  8 mm – 3 menettel
                  8 mm – 4 menettel
                  8 mm – 5 menettel
                  A spirál bevezetéshez szükséges speciálisan hozzátartozó bevezető drótkészlet, mely az alábbi részekből áll:
                  30 db, amely az fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  a./bejuttató szett:
                  0 038 inch, 80-120 cm hosszú
                  80 cm-es
                  110 – 120 cm-es
                  b./ katéter:
                  az introducer set-hez illeszkedő, 5F-6F, kizárólag végnyílású, non-tapered, speciális nagy bel-lumenű min. 0 041 inch belső átmérő, hajlított katétervégű, ún. multipurpose görbületű katéter.
                  amely a fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Hossza: 70 – 80 cm
                  5 F
                  6 F
                  A kereskedelmi ajánlatban az occlusiós spirál és a bevezető drót ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

title: Snare eszköz

description:
Snare eszköz
                  18 db
                  4 Fr 10 mm – 5 db
                  5 Fr 15 mm – 11 db
                  6 Fr 20 mm – 2 db
                  6 F vagy ennél kisebb, 100 cm vagy annál hosszabb eszköz, amelynek vége kinyitott állapotban 90 fokos szöget zárjon be a katéter hossztengelyével, legyen kívülről hajlítható, nyitható valamint zárható, és intracardiális – intravasculáris eszközök, fragmentumok biztonságos elérésére szükség esetén eltávolítására is alkalmas. A „lasszó” átmérője 15-30 mm között legalább 2 méretben álljon rendelkezésre.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  3./ Stent implantatióra alkalmas, extra keménységű csere guidewire.
                  Sugárfogó, 5 cm-es flexibilis véggel rendelkező, sima felszínű, thromboresistens felületű, kontrollal, irányíthatósággal és alaktartással, valamint a stent behelyezéséhez szükséges különösen erős támasztékot /„extra support”/ és biztos pozicionálhatóságot biztosító 0,035 inch átmérőjű 260-300 cm hosszú vezetődrót.
                  Mennyiség: 20 db.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  2./ Sugárfogó, sima felszínű, thromboresistens felületű, extra support/extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 025 inch-től – 0 035 inch-ig terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, „J” végű csere guidewire, amelynek valamennyi átmérőben flexibilis tip-je 3-6 cm között változik.
                  220 db, amely az alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  méretek:
                  0 025 inch
                  0 032 inch
                  0 035 inch.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
1./ B,
                  Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  (Road runner )
                  Sugárfogó, sima felszínű, thropmboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 018 inch átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, csere guidewire, amelynek flexibilis tipje min 2, max 3 cm
                  Csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.
                  50 db
                  Megjegyzés: 0 018 inch esetén csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
1./ A,
                  Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  Sugárfogó, sima felszínű, thropmboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0,025 – 0,035 inch-g terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, egyenes végű csere guidewire, amelynek flexibilis tipje 3 cm
                  Méretek:
                  méretek: 3 cm-es flex. Tip
                  0 025 inch
                  0 032 inch
                  0 035 inch
                  120 db.

title: Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/

description:
80 db
                  Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/
                  Újszülött, csecsemő, kisded veleszületett obstruktiv szív- és nagyér elváltozásainak kezelésére használatos ballon katéterek.
                  Általános jellemzők:
                  — egyszer használatos,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszthető,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — kívül-belül thromboresistens felületkialakítású,
                  — egyenes végű, alacsony shaft profilú,
                  — coaxialis helyzetű shafttal bíró,
                  — kellő hajlékonyságú distális tip-el rendelkező,
                  — minimum 2 kellő intenzitású sugárfogó markerű,
                  — noncompliant ballon, amely thermoplasticus elastomer vagy fizikai
                  tulajdonságaiban azonos alapanyagból készült.
                  — További kívánalom a polymer katétertest,
                  — igen rövid inflációs és deflációs idő,
                  — biztonságos ballon deflációs karakterisztika,
                  — min. nyomástűrő képesség: 1,5-5 atm.
                  Szükséges méretek: A felfújt ballon átmérő 4-25 mm-ig terjedően 1-2 mm-ként növekvő méretben. Valamennyi mérettartományban 2-4 cm között a ballonhossz szabadon választható legyen. A katéterhossz 70-100 cm között.
                  Katétermérettől függően a bevezető guidewire mérettartománya: 0 018 inch – 0 035 inch.
                  80 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Az introducer set – ballonkatéter méret viszonya 4-11F között az alábbiak szerint változzon:
                  4 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
                  6 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
                  8 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
                  10 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
                  12 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
                  14 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
                  16 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
                  18 mm-s ballonkatéter 9F sheat-be
                  20 mm-s ballonkatéter 10F sheat-be
                  22 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
                  25 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
                  legyen bevezethető.

title: Coronarográfiás fecskendő

description:
Coronarográfiás fecskendő
                  10-12 ml kapacitású, biztonsági reservoirral rendelkező, gumigyűrűvel ellátott, fix male luer végű, rotating adapterrel ellátott / lehetőleg finger grip – típusú /, kontrasztanyag fecskendő.
                  5 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  3., Atrombogén, „hydrophil” bevonattal ellátott hajlított végű, és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 150 cm hosszú guidewire.
                  méretek:
                  0,025 inch – 10 db
                  0,032 inch – 20 db
                  0,035 inch – 10 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  2., Atrombogén, műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott egyenes, soft-tip-el és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 145-150 cm hosszú guidewire.
                  méretek:
                  0,018 inch – 20 db
                  0,021 inch – 60 db
                  0,025 inch – 10 db
                  0,032 inch – 30 db
                  0,035 inch – 138 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  1., Atrombogén, műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott egyik végén 3 mm sugarú „J” végű, másik végén egyenes soft-tip-el és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 150 cm hosszú guidewire.
                  méretek:
                  0,025 inch – 18 db
                  0,032 inch – 5 db
                  0,035 inch – 25db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 8./ MULTI -TRACK típusú katéter,amely segítségével az angiográfia és a nyomásmérés a vezetődröt eltávolitása és ujrapozicionálása nélkül kivitelezhető; pontos pull-back és push-up nyomásmérési útvonal biztosítható. A katéter kiváló mozgathatóságú,nagy flow kapacitású (900 – 1000 PSI ),és max.0 035 inch guide wire befogadására legyen alkalmas.
                  méretek:
                  4 F 80 cm – 5 db
                  4 F 100 cm – 5 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 7./ Berman típusú, 60-80-110 cm hosszú, csak végnyílású, a katéter végén elhelyezkedő
                  0.75 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 021 inch guidewire befogadására alkalmas katéter.
                  méretek:
                  5 F (110 cm) – 10 db
                  4 F – 45 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 6., Berman típusú, 80 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén elhelyezkedő 0.75 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 025 inch guidewire befogadására alkalmas angiográfiás katéter.
                  méretek:
                  5 F – 40 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 5., Berman típusú, 50 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén elhelyezkedő 0.60 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 018 inch guidewire befogadására alkalmas angiográfiás katéter és guidewire.
                  méretek:
                  4 F – 35 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 4., NIH típusú, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek.
                  méretek:
                  4 F / 65 cm – 10 db
                  5 F / 65 cm – 5 db
                  5 F / 80 cm – 40 db
                  5 F / 100 cm – 200 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 3., Multipurpose típusú, oldal-végnyílású, és soft-tip-el ellátott, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek.
                  270 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  méretek:
                  4 F / 65 cm
                  4 F / 80 cm
                  5 F / 100 cm.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 2., Judkins típusú, soft tip-el ellátott, 100 cm hosszú, 0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású, coronarográfiás katéterek.
                  méretek:
                  4 F / JR 2.5 max. 85 cm hosszú
                  130 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközk��szletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok:
                  1., Vég-, és oldalnyílással rendelkező, nagy flow kapacitású Pigtail típusú katéter szívüregek és nagyerek katéterezésére, angiográfiájára, amely PSI értéke: 1200, és 0 038 inch méretű guidewire befogadására alkalmas.
                  méretek:
                  4 F – 40 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  4 F / 80 cm
                  4 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/
                  4 F / 110 cm hajlított /min. 6 oldalnyílás/
                  5 F – 30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  5 F / 65 cm
                  5 F / 80 cm
                  5 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/
                  5 F / 110 cm hajlított (min. 6 oldalnyílás).

title: Speciális hosszú sheath

description:
Speciális hosszú sheath
                  Méretek: 10F, 11F, 12F, 14F
                  Típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  A szilikon bevonatú sheath 60-90 cm hosszban álljon rendelkezésre, egyenes, vagy un. Mullins görbülettel rendelkezzen. A proximalis szakaszán megerősített /un. kink-resistant/, oldalággal és azon csappal ellátott, maximális biztonságú hemostatikus szeleppel rendelkezzen.
                  35 db.

title: Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /

description:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
                  Vékonyfalú, 2.5 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
                  70 db.

title: Torquer

description:
Torquer
                  csavaros szerkezettel rögzíthető, mely nem ragad be
                  csúszásmentes illeszthetőség
                  0,014" guidewire-hez illeszthető
                  22 db.

title: Y-adapter

description:
Y-adapter
                  tökéletesen átlátszó
                  belső átmérő >= 2,8mm
                  egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter
                  0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep
                  2 és 3 ágú (1 ill. 2 hemostatikus szeleppel) változatban is rendelhető
                  100 db.

title: Indeflator + Y-adapter

description:
Indeflator + Y-adapter
                  Indeflator:
                  — teljesen átlátszó műanyag fecskendő rész
                  — 12-20 ml űrtatrtalom
                  — biztonsági reservoir
                  — 10-15 cm-es – rotating adapterrel ellátott végű – hosszabbító
                  — hiteles, jól látható skálájú, >=28 ATM nyomásig mérő manométer
                  — könnyű, gyors kezelhetőség
                  — pontos nyomás beállíthatóság
                  Y-adapter
                  — tökéletesen átlátszó
                  — belső átmérő >= 2,8mm
                  — egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter
                  — 0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep
                  — választható nyomógombos vagy csavarmenetes záródású szeleppel
                  — 2 ágú, 1 hemostatikus szeleppel
                  1800 db
                  A kereskedelmi ajánlatban az indeflator és az y-adapter ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

title: Thrombus aspirációs katéter

description:
Thrombus aspirációs katéter
                  friss thrombus eltávolítására szolgáló rapid exchange katéter
                  6F és 7F változatban is elérhető
                  0,014” guidewire kompatibilis
                  zárható vákuum fecskendővel és filter kosárral szállítva
                  tip profile <= 0,03" (lesion entry profile)
                  crossing profile <=0,06"
                  100 db.

title: Vágó ballon

description:
Vágó ballon
                  mikrosebészeti ballonkatéter, éles microtome pengékkel
                  Átmérő választék: <=2,0 – 4,0<=
                  Hossz választék <=6 – 15<=
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >= 8 ATM
                  Típus: semi-compliant vagy noncompliant
                  25 db.

title: Gyógyszerkibocsátó ballon

description:
Gyógyszerkibocsátó ballon
                  Hatékony gyógyszer-hordozóanyag mátrix bevonat
                  3 μg/mm2 gyógyszer dózis
                  A megajánlott termékkel készült publikált klinikai vizsgálat megléte
                  Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab
                  Átmérő választék: <=2,0 – 4,0<=
                  Hossz választék <15 – 30<=
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >= 12 ATM
                  Típus: semi-compliant vagy noncompliant
                  80 db.

title: „High pressure” ballonkatéterek

description:
"High pressure" ballonkatéterek
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,25 – 4,0<=
                  Hossz választék (Ø 3.0mm): <=10 – 20<=
                  Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >= 6 ATM
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >18 ATM (2,25-4,0 átmérőnél)
                  Tip entry profile (Ø 3.0mm): <= 0,018"
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2,0F, <= 2.7F
                  Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 140 cm
                  Típus: NC
                  150 db.

title: CTO ballonkatéterek

description:
CTO ballonkatéterek
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm):<=1,25 – 4,0<=
                  Hossz választék (Ø 3.0mm):<=10 – 30<=
                  Nominális nyomás (Ø 3.0mm):>= 6 ATM
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm):>= 14 ATM
                  Tip entry profile (Ø 3.0mm):<= 0 017"
                  Crossing profile (Ø 3.0mm):<= 0 026"
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm):<= 2.0F, <= 2.5F
                  Shaft hosszúság (Ø 3.0mm):> 140 cm
                  Markerek (Ø 3.0mm):2 darab
                  Típus:SC (RX)
                  300 db.

title: Ballonkatéterek utódilatációhoz

description:
Ballonkatéterek utódilatációhoz
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,0 – 5,0<=
                  Hossz választék (Ø 3.0mm): <8 – 25 <=
                  Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >=12 ATM
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >=20 ATM
                  Tip entry profile (Ø 3.0mm): < 0,018"
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm): < 2,0F, <=2.6F
                  Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab
                  Típus: NC
                  900 db.

title: Standard ballonkatéterek

description:
Standard ballonkatéterek
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm): semicompliant (SC) <=1,2-4,0<=mm; noncompliant (NC) <=2,0-5,0<=mm
                  Hossz választék (Ø 3.0mm): <=8-30<=mm (SC), legalább 6 féle
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): SC >=14 ATM; NC >=18 ATM
                  Tip entry profile: <= 0 017" (SC)
                  Crossing profile: <= 0 026" (SC)
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2.1F (SC), <= 2.4F (SC)
                  Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 142 cm (SC és NC)
                  Típus: SC (RX, OTW), NC
                  1000 db.

title: Mikrokatéter anterográd CTO-hoz

description:
Mikrokatéter anterográd CTO-hoz
                  OTW típusú
                  130 és 150 cm hosszban is elérhető
                  min. guiding katéter méret 5F
                  Distal külső/belső átmérő 0.60/0.45 mm
                  Hidrofil bevonat
                  10 db.

title: CTO guidewire

description:
CTO guidewire
                  0,014" átmérőjű, sugárfogó vég elérhető legyen >15 cm-ben is
                  jó torque kontroll
                  merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")
                  "tip load" <=0.6 – 12G<=, min. 3 keménységi fokozatban
                  sima, thromboresistens felületű
                  elkeskenyedő, <= 0,01" végű változatban is elérhető
                  175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
                  >9 cm-es sugárfogó, jó formatartású, vég
                  egyenes és J végződéssel is elérhető
                  hidrofil és polymer típus is elérhető
                  elzáródott coronáriák megnyitására alkalmas
                  100 db.

title: Hidrofil PCI guidewire

description:
Hidrofil PCI guidewire
                  0,014" átmérőjű
                  jó torque kontroll
                  merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú
                  merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")
                  hidrofil polimer bevonatú
                  sima, thromboresistens felületű
                  175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
                  sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég
                  egyenes és J végű is elérhető
                  min. három különböző keménységű típusa van
                  70 db.

title: Standard PCI guidewire

description:
Standard PCI guidewire
                  0,014" átmérőjű
                  jó torque kontroll
                  merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú
                  a belső merev váz nem ér a drót disztális végéig
                  hidrofil bevonatú
                  sima, thromboresistens felületű
                  175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
                  sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég
                  egyenes és J végű is elérhető
                  min. három különböző keménységű típusa van
                  2700 db.

title: Guide extension

description:
Guide extension
                  mély katéter intubációt lehetővé tevő guiding meghosszabbító katéter
                  6F guiding katéterrel kompatibilis
                  >20 cm guiding rész
                  40 db.

title: Guiding katéterek II.

description:
Guiding katéterek II.
                  5F, 6F, 7F, 8F
                  belső átmérő: 5F >=0,058"; 6F >=0,070"; 7F >=0,081"
                  atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel
                  nagy back-up kontroll
                  drót-fonat merevítés
                  PTFE belső bevonat
                  hossz 100cm
                  típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS)
                  valamennyi forma oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhető
                  lehetőség egyéni végkialakítások megvalósítására
                  1100 db.

title: Guiding katéterek I.

description:
Guiding katéterek I.
                  6F, 7F, 8F
                  belső átmérő:6F >=0,070"; 7F >=0,081"; 8F >=0,091"
                  atraumatikus soft tip, végén sugárfogó markerrel
                  nagy back-up kontroll
                  kettős drót-fonat merevítés
                  PTFE belső bevonat
                  hossz 100cm
                  típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS), Art (3,5-4,5)
                  a JL, JR, Extra back-up görbületek oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhetők
                  1140 db.

title: Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására

description:
Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására
                  a punkciós nyílás zárása sebészeti, nem felszívódó varrófonallal
                  gyorsvágó mechanizmus
                  1 eszközzel 6-8.5F, 2 varrattal akár 24F legyen zárható
                  80 db.

title: Radialis komprimáló eszköz

description:
Radialis komprimáló eszköz
                  szelektív kompressziós eszköz az artéria radialis punkcióját követő komprimáláshoz
                  felépítése lehetővé teszi a szúrás helyének vizuális kontrollját
                  precíz, kontrollálható erősségű kompressziót biztosít
                  4600 db.

title: Coronarográfiás fecskendő

description:
Coronarográfiás fecskendő
                  10-12 ml kapacitású
                  biztonsági reservoirral rendelkező
                  gumigyűrűvel ellátott
                  male luer végű
                  rotating adapterrel ellátott
                  finger grip-típusú
                  kontrasztanyag fecskendő
                  230 db.

title: Összekötők

description:
Összekötők
                  nagynyomású (min. 900 psi)
                  nagy flow kapacitású
                  egyik végén luer végű, másik végén rotating adapterrel ellátott
                  átlátszó összekötő line
                  70-80cm-es és 90-100cm-es hosszban is elérhető
                  10 db.

title: Lunderquist „extra stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz

description:
Lunderquist "extra stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz
                  atrombogén felszínű
                  egyik végén 7mm sugarú "J" végű
                  15cm fokozatosan csökkenő keménység, 4cm hosszú lágy disztális rész
                  260cm-es hossz
                  0,035" átmérőjű
                  10 db.

title: Amplatz „super stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz

description:
Amplatz "super stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz
                  atrombogén felszínű
                  egyik végén 3mm sugarú "J" végű
                  7cm hosszú lágy disztális rész
                  260cm-es hossz
                  0,035" átmérőjű
                  250 db.

title: Vezetődrótok hidrofil bevonattal

description:
Vezetődrótok hidrofil bevonattal
                  atrombogén felszínű
                  hidrofil bevonattal ellátott
                  450-ban hajlított tip és egyenes vég is elérhető
                  120-150-180-260 és 300 cm-es hosszban is elérhető
                  0,018”, 0,025", 0,032", 0,035" és 0,038" átmérőben is rendelhető
                  300 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  atrombogén felszínű
                  műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott
                  egyik végén 3 mm sugarú "J" végű
                  másik végén egyenes, soft tippel
                  150-180 és 260cm-es hosszban is elérhető
                  0,035" átmérőjű
                  350 db.

title: Bioptom katéterek

description:
Bioptom katéterek
                  6F kompatibilis
                  50-60 cm és 100-110 cm hosszúságban is elérhető (transjugularis, transfemoralis)
                  a bioptomnál 5-6 cm-rel rövidebb sheath, mely külön is rendelhető
                  min. 2,45 mm3 szövetminta vételére alkalmas
                  200 db.

title: Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez

description:
Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez
                  4F, 5F
                  a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő
                  nagy flow kapacitású, belső átmérő >0,041" (4F)
                  nagy nyomás-állóságú (>=1000 psi, >=15ml/sec flow)
                  atraumatikus soft tippel ellátott
                  kívül-belül thrombo-resistens felületű
                  "kink-resistant", fémfonat-merevítésű
                  egyszerhasználatos
                  100-110 cm hosszúságú
                  típusok: radiális/brachiális görbületek (legalább 2 féle TIG görbület, IKARI), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose
                  7000 db.

title: Diagnosztikus katéterek transzfemoralis katéterezéshez

description:
Diagnosztikus katéterek transzfemoralis katéterezéshez
                  5F, 6F, 7F
                  a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő
                  nagy flow kapacitású, belső átmérő >=0,045" (5F)
                  nagy nyomás-állóságú (>=1000 psi, >=15ml/sec flow)
                  atraumatikus soft tippel ellátott
                  kívül-belül thrombo-resistens felületű
                  "kink-resistant", fémfonat-merevítésű
                  egyszerhasználatos
                  100-110 cm hosszúságú
                  >120 cm hosszúságban is elérhető (pigtail)
                  típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose (MP I, II), NIH, speciális radiális/brachiális görbületek (legalább 3 féle)
                  400 db.

title: Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)

description:
Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)
                  összecsukott állapotban 12-15F (külső átmérő), teljesen kinyitva 18-19F (belső átmérő)
                  egyszerhasználatos
                  oldalággal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező
                  20-40 cm hosszú
                  6 db.

title: Sheath (strukturális intervenciókhoz)

description:
Sheath (strukturális intervenciókhoz)
                  12F, 14F, 16F, 18F
                  egyszerhasználatos
                  oldalággal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező
                  25-35 cm hosszú
                  62 db.

title: Sheath (biopsziához)

description:
Sheath (biopsziához)
                  7F
                  42-45 és 95-98 cm-es hosszúságban elérhető
                  egyenes és „multipurpose” végkialakítású változata is van
                  dilatátorral vagy 7F multipurpose katéterrel együtt szállítva
                  40 db.

title: Sheath (radiális punkcióhoz)

description:
Sheath (radiális punkcióhoz)
                  4F, 5F, 6F
                  egyszerhasználatos
                  dilatatorral, 20 vagy 22G tűvel és választhatóan 0,018", 0 021" vagy 0,025" méretű rövid guidewire-el
                  hossz >= 7cm
                  oldalággal és azon csappal ellátott
                  hemostatikus szeleppel rendelkező
                  teljes hosszában hidrofil bevonatú változat is elérhető
                  >=20 cm hosszúságban is elérhető
                  5600 db.

title: Sheath (femorális punkcióhoz)

description:
Sheath (femorális punkcióhoz)
                  4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F
                  egyszerhasználatos
                  hidrofil bevonattal ellátott
                  dilatatorral, 0 025", 0 035" vagy 0,038" méretű rövid guidewire-el
                  hossz >= 10cm
                  teljes hosszában kink – resistant
                  oldalággal és azon csappal ellátott
                  hemostatikus szeleppel rendelkező
                  20-30 cm hosszúságban is elérhető
                  1300 db.

title: Seldinger tű

description:
Seldinger tű
                  rozsdamentes acélból készült, két síkban köszörült, vékonyfalú
                  6,5-7,5 cm hosszú, 19 Gauge
                  0,038" méretű vezetődrót befogadására alkalmas
                  conuson jelölve a tű metszésiránya
                  hegykiképzés: teljesen sima, lépcsőmentes, a vezetődrótra simuló tűheggyel
                  luer végű, pajzs nélküli
                  1400 db.

title: Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

description:
Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
                  A szett álljon:
                  A beültethető stentből
                  A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)
                  A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.
                  A Stent specifikációi:
                  Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása céljából. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől függően, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérője az eredeti hossztól függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).
                  A bejuttató ballonkatéter specifikációi:
                  A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatndó stent még repozionálható legyen. A külső ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.
                  10 db.

description:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
                  Vékonyfalú, 4 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
                  mennyiség 30 db.

title: Elnevezés: Guiding katéterek III.

description:
Guiding katéterek III.
                  5F, 6F
                  belső átmérő: 5F >=0,058", 6F >=0,071"
                  atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel
                  nagy back-up kontroll
                  drót-fonat merevítés
                  hidrofil külső bevonat a prox. és diszt. szegmentumok kivételével
                  hossz 100cm
                  >110 cm-es, flexibilis végű változatban is elérhető (5F)
                  típusok: radiális görbületek (TIG), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose
                  140 db.

description:
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek.
— a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
— a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
— az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08-11 óráig bonyolítja le,
— Soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
— A szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.
Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére,

Biotronik Hungária Kft

street: Apor Vilmos tér 11-12 Hegyvidék Bevásárlóközpont I. em


currency: HUF

name: Si-Ker ’993 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

documentType: awardNotice

title: Adásvételi szerződés keretében EFOP-1.6.1-VEKOP/16-2016-00001 azonosítószámú "Felzárkózási együttműködések támogatása” című projektben szakkönyvek beszerzése

description: "EFOP-1.6.1-VEKOP/16-2016-00001 azonosítószámú "Felzárkózási együttműködések támogatása” című projektben szakkönyvek beszerzése"

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás


name: Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

scheme: CPV

title: Vállalkozási szerződés keretében a 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. szám alatti “B” épület lifttervezési, liftépítési, liftfelújítási, valamint vizesblokkok gépészeti vezetékhálózatai felújítási munkáinak elvégzése

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails:
1Késedelmi kötbér mértéke (min 0,5, max 2 %/nap): 25
2Hibás teljesítési kötbér mértéke (min 0,5, max 2 %/nap): 15
3Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap): 10
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

street: Kamaraerdei Út 16.

countryName: HU

initiationType: tender


name: „JUPITER-REÁL” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

measure: smeBids

title: Íves ESG és VSG üvegek beszerzése II.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés íves ESG és VSG üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  6 tétel: 30 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 1 427 754 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: Íves ESG és VSG üvegek beszerzése I.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés íves ESG és VSG üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  6 tétel: 63 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 39 555 303 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: ESG üvegek beszerzése III.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés ESG üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  3 tétel: 498 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 1 179 328 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: ESG üvegek beszerzése II.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés ESG üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  16 tétel: 5595 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 63 210 350 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: ESG üvegek beszerzése I.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés ESG üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  68 tétel: 6759 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 62 341 381 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: CAF kocsik üvegeinek beszerzése.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés CAF kocsik üvegeinek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  19 tétel: 285 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 1 855 282 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: Egyéb Float üvegek beszerzése.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés egyéb FLOAT üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  5 tétel: 722 db
                  3 tétel: 38 m2

                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 2 317 507 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: VSG szélvédő üvegek beszerzése.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés VSG szélvédő üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  23 tétel: 691 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 49 851 902 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: Foncsorozott ESG üvegek beszerzése.

description:
A közbeszerzés tárgya:
                  Adásvételi keretszerződés foncsorozott ESG üvegek beszerzése tárgyában.
                  A közbeszerzés mennyisége:
                  9 tétel: 2968 db
                  A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
                  A szerződés keretösszege: nettó 6 953 345 HUF.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: Különféle üvegek beszerzése.

documentType: tenderNotice

description: Különféle üvegek beszerzése.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

street: Könyves Kálmán körút 54-60.

street: Budapest u. 75.


title: Béke és Vróczi úz felújítása Pomázon- 2. sz. szerződésmódosítás

title: „Béke és Vróczi út felújítása Pomázon”

description: „Béke és Vróczi út felújítása Pomázon” a műszaki leírásban, a kiviteli tervdokumentációban, az árazatlan költségvetésben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

awardCriteriaDetails:
1Jótállás időtartama (12-48 hónap között): 20
2Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/nap, max.: 1%/nap): 10
Ár szempont – Megnevezés::

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Pomáz Város Önkormányzata

street: Kossuth Lajos Utca 23-25

STRABAG Általános Építő Kft.

street: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület)

Geoszolg Kft.

street: Erkel F. u. 16.

Laczkó Team Kft.

street: Szentmártonkátai út 69.

MÉMÉP Kft.

street: Halász Gábor u. 11.

Rodart Kft.

street: Kokárda u. 25

ZIMAX Építő és Szolgáltató Kft.

street: Csanád u. 98.


name: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

title: Pietsch felépítmény alkatrész beszerzés

description:
Pietsch téli úttisztító felépítményhez alkatrész beszerzése nettó fix. 65 000 000 HUF + nettó 10 000 000 HUF opció) keretösszeg erejéig.
                  Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 600 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
                  — az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 számú számlájára (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1841 Pietsch felépítmény alkatrész beszerzése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/ átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja,
                  — pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő – mint Kedvezményezett – nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
                  Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.
                  Az 1.1 és 1.2. értékelési alszempontok esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül a fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont (Jótállási idő) esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül is az egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre. A 3. és 4. értékelési szempontok (3. Szállítási határidő 1. csoportra, 4. Szállítási határidő 2. csoportra (munkanap)) értékelése a relatív értékelés, azon belül a fordított arányosítás módszerével történik.

title: Pietsch felépítmény alkatrész beszerzés

description: Pietsch téli úttisztító felépítményhez alkatrész beszerzése.

street: Alföldi Utca 7.

Kommunál-Part Kft.

street: Táncsics M. u. 27.


measure: bids

title: Vállalkozási keretszerződés

title: „Tranzakciós Modul bevezetése és támogatása”

description:
Tranzakciós modul bevezetés és támogatása a Legfőbb Ügyészség számára.
A szerződés megkötésére rendelkezésre álló anyagi fedezet keretösszege nettó 30.000.000,- Ft + áfa.

awardCriteriaDetails:
Szakrendszeri kommunikációs rendszerre (tranzakciós modulra) vállalt jótállás időtartama (hónap): 50
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő többletvállalás: 50
Ár szempont – Megnevezés::

Legfőbb Ügyészség

street: Markó Utca 16


title: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés

title: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. szám alatti, Tapolcai Járási Hivatal Kormányablak Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály épületének energetikai fejlesztéséhez szükséges kivitelezési munkák elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron

awardCriteriaDetails:
1Vállalt jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap: 30
2Előteljesített naptári napok száma (minimális megajánlás 0 nap, 30 napnál kedvezőbb megajánlás többletpontot nem kap): 20
Ár szempont – Megnevezés::

Veszprém Megyei Kormányhivatal

street: Megyeház Tér 1

VEMÉV-SZER Kft.

street: Pillér utca 11.

SD-Bau Mérnöki Iroda Kft.

street: 8200 Veszprém, Kossuth u. 7.

VÉP-MESTER Kft.

street: Eötvös K. u. 4.


name: Kraftszer Vállalkozási Kft. és Kraft-Tech Épületgépészeti Kft. közös ajánlattevők

title: Az FKF Nonprofit Zrt. telephelyén, a Budapest IX. ker., Ecseri út 8-12. sz. alatti 17-es és 18-as számú épületekben lévő helyiségcsoportok teljes felújítása

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails:
Befejezési véghatáridőhöz képest megadott korábbi befejezési időpont (0-10 naptári nap között): 25
A vállalt jótállás ideje (egész hónapban meghatározva, minimum 12 hónap): 25
Ár szempont – Megnevezés:: 1

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

INFO-SZOLG Kft.

street: Akácfa u. 12/2

street: Pap Károly u. 4-6.

Urbán Építő és Szolgáltató Kft.

street: Ugyer u. 8.


title: Számítástechnikai eszközök beszerzése.

description:
— 7 db 24 TB-os CCTV szerver redundáns tápegységgel.
                  — 1 db 24 TB-os szerver redundáns tápegységgel.
                  — 1 db megfigyelő munkaállomás, 2 monitoros üzem.
                  — 3 db kliens munkaállomás.
                  — 2 db monitor 24".
                  — 1 db monitor, FHD, 80".
                  — 1 db asztali LCD monitor kar.
                  — 1 db RACK -be építhető KVM switch.

title: Biztonságtechnikai eszközök beszerzése.

description:
— 4 db 19U, 910 x 540 x 622 RACK szekrény falra szerelhető, felszerelve kapcsolóval ellátott energetikai sorolóval, illetve optikai kifejtő tálcával (1U, LC csatlakozású).
                  — 4 db RACK szekrénybe építhető szünetmentes tápegység.
                  — 9 db 4U 10" 350x280x255 falra szerelhető RACK szekrény, 1db energetikai sorolóval ellátott (1U).
                  — 4 db vezeték nélküli átvitel technikai berendezés.
                  — 7 db behatolásjelző központ.
                  — 15 db bővítő panellel egybeépített segédtáp.
                  — 52 db bővítőegység.
                  — 14 db kezelőegység.
                  — 15 db 12V/7Ah bővítő akkumulátor.
                  — 7 db 12V/24Ah Behatolás jelző központ akkumulátor.
                  — 12 db 100 adatpontos licensz.
                  — 2 db kültéri mozgásérzékelő.
                  — 3 db POE gigabit hálózati repeater.
                  — 7 db tápegység.
                  — 8 db nagy hatótávolságú kültéri mozgásérzékelő.
                  — 3 db beltéri mozgásérzékelő.
                  — 10 dob CAT-5e kültéri kábel (305 fm).
                  — 7 dob CAT-5e fali kábel (305 fm).
                  — 4 dob CAT-5 sodrott erű kábel (305 fm).
                  — 500 db RJ45 csatlakozó tömör UTP kábelre (8p8c).
                  — 200 db betét Cat.5e UTP (100-010) szerszámmal szerelhető.
                  — 13 db patch panel 24-os moduláris, 1U.
                  — 500 kosáranya készlet rack szekrényhez.
                  — 6 db villamos elosztó 7-es 19" túlfeszvédett, kapcsolóval.
                  — 500 db törés gátló RJ-45 (8p8c) dugóhoz sárga, nyitott.

title: Videotechnikai eszközök beszerzése

description:
— 13 db IP kamera: 5 MP, beépített zoom adaptív infra sugárvetővel, kültéri bullet kamera kivitel, 4,3-8mm, F1,8, analitikával, távoli zoom és fókusz állítás,
                  — 14 db IP kamera: 5 MP, beépített zoom adaptív infra sugárvetővel, kültéri bullet kamera kivitel, 9-22mm, F1,6, analitikával, távoli zoom és fókusz állítás,
                  — 2 db IP kamera: 3 MP, beépített zoom adaptív infra sugárvetővel, beltéri mini dome kamera kivitel, 3-9mm, F1,3, analitikával, távoli zoom és fókusz állítás,
                  — 7 db IP PTZ speed dome kamera: 2 MP, 30x optikai zoom, kültéri PTZ speed dome kamera kivitel, F1,6-F4,7, autofókusz, analitikával, távoli zoom és fókusz állítás,
                  — 5 db IP kamera: 5 MP, kültéri mini dome kamera kivitel, 4,3-8mm, F1,8, analitikával, távoli zoom és fókusz állítás,
                  — 3 db IP kamera: 4x3 MP, függesztett kültéri mini dome kamera kivitel, 2,8-8mm, F1,3, távoli zoom és fókusz állítás,
                  — 3 db IP kamera: 4x3 MP, kültéri mini dome kamera kivitel, 2,8-8mm, F1,3, távoli zoom és fókusz állítás,
                  — 6 db IP kamera: 30 MP nagyfelbontású, 16:9 képarányú, színes kamera, EF csatolású objektív csatlakozással,
                  — 27 db falra szerelhető rögzítő-, és kötődoboz bullet kamerához,
                  — 6 db EF csatlakozású objektív nagy felbontású kamerához,
                  — 6 db nagyméretű kameraház,
                  — 3 db épületsarokra telepíthető kamerarögzítő elem,
                  — 10 db falikar függesztett kamerák rögzítéséhez,
                  — 1 db USB csatlakozású botkormányos kezelőegység CCTV rendszerhez,
                  — 9 db 4 portos H264 encoder eszköz,
                  — 7 db 16 darabos kamera licenc,
                  — 33 db analóg magas sorfelbontású infra-csőkamera.

title: Videotechnikai és biztonságtechnikai eszközök, továbbá a működésükhöz szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése.

Országgyűlés Hivatala

street: Kossuth Lajos Tér 1-3.

Etiam Kft.

street: Szakolcai u. 7.

Siwena Kft.

street: Toronyház u. 9.

D. S. C. Hungária Kft.

street: Füvészkert u. 3.


name: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 keretében a 6211 Kaskantyú, III. körzet 1. sz. alatti „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény (0125/8 hrsz) energetikai felújítása tárgyában

title: KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 keretében a 6211 Kaskantyú III. körzet 1. (0125/8 hrsz.) „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény energetikai felújítása

description:
- Födém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- Födém hőszigetelése 838,9 m2
- Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- Homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer kialakítása, az 54/2014 BM rendelet (OTSZ) előírásai alapján tűzgátló sávokkal 1439,9 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
- Homlokzati nyílászárók cseréje 190,92 m2
- Megújuló energiafelhasználás kialakítása,
- Megújuló energiarendszer kialakítása (napelem) 26,235 kW névleges teljesítménnyel (99 db panel)

awardCriteriaDetails:
1Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen/nem): 20
2Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személyzet kijelölése (igen/nem): 20
3Jótállás időtartama (hónapban) minimum 12, maximum 36 hónap): 10
Ár szempont – Megnevezés::

street: Lajos utca 103.B.ép.2

street: Visegradi Utca 49.

DÉL SZIG Kft.

street: Tündér utca 22. 3. em. 10.

BÖJTÖS BAU Kft.

street: Irinyi József utca 40. A. lház. I. em. 5.

Épcenter Kft.

street: Csabai út 49.

HARTMANN Kft.

street: Berényi út 73.


title: Adásvételi szerződés 2 db új, 5 személyes áruszállító (pick up) terepjáró haszongépjármű beszerzésére 2.

awardCriteriaDetails:
1Gépjárművek összes energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett (l/100 km)]: 14
2Gépjárművek összes szén-dioxid kibocsátása[vegyes használat mellett] (g/km): 2
Gépjárművek összes nitrogén-oxidok, (NOx) kibocsátása (g/km): 2
4Gépjárművek összes részecske (PM) kibocsátása (g/km): 2
Ár szempont – Megnevezés::

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

street: Hatvan Utca 8-10.

Újhelyi-Autó Kft.

street: Böszörményi út 66.

Road Service Kft.

street: Gyarmati út 01120/2. hrsz.

Vagép Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

street: Lujza u. 9.

Magisz Kft.

street: Debreceni u. 233.


name: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap

title: Adásvételi szerződés - az MTVA meglévő Telestream Vantage transzkóder rendszerének bővítése

description:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA meglévő Telestream Vantage transzkóder rendszerének bővítése
A beszerezni kívánt hardverek (2db)
• meglévő Telestream Vantage rendszer bővítése két Lightspeed K80SSD Server egységgel, melyek egyenként a következő műszaki specifikációval rendelkeznek:
o 1 RU magasságú rackbe építhető szerverház
o 2 db Intel E5-2690 v3 processzor
o 1.2 TB kapacitású 6Gb/s sebességű SSD háttértár RAID-1 konfigurációban
o 32 GB DDR4 RAM memória
o NVIDIA TESLA K80 Dual Core GPU 24GB vRAM-mal
o kettős redundáns tápegység
o Windows Server 2012R2 64bit operációs rendszer
• egy-egy két csatornás 10Gb/s optikai SFP+ modullal ellátott hálózati csatoló egység a két szerver részére, mely kompatibilis az AVID ISIS tárolórendszerrel
A beszerezni kívánt szoftverek, (2db)
• meglévő 20854 azonosítóval rendelkező Telestream Vantage licenc 1 (egy) darab újabb Vantage Array opcióval történő bővítése
• meglévő 20854 azonosítóval rendelkező Telestream Vantage licenc 1 (egy) darab újabb Vantage Transcode Pro opcióval történő bővítése
A beszerezni kívánt termékekkel kapcsolatos további Ajánlatkérői elvárások:
• Ajánlatkérő (Vevő) csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközöket (termékeket) fogad el Ajánlattevőtől (Eladótól).
• A leszállításra kerülő eszközök üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, angol vagy magyar nyelvű üzembe helyezési és kezelési leírást kell biztosítani.
• A leszállításra kerülő eszközök átadás átvételénél a jótállására, garanciájára, gyártói supportra vonatkozó okmányokat át kell adni (teljesítésigazolás kiállításának feltétele).
o Telestream licenc Vantage Array és a Vantage Transcode Pro opcióval történő bővítésére a szoftverek gyártója által vállalt feltételekkel, vagy amennyiben jogszabály a Vevőre nézve ennél kedvezőbb feltételéket ír elő, úgy azon kedvezőbb feltételekkel jótállást, 1 éves időtartamra vonatkozó gyári supportot kell biztosítani.
o Telestream Vantage rendszert kibővítő 2 darab Lightspeed K80SSD Server részére - 1 éves időtartamra vonatkozó gyári garancia, hardver support biztosítása.
• A termékek Ajánlatkérő raktárába (1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Műszaki raktár behajtás a Bojtár utcai teherporta felöl) történő szállítása Ajánlattevő (Eladó) feladata és költsége.
Az árubeszerzéssel összefüggő részletes specifikációját (a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást) a közbeszerzési dokumentum Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

street: Kunigunda Útja 64

Media Networks Kft.

street: Záhony u. 7.


name: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

name: EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - KOBA CLEAN GROUP Kft.

name: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.

name: BBM Budaber Zrt és Perferct Protection Solutions Hungary Zrt. közös ajánlattevő

name: CREDIT-UP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

title: Vállalkozási szerződés

title: Vállalkozási szerződés

description: Takarítási szolgáltatások a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére

awardCriteriaDetails:
1Hibás teljesítési kötbér (%): 50
Ár szempont – Megnevezés:: 29

mainProcurementCategory: services

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

street: Városmajor utca 12-14.

street: Füredi utca 5/A. VIII. em. 31.

street: Füredi út 59. B. ép., Szinyei Merse u. 10.

PFM Zrt.

street: Duna utca 1-3.

street: Hajógyár utca Hajógyári-sziget 132. ép.

S-Group Közép-európai Zrt.

street: Hegyalja út 7-13.

Clean City Kft.

street: Párkány u. 40.

street: Török Flóris u. 114., Jászberényi út 24-36.

Clean Source Kft.

street: József krt. 36. II. em. 11.

Top-Net Nívó Kft.

street: Ady Endre u. 11.

Jánosik és Társai Kft.

street: Attila u. 34.

S&G Clean Kft.

street: Keller J. u. 8.

street: Mikszáth Kálmán utca 22. fszt. 1.


name: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

title: Elektronikus adatgyűjtő eszköz beszerzése és beszerelése.

description: Elektronikus adatgyűjtő eszköz beszerzése és beszerelése, kapcsolódó betanítás

street: Széchenyi utca 2.


name: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

title: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Energetikai Korszerűsítés

awardCriteriaDetails:
1Késedelmi kötbér mértéke naponta (%-ban, legfeljebb két tizedesjegyig kerekítve): 30
2Regisztrált tartós álláskeresők foglalkoztatásának mértéke (fő*munkanap ): 20
Ár szempont – Megnevezés::

street: Szarvas Gábor Út 58-60.

Modul Hungária Kft.

street: Alkotmány utca 4. I. em. 109.

Metropolisz Generál Kft.

street: Bartók Béla út 100.

COzero Kft.

street: Lőcsei út 100/A

KEK Card Kft.

street: Ananász u. 4.


name: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Teljes ellátás alapú földgáz energia adásvételi szerződé

description:
Földgáz ellátás biztosítása Ajánlatkérő részére 1.10.2017. 6:00 CET – 1.10.2018. 6:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés keretében összesen 24 585 638 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.
                  A megadott mennyiség 50 % opciót tartalmaz. Ajánlatkérő 16 390 424 m3 földgáz vételre vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget összesen a 24 585 638 m3 földgáz vételére az eljárásban résztvevő intézmények által összesítetten, a szerződés teljes időtartama alatt.
                  A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3).
                  Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. Jelen esetet felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.

title: Földgáz beszerzése a 2017-2018. gázévre.

description: Földgáz ellátás biztosítása Ajánlatkérő részére 2017.10.01. 06:00 CET 2018.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés keretében.

street: Visegradi Utca 49.

street: II. János Pál pápa tér 20.


name: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: FIDS rendszer (Flight Information Display System) szoftverlicenc leszállítása, telepítése / implementálása, és a rendszer támogatása

description:
Vállalkozási szerződés keretében a 20 000 000 fős éves utasforgalom kiszolgálására alkalmas FIDS rendszer (Flight Information Display System) szoftver licensz leszállítása, telepítése / implementálása, és a rendszer támogatása:
— a rendszer telepítése, felhasználói dokumentáció készítése, helyszíni képzés megtartása, közreműködés az UAT tesztben, kéthetes tesztüzem lefolytatása, kéthetes megvalósítás utáni támogatás az Implementációval kapcsolatban,
— Support biztosítása 7éves (84 hónap) időtartamra, harmadik vonalbeli támogatás, problémamegoldás, távoli felügyelet a megelőző karbantartás részeként, jelentősebb változás esetén a rendszer dokumentációjának frissítése, szoftverlicence frissítése a Támogatással kapcsolatban,
— rendszer működéséhez szükséges hardver szállítása (amennyiben szükséges),
— a megajánlott rendszernek képesnek kell lennie az Airport Operational Database (AODB)-vel történő integrációra.
Mennyiség: 1 rendszer, 7 év support.

title: FIDS rendszer (Flight Information Display System) telepítése, implementálása, és a rendszer támogatása.

description:
Vállalkozási szerződés keretében a FIDS rendszer (Flight Information Display System) szoftver licensz leszállítása, telepítése / implementálása, és a rendszer támogatása:
— a rendszer telepítése, felhasználói dokumentáció készítése, helyszíni képzés megtartása, közreműködés az UAT tesztben, kéthetes tesztüzem lefolytatása, kéthetes megvalósítás utáni támogatás az Implementációval kapcsolatban,
— harmadik vonalbeli támogatás, problémamegoldás, távoli felügyelet a megelőző karbantartás részeként, jelentősebb változás esetén a rendszer dokumentációjának frissítése, szoftverlicence frissítése a Támogatással kapcsolatban.
— rendszer működéséhez szükséges hardver szállítása,
— Support biztosítása 7 éves (84 hónap) időtartamra.

street: BUD Nemzetközi Repülőtér 1.


name: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

title: Rendszerüzemeltetési, szoftver támogatási és karbantartási, valamint a rendszerekhez kapcsolódó továbbfejlesztési feladatok ellátása

description: Az „STB” integrált információs rendszer és az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) rendszerüzemeltetési, szoftver támogatási és karbantartási, valamint a rendszerekhez kapcsolódó továbbfejlesztési feladatok ellátása

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
1Bejelentések száma a minimálisan elvárt 1800 bejelentésen felül (havonta), amely havi többlet bejelentés szám fogadására és kezelésére képes Ajánlattevő az incidenskezelési feladatok ellátása során: 5
Ár – Súlyszám:: 95

procurementMethodDetails: Tárgyalásos eljárás

street: Balázs Béla utca 35.


name: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

description:
Xenetix 300/350 oldatos injekció 50/100/200/500 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Xenetix 300 oldatos injekció 50 ml.
                  Éves becsült mennyiség: 30 700 ml.
                  Xenetix 300 oldatos injekció 100 ml.
                  Éves becsült mennyiség: 18 000 ml.
                  Xenetix 300 oldatos injekció 200 ml.
                  Éves becsült mennyiség: 24 000 ml.
                  Xenetix 350 oldatos injekció 50 ml.
                  Éves becsült mennyiség: 77 800 ml.
                  Xenetix 350 oldatos injekció 200 ml.
                  Éves becsült mennyiség: 59 200 ml.
                  Xenetix 350 oldatos injekció 500 ml.
                  Hatóanyag: iobitridol vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves becsült mennyiség: 134 000 ml.
                  A 12. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 17 877 088 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

description:
Ultravist 300/370 oldatos injekció 50/100/500 beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
                  Ultravist 300 oldatos injekció 50ml
                  éves becsült mennyiség: 12 000 ml
                  Ultravist 370 oldatos injekció 100ml
                  éves becsült mennyiség: 38 000 ml
                  Ultravist 370 oldatos injekció 50ml
                  éves becsült mennyiség: 7 000 ml
                  Ultravist-370 oldatos injekció 500ml
                  Hatóanyag: iopromide vagy ezzel egyenértékű
                  éves becsült mennyiség: 400 000 ml
                  A 10. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 19 800 304 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: Opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

description:
Iomeron 300/350/400 oldatos injekció 50/100/200/ 500 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: iomeprol vagy ezzel egyenértékű
                  Iomeron 300 oldatos injekció 100ml
                  éves becsült mennyiség: 28 000 ml
                  Iomeron 350 oldatos injekció 500ml
                  éves becsült mennyiség: 506 000 ml
                  Iomeron 350 oldatos injekció 200ml
                  éves becsült mennyiség: 4 400 ml
                  Iomeron 350 oldatos injekció 50ml
                  éves becsült mennyiség: 135 300 ml
                  Iomeron 400 oldatos injekció 200ml
                  éves becsült mennyiség: 192 400 ml
                  Az 4. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 47 982 460 Ft. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: Opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár (7624 Pécs, Honvéd u. 3.).
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

description:
Visipaque 320 mg/ml oldatos injekció 500 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: iodixanol vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves becsült mennyiség: 690 000 ml.
                  A 11. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 39 213 784 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

title: Sonovue 8 mcg/ml por és oldószer diszperziós injekcióhoz beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére

description:
Sonovue 8mcg/ml por és oldószer diszperziós injekcióhoz beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
                  Hatóanyag: sulfur hexafluoride vagy ezzel egyenértékű
                  Éves becsült mennyiség: 1 300 ml
                  Kiszerelés: 1X AMP
                  A 9. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 4 590 320 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: Opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

title: Primovist 0,25 mmol/ml oldatos injekció 10 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére

description:
Primovist 0,25mmol/ml oldatos injekció 10 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: gadoxetate sodium vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves becsült mennyiség: 200 ml.
                  A 8. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 875 290 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

title: Omnipaque 300 mg i/ml oldatos injekció 20/50 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére

description:
Omnipaque 300mg i/ml oldatos injekció 20/50 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: iohexol vagy ezzel egyenértékű.
                  Omnipaque 300mg i/ml oldatos injekció 20 ml.
                  Éves becsült mennyiség: 3 200 ml.
                  Omnipaque 300mg i/ml oldatos injekció 50 ml.
                  Éves becsült mennyiség: 800 ml.
                  A 7. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 2 291 236 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

title: Micropaque 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió vagy végbélszuszpenzió 2 l beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére

description:
Micropaque 50mg/ml belsőleges szuszpenzió vagy végbélszuszpenzió 2l beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: barium sulfate vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves Becsült mennyiség: 4x2l.
                  A 6. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 33 072 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: Opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

title: Lipiodol ultra-fluid 480 mg/ml oldatos injekció 10 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részér

description:
Lipiodol ultra-fluid 480mg/ml oldatos injekció 10ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: jódozott mák olaj zsírsav etilészterek vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves becsült mennyiség: 620 ml.
                  Az 5. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 3 410 000 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

description:
Gastrografin belsőleges oldat vagy végbél oldat 100 ml beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: amidotrizoic acid vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves becsült mennyiség: 156 000 ml.
                  Az 3. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 4 069 160 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

description:
Gadovist 1,0 mmol/ml oldatos injekció beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: gadobutrol vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves becsült mennyiség: 4 200 ml.
                  Az 2. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 5 360 600 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

description:
Dotarem 0,5 mmol/ml oldatos injekció beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
                  Hatóanyag: gadoteric acid vagy ezzel egyenértékű.
                  Éves becsült mennyiség: 11 400 ml.
                  Az 1. ajánlati rész tekintetében a keretösszeg 7 098 908 HUF. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy ennek a keretösszegnek a 70 %- át felhasználja. Amennyiben az Ajánlatkérő a Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes Lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeget kimerítette, az Ajánlatkérő jogosult a további megrendelések lehívására a Teljes keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg erejéig (továbbiakban: opciós keretösszeg) a Szerződés időbeli hatálya alatt.
                  Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján közli: valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és minden ilyen esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is hozzá értendő.

title: Kontrasztanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.

description:
1. ajánlati rész: Dotarem 0,5 mmol/ml old.injekció
               2. ajánlati rész: Gadovist 1,0 mmol/ ml old. injekció
               3. ajánlati rész: Gastrografin belsőleges oldat vagy végbéloldat 100 ml
               4. ajánlati rész: Iomeron 300 old. injekció 100 ml
               Iomeron 350 old. injekció 500 ml/200 ml/50 ml
               Iomeron 400 old. injekció 200 ml
               5. ajánlati rész: Lipiodol ultra-fluid 480 mg/ml old. injekció 10 ml
               6. ajánlati rész: micropaque Micropaque 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió vagy végbélszuszpenzió 2 l
               7. ajánlati rész: omnipaque Omnipaque 300 mg i/ml old. injekció 20 ml
               Omnipaque 300 mg i/ml old.injekció 50 ml
               8. ajánlati rész: primovist Primovist 0,25 mmol/ml old. injekció 10 ml
               9. ajánlati rész: Sonovue 8 mcg/ml por és oldószer diszperziós injekcióhoz
               10. ajánlati rész: ultravist Ultravist 300 old. injekció 50 ml
               Ultravist Ultravist 370 old.injekció 100 ml/50 ml/500 ml
               11. ajánlati rész: visipaque 320 mg/ml oldatos injekció 500
               12. ajánlati rész: Xenetix 300 oldatos injekció 50 ml/100 ml/200 ml.


title: Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2017. évre

Vasas Sport Club

street: Fáy Utca 58.

MVM Partner Zrt.

street: Szentendrei Út 207-209.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

street: Váci út 17.

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

street: Váci út 72-74.


name: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.

title: I. Adásvételi keretszerződés - Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzésére keretszerződés megkötése - I. rész CD és DVD lemezek szállítása tárgyában

title: III. Adásvételi keretszerződés - Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzésére keretszerződés megkötése - III. rész különféle LTO adatszalag szállítása tárgyában

title: II. Adásvételi keretszerződés - Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzésére keretszerződés megkötése - II. rész SxS memóriakártyák, micro SDXC memóriakártyák és XDCam lemezek szállítása tárgyában

description:
A közbeszerzés tárgya: Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzésére keretszerződés megkötése a szerződés időtartama alatt összesen nettó 40.000.000,- Ft keretösszeggel, három rész ajánlattételi lehetőséggel:
Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzése a következő fő mennyiségekben, illetve értékben
I. rész CD és DVD lemezek beszerzése 6.300.000,- Ft keretösszegben
II. rész SxS memóriakártyák, micro SDXC memóriakártyák és XDCam lemezek beszerzése 10.200.000,- Ft keretösszegben
III. rész Különféle LTO adatkazetták beszerzése 23.500.000,- Ft keretösszegben
I. rész Műszaki leírása
Különféle írható CD és DVD lemez szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 6.300.000,- Ft értékben
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény az egy (azonos) részen belüli márkaazonosság, kivéve a professional CD lemezeket. Ajánlatkérő a professional CD lemezeket hosszú távú adattárolásra kívánja használni, ezért különösen fontos a műszaki leírásban részletezett paraméterek teljesítése.
A CD-k ára szerzői jogi átalányt nem tartalmazhat (a jogdíj megfizetése alóli felmentést a közös jogkezelő szervezet adja kérelem alapján, ebben az esetben a nyertes ajánlattevővel (szerződést teljesítő eladónak) és az ajánlatkérőnek (megrendelőnek) is be kell jelentkeznie az egyedi engedély miatt).
DVD-R lemezek esetében az ajánlatkérő gyártói garancia csatolását kéri az adatmegőrzési idő hosszára nézve, amely minimum 10 év.
Referencia típusok:
Gyártmány Típus Megnevezés db

CD lemezek
MAXELL 628523.40.IN CD-R80, 700MB 50 db-os tárolóban + papírtok 3000
MAXELL 624006.40.TW CD-R80, 700MB inkjet printable 50 db-os tárolóban + normal tok 3000
MAM-A Gold Archive CD-R 650MB, no Logo Item #:11498 CD-R74, 650MB gold professional, thermal printable, normál tok 1500
MAM-A Gold Archive CD-R 700MB, no Logo Item, 43016 CD-R80,700MB gold professional, thermal printable, 100 db-os csomagban + normál tok 2500
DVD lemezek
MAXELL 275701.40.IN DVD-R, 4,7GB inkjet printable, 50 db-os tárolóban + normal CD tok 7500
MAXELL 275610.40.IN DVD-R, 4,7GB 50 db-os tárolóban + papírtok 7500
II. rész Műszaki leírása
Különféle perchosszúságú SxS memóriakártyák, micro SDXC memóriakártyák és XDCam lemezek szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 10.200.000,- Ft értékben
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény az egy (azonos) részen belüli márkaazonosság.
Referencia típusok:
Gyártmány Típus Megnevezés db

SxS memóriakártya
SONY 2SBS32G1A 32 GB-os kártya
(2 db/pack) 15 pack
SONY 2SBS64G1A 64 GB-os kártya
(2 db/pack) 15 pack
micro SDXC memóriakártya
SANDISK Extreme microSDXC UHS-I 64 GB-os kártya 15
XDCam lemezek
SONY PFD23A 23 GB Professional Disc XDCAM 200
SONY PFD50DLA 50 GB Professional Disc Dual Layer XDCAM 700

III. rész Műszaki leírása
Különféle LTO adatszalag szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 23.500.000,- Ft értékben
Az LTO4 és LTO6 adatkazettáknak maximálisan kompatibilisnek kell lennie az MTVA meglévő IBM TS3500 szalagkönyvtárának ULT3580-TD4 és ULT3580-TD6 típusú meghajtóival.
Gyártmány Típus Megnevezés db

LTO4 adatkazetta
IBM LTO U4 Labelled
(95P4436) LTO4, vonalkódos 100
LTO6 adatkazetta
IBM LTO U6 Labelled
(00V7590) LTO6, vonalkódos 2300
Az árubeszerzéssel összefüggő részletes specifikációt (a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást) a közbeszerzési dokumentum Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

street: Kunigunda Útja 64

roles: supplier tenderer

street: Építész utca 26.

Macomp Kft.

street: Bécsi út 100.

Studiotech Kft.

roles: tenderer supplier

street: Szentendrei út 283-285.

Etiam Kft.

street: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.;

PC Trade Kft.

street: Kőér u. 2/A.

IMG Solution Kft.

street: Hermina út 17.