title: 7. rész Betegőrző monitor

description: 1 db Betegőrző monitor beszerzése (adásvétele, leszállítása, üzembe helyezése)Minimum műszaki előírás:Az intézetben üzemelő EDAN gyártmányú MFM-CMS központi monitorral kompatibilis, azzal kétirányú kommunikációra képesSzínes min. 10” LCD/TFT monitorKépernyő felbontása min. 800 x 600Monitor súlya max. 4 kgEgyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma min. 6Magyar nyelvű menü és szöveges üzenetekBeépített tápegység és töltőGyermek és felnőtt üzemmódokKészülékbe integrált akkumulátor üzem időtartama (újratöltés és csere nélkül) min. 180 percEKG monitorozásEKG elvezetések száma min. 3/5 elektródbólST analízisAritmia analízisPacemaker impulzus detektálásPulzus hangerő beállítható, kikapcsolhatóPulzusmérési tartomány min. 30 - 250 ütés/percLégzésszámMérés mellkasi ellenállás (impedancia) változásból, EKG elektródokon keresztülMérési tartomány min. 10 - 60 légzés/percRespirogram görbe megjelenítéseVálasztható elvezetés a mérés forrásáulSPO2 (pulzoximetria)Plethysmogram görbe megjelenítése a kijelzőnSzaturáció mérési tartomány min. 40-100%Perifériás pulzusszám mérésPulzusszám mérési tartománya: min. 30-250 ütés/percPerifériás pulzus hangerő beállítható, kikapcsolhatóNIBP (nem invazív vérnyomás)Oszcillometriás mérési elvManuális és periodikus automata mérésindításSzisztolés, Diasztolés és Átlag nyomás értékének kijelzéseAutomata vérnyomásmérés üzemmódban beállítható idő intervallumok min. 1 perctőlHőmérsékletmérés2 független mérőcsatornaHőmérséklet különbség méréseHőmérsékletmérési tartomány min. 10 - 45°CRiasztási szintek száma min. 3Riasztás minden paraméterre, felső- és alsó határértékek szabad definiálásávalHálózati és akkumulátoros üzemmódTrend minden mért paraméterre min. 120 óraTáblázatos trend megjelenítésGrafikus trend megjelenítésGrafikus trend megjelenítési felbontása változtathatóTartozékok (Indulókészlet a fent előírt paraméterek méréséhez)Fentiek tekintetében magyar nyelvű szervíz háttérTovábbiak KD-ben.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Nyertes Ajánlattevő feladata a Gépek beüzemelése az Ajánlatkérő által megadott szállítási helyre, a kezelők munkavédelmi, kezelési valamint a napi karbantartásra vonatkozó oktatása (2 alkalom 1 óra) gépenként legalább 2-4 fő számára.Továbbiak a közbeszerzési dokumentációban.

title: 6. rész Mikrohullámú terápiás rendszer

description: 1 db Mikrohullámú terápiás rendszer beszerzése (adásvétele, leszállítása, üzembe helyezése)Minimum műszaki előírásA termék részei: Egy chipes mikrokomputer, LCD kijelző, kettős mikrohullámú források, kettős kimeneti portok és hűtés keringési rendszerekÜzemi feszültség: 220V, 50HzMűködési frekvencia: 2450MHzKimeneti teljesítmény: 0-150WVezérlési mód: GombvezérlésKijelző mód: LCD kijelzőIdő kijelzés: min 0-30 perc, perc állítható folyamatosan,Hőmérséklet kijelzés: Környezeti hőmérséklet 0-99,9 ℃Kimeneti mód: FolyamatosMunkakörnyezeti követelmények: hőmérséklet 5 ℃ ~ 40 ℃; relatív páratartalom ≤80%; légköri nyomás 700hPa ~ 1060hPaBemeneti teljesítmény:maximum 1200VAFunkcionális mód: Abláció I. (folyamatos) Ⅰ; Abláció II. (pulzáló) , koaguláció (track abl.) a szúrcsatorna elzárása hő segítségével.Biztonság: A héj szivárgása: maximum 10 mW / cm 2Automatikus védelmi funkcióval ellátott: Túlterhelés, reteszelés, rossz működés védelmi funkcióPreoperatív önteszt: a rendszer a beavatkozást megelőzően elvégzi a mikrohullámú rendszer, hűtőrendszer és a csatlakoztatott antenna ellenőrzését.A tumor szélének érzékelése: A koagulációs tartomány pontos szabályozása által beállítható.Hőmérséklet-szabályozási tartomány és pontosság: 30 ℃ ~ 90 ℃, ± 0,5 ℃Intraoperatív felügyeleti funkció: A mikrohullámú kimenet, a mikrohullámú antenna és a hűtőrendszer ellenőrzése a beavatkozás során.Hűtési technológia belső zárt rendszerű hűtés által, melyhez mindössze egy palack steril oldat szükséges.Készülék mérete: max 600 x 600mm * 1300mmNincs szükség földelésre, védőszemüvegre egyéb óvintézkedésekre. Egy mozdulattal csatlakoztatható a steril antenna a generátorhoz.26 db mikrohullámú ablációs antenna a műszaki leírásban foglaltakra figyelemmel:metál és kerámia antenna14G, 15G, 16G antenna150 mm és 200 mm hosszúságú antennákFentiekre magyar nyelvű szervíz háttérTovábbiak KD-ben.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Nyertes Ajánlattevő feladata a Gépek beüzemelése az Ajánlatkérő által megadott szállítási helyre, a kezelők munkavédelmi, kezelési valamint a napi karbantartásra vonatkozó oktatása (2 alkalom 1 óra) gépenként legalább 2-4 fő számára.Továbbiak a közbeszerzési dokumentációban.

title: 5. rész Vérgáz analizátor

description: 1 db Vérgáz analizátor beszerzése (adásvétele, leszállítása, üzembe helyezése)Minimum műszaki előírás:Hordozható, teljesen karbantartás mentes vérgáz analizátorSaját belső akkumulátorról üzemeltethetőA készülék egyszer használatos bioszenzor mérőkártyákkal működik. (Egy mérőkártya 1 betegminta mérésére alkalmas)Mért paraméterek:pH, pCO2, pO2,Na, K, Ca, Cl,glukóz, laktát,Hct vagy Hb,kreatininSzámított paraméterek:cHb, cHCO3, ctCO2, BE (ecf), BE (b), cSO2,AGap, eGFRMinta fogadás kapillárisból és fecskendőbőlMinta igény ≤100µlA mérőkártyák szobahőmérsékleten tárolhatókMérési idő ≤60 másodpercMinta azonosítás vonalkóddalKezelő azonosítás vonalkóddalWindows operációs rendszerVezeték nélküli kommunikáció a kórházi információs rendszerrelMagyar nyelvű szervíz háttérTovábbiak KD-ban.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Nyertes Ajánlattevő feladata a Gépek beüzemelése az Ajánlatkérő által megadott szállítási helyre, a kezelők munkavédelmi, kezelési valamint a napi karbantartásra vonatkozó oktatása (2 alkalom 1 óra) gépenként legalább 2-4 fő számára.Továbbiak a közbeszerzési dokumentációban.

title: 4 rész Mobil ultrahang

description: 1db Mobil ultrahang beszerzése (adásvétele, leszállítása, üzembe helyezése).Minimum műszaki előírás:Zsebben hordozható, mobil telefon méretű (maximum 20x10x3 cm)Tömege max: 600gKépernyő felbontása minimum 720x1280 pixelSaját képmegjelenítő (nem mobiltelefonnal összekapcsolható a különböző operációs rendszerek miatt)Vizsgálófejek: szektor és lineárisÜzemmódok: min. B-mód és color Doppler módMérések: min. távolság mérésMagyar nyelvű szervíz háttérTovábbiak KD-ben.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Nyertes Ajánlattevő feladata a Gépek beüzemelése az Ajánlatkérő által megadott szállítási helyre, a kezelők munkavédelmi, kezelési valamint a napi karbantartásra vonatkozó oktatása (2 alkalom 1 óra) gépenként legalább 2-4 fő számára.Továbbiak a közbeszerzési dokumentációban.

title: 3. rész Alvadási idő mérő készülék

description: 1 db Alvadási idő mérő készülék beszerzése (adásvétele, leszállítása, üzembe helyezése)Minimum műszaki előírás:Kézi készülék rendelkezik egy tesztkamrával, melybe helyezve az egyszer használatos tesztküvettát a vérmintával, elvégzi az alvadási idő méréséhez szükséges összes műveletetKezelési utasítások a kijelző panelen jelennek megParancsokat és adatokat billentyűzet segítségével lehet bevinni a készülékbe(menüsor választási lehetőséget biztosít a kívánt funkció elvégzésére)Eredmények megjelennek a kijelzőn és a készülék menti a memóriájába, ahonnan kinyomtathatók és letölthetőkVonalkód leolvasóval rendelkezikAlkalmas a betegazonosító vagy kezelőazonosító beviteléreFriss teljes vér és citrátos vér is használható (vizsgálattól függően)Csak egy csepp vér szükségesEredmények néhány perc alattEredmények megjelennek:- teljes vér,- plazma-ekvivalens,- Celite-ekvivalens másodpercekbenvagy- INR értékekbenA berendezés a teszteredményekhez automatikusan dátumot és időt rendelminimum 600 vizsgálati eredmény és 600 minőségellenőrző vizsgálat tárolási kapacitásA készülék-önellenőrzés végrehajtása automatikusNyomtató csatlakoztatható az eszközhözEgyszer használatos, színkóddal ellátott, eldobható tesztküvetta a vizsgálatok elvégzéséhezTesztküvetta tartalmaz:Címkét (azonosító, vizsgálat megnevezése, amely elvégzésére szolgál) a készülék automatikusan leolvassa és elvégzi a küvettán meghatározott vizsgálatotMintaüregetTesztcsatornát (reagensekkel)Zárt hulladéktartályEgy vagy több optikai megfigyelő ablakotElvégezhető vizsgálatok:ACT-LRfigyeli a heparin alacsony vagy közepes szintjét (0-2,5 egység / ml), az eredményeket Celite® ekvivalens értékként adja meg.ACT+ACT + - Kiváló a közepes vagy magas heparinszint monitorozásában (1-6 egység / ml). Nem befolyásolja az aprotinin, a hipotermia és a hemodilúció. Az eredmények Celite-ekvivalens értékként jelennek meg.APTTMegjeleníti az alacsony dózisú heparin antikoaguláció iránti érzékenységet 1,5 egység / ml. Jelzi a plazma-ekvivalens értékeket 400 másodpercig.PTRugalmasságot biztosít a vénás vagy ujjbegyből nyert minta használatával. Az eredményeket nemzetközi normalizált arányként (INR) jelenti és plazma-ekvivalens értékként mutatja.Citrate PTCitrát teljes vérminta PT vizsgálatához. Az eredményeket nemzetközi normalizált arányként (INR) és mint plazma-ekvivalens értékként mutatja.Citrate APTTCitrát teljes vérminta APTT vizsgálatára. Jelzi a plazma-ekvivalens értékeket 400 másodpercig.A berendezés hordozható a betegágy melletti használatot tesz lehetővé.Fentiekre magyar nyelvű szervíz háttér .Továbbiak KD-ben.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Nyertes Ajánlattevő feladata a Gépek beüzemelése az Ajánlatkérő által megadott szállítási helyre, a kezelők munkavédelmi, kezelési valamint a napi karbantartásra vonatkozó oktatása (2 alkalom 1 óra) gépenként legalább 2-4 fő számára.Továbbiak a közbeszerzési dokumentációban.

title: 2. rész Tromboelasztográf

description: 1 db Tromboelasztográf beszerzése (adásvétele, leszállítása, üzembe helyezése).Minimum műszaki előírás:Mérési elv: viszkoelasztikus POC módszerMért paraméterek: legalább EX-teszt, FIB-teszt,,IN-teszt, AP-teszt, HI-teszt. Előny ha a készülék mér TPA, RVV-tesztet és ECA tesztet is mérMinta mennyiség: legfeljebb 350 mlMinta típus: citrátos teljes vérLegalább 5 csatornás legyen a készülékKapacitás: legalább 25 teszt/óraNe legyen szükség reagens kezelésre (aktív pipettahegy technológia)Kórházi és laborrendszerhez csatlakoztatható legyen (HL7 kommunikáció)Eredmények emailen, képernyő megosztással megoszthatók legyenek azonnal.Reagens felhasználhatóság: szobahőmérsékleten legalább 20 nap, felbontatlanul hűtőben legalább 10 hónapFelhasználóbarát, érintőképernyős működtetésElektronikus pipetta és vonalkód olvasóKészülékkel elengedhetetlen tartozéka legyen nyomtató és szállítókocsi/állványMagyar nyelvű szervíz háttér.Továbbiak KD-ban.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Nyertes Ajánlattevő feladata a Gépek beüzemelése az Ajánlatkérő által megadott szállítási helyre, a kezelők munkavédelmi, kezelési valamint a napi karbantartásra vonatkozó oktatása (2 alkalom 1 óra) gépenként legalább 2-4 fő számára.Továbbiak a közbeszerzési dokumentációban.

title: 1. rész Cardiohelp

description: 3 db Cardiohelp beszerzése (adásvétele, leszállítása, üzembe helyezése).Minimum műszaki előírás:min. 5.5" LCD érintő képernyőTápegység: 11-28 VDC/100-240 VAC, 50-60 HzMegfelelő memória a betegadatok tárolására, lehetőség USB porttal adatmentésreÉrzékelők, mérési lehetőségekBeépített áramlás/légbuborék és szintérzékelésBeépített nyomásmérési lehetőség:1.Vénás nyomás,2.Artériás nyomás,3.Oxygenátoron belüli nyomás4. ΔP értékCsatlakoztatható, külső nyomásérzékelők: min.4Beépített hőmérsékletérzékelők min.2Csatlakoztatható, külső hőmérsékletérzékelők min.2Az artériás és a vénás száron ultrahangos légbuborék érzékelőMérési tartományok:Part, Pven, Pint: -500-900mmHgTart, Tven: 10-40C°Nyomás különbség ΔP: -500-900mmHgSvO2 : 40.0-100.0%Hb : 5-15 g/dlHct: 15-50%Mérési tartományok bármikor újra kalibrálhatóakBiztonsági elvárások:Biztonsági védelem váratlan esetre: kézi működtető karÁramellátás hiánya esetén akkumulátoros működés, az akkumulátor időtartama min. 60 percVészhelyzet üzemmód: a kijelző meghibásodása esetén gombnyomással beállítható, hogy az eszköz elektromosan tovább működjönA vénás hőmérsékletnél adjon hangjelzést, ha eltér a beállított értéktőlZero-flow módVisszaáramlás megelőzésének automatikus vagy manuális állíthatóságaAz artériás és vénás száron előre beállítható ellenőrző érték mód (belső nyomás, áramlás, légbuborék detektor). A beállított értéktől való eltérés esetén jelez és automatikusan beavatkozikAlkalmazási, felhasználási területek:ECLS és MECCFelhasználása:OR, ICU, CathLab, TransportFűtő egység 1 db a műszaki leírásban foglaltakra figyelemmel:35⁰C-39⁰C közötti hőmérsékletigTúlmelegedés esetén biztonsági kikapcsolásHansen csatlakozóGázblender egység 1 db a műszaki leírásban foglaltakra figyelemmel:Gázblender egység flowmeterrelFlowmeter állíthatósága 0-15 l közöttGázkeverékben az oxigén állíthatósága 21-100 % közöttA gázblender egységhez az oxigén és sűrített levegős csövek NIST vagy DIN típusú gázcsatlakozóval csatlakoztatható a központi gázhálózathozEgyszer használatos szettek: 5 db a műszaki leírásban foglaltakra figyelemmel:Biokompatibilis bevonattal rendelkező egyszerhasználatos szettekA kisebb membrán felületű oxigenátornál a véráramlás0,5- 5 l/perc.A nagyobb membrán felületű oxigenátornál a véráramlás 0,5- 7 l/percOxigenátorba beépített hőcserélő felület legalább 0.3m2A teljes szett maximális feltöltési volumene, (2x2.3m cső esetén) 600 ml vagy kevesebbAz oxigenátor és a pumpa modul maximális feltöltési volumene: 275 mlAz egyszerhasználatos szett bevonatával kompatibilis bevonatos artériás és vénás kanülök, több féle méretbenKülön bevezető a kanülökhöz 100 és 150cm-es méretbenFentiek tekintetében magyar nyelvű szervíz háttérTovábbiak a KD-ben.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Nyertes Ajánlattevő feladata a Gépek beüzemelése az Ajánlatkérő által megadott szállítási helyre, a kezelők munkavédelmi, kezelési valamint a napi karbantartásra vonatkozó oktatása gépenként legalább 2-4 fő számára (2 alkalom 1 óra) gépenként legalább 2-4 fő számára.Továbbiak a közbeszerzési dokumentációban.

title: EFOP-5.2.6.20 orvosi eszközök szállítása 7 aj.r.

description: Az EFOP-5.2.6.20 az.sz. projekt keretében orvosi eszközök szállítása 7 ajánlati részben:1. ajánlati rész: Cardiohelp,2. ajánlati rész: Tromboelasztográf,3. ajánlati rész: Alvadási idő mérő készülék,4. ajánlati rész: Mobil ultrahang,5. ajánlati rész: Vérgáz analizátor,6. ajánlati rész: Mikrohullámú terápiás rendszer,7. ajánlati rész: Betegőrző monitor.AK a fenti szállítás alatt a következőket érti: az adott áru(k) adásvételét, leszállítással, üzembe helyezéssel együtt.Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo áru(k) ajánlható(ak) meg.A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában kötelezően fel kell tüntetnie a fel kell tüntetnie a konkrét típust, gyártót, valamint a származási helyet.Amennyiben ajánlatkérő az adott áru tekintetében több darabszámot jelölt meg (azaz egynél több darab beszerzését kívánja megvalósítani), úgy mindenegyes darab tekintetében külön-külön irányadóak a fentiekben megjelöltek egységesen, és ajánlattevő több darab esetén nem ajánlhat meg különböző árukat és/vagy egymástól eltérő tulajdonsággal bíró árukat, azaz több darab esetén ugyanolyan tulajdonsággal kell bírnia külön-külön mindenegyes darab árunak. Amennyiben ajánlattevő megajánlása az előbbiekben foglaltaknak nem felel meg, úgy az ajánlata érvénytelen.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.Továbbiak az adott ajánlati részeknél, valamint a közbeszerzési dokumentációban.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

street: Korányi Frigyes Út 1 10886/33


currency: HUF

name: Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: Fémkereső+mobildetektor és kézi fémkereső

description: 7 db Fémkereső+mobildetektor (Ceia SMD600 Plus-MI2 vagy azzal műszakilag egyenértékű fémkereső és mobildetektor) és 80 db kézi fémkereső (Ceia PD140N vagy azzal műszakilag egyenértékű kézi fémkereső)A meghatározott típusra Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében hivatkozik. Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni.A szerződés tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, helyszíni üzembe helyezését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával).További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

title: Kültéri Kapukeretes fémkereső

description: 20 db Kültéri fémkereső kapu (Ceia PMD2 Plus típusú fémkereső kapu időjárás állóság védelemmel, rongálás és manipuláció elleni védelemmel (IP65 vezérlőegység, IP67 tápegység adapter, rongálás elleni védelem, időjárásálló kapu szerkezet, megfelelően az IEC 60950-22 szabványnak), vagy műszakilag azzal egyenértékű fémkereső kapu).A meghatározott típusra Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében hivatkozik. Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni.A szerződés tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, helyszíni üzembe helyezését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával).További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

title: Kapukeretes fémkereső

description: 43 db Kapukeretes fémkereső (Ceia HIPE-Plus típusú vagy műszakilag azzal egyenértékű fémkereső kapu)A meghatározott típusra Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében hivatkozik. Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni.A szerződés tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, helyszíni üzembe helyezését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával).További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

title: Fémkereső eszközök – BIP2

documentType: tenderNotice

description: Adásvételi szerződés keretében fémkereső eszközök beszerzése az alábbiak szerint:1. rész Kapukeretes fémkereső (Ceia HIPE-Plus típusú vagy műszakilag azzal egyenértékű fémkereső kapu) 43 db2. rész Kültéri Kapukeretes fémkereső (Ceia PMD2 PZPlus vagy műszakilag azzal egyenértékű kültéri (IP65 védelem) fémkereső kapu) 20 db3. rész Fémkereső+mobildetektor (Ceia SMD600 Plus-MI2 vagy azzal műszakilag egyenértékű fémkereső és mobildetektor) 7 db, Kézi fémkereső (Ceia PD140N vagy azzal műszakilag egyenértékű kézi fémkereső) 80 dbA szerződés tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, helyszíni üzembe helyezését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával).További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

street: Steindl Imre Utca 8

countryName: HU

street: Teve utca 51/b.

initiationType: tender


title: Hévíz Marketing

title: Hévíz Marketing

documentType: cancellationDetails

description:
Hévíz, mint turisztikai desztináció promótálása a megjelölt célpiacokon; belföld, Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia, Oroszország, Ukrajna és Kína tekintetében. Továbbá marketinginfrastruktúra beszerzése, így kiadvány - magyar, angol, német, orosz, cseh, szlovák és kínai nyelveken -, imázsfotók, imázsfilmek készítése valamint az időszakot lefedő grafikai tevékenység a marketing aktivitásokhoz kapcsolódóan.
turisztikát is érintő időszaki változások okán is szükséges Hévíz, mint turisztikai márka újrapozícionálása, a gyógyturisztikai elemek megtartása mellett- kiemelve a természetközeliséget, az aktívturisztikai lehetőségeket. Cél a törzsvendégek megtartása mellett az „új” seniorok és az aktív középkorúak országonként eltérő, piacspecifikus megszólítása, ezáltal a vendégéjszakaszámok hosszú távú és folyamatos növelése. Hévíz pozícionálása ár és szolgáltatási színvonal szempontjából a legmagasabbra pozícionálandó vidéki fürdőváros, termékfókusza pedig a többhetes gyógykúrák és rehabilitáció. A belföldi piac kiemelt szerepet kap a marketingtevékenységben, mivel a közeli desztinációk értéke jelentősen megnőtt. A legszélesebb spektrumú marketingeszközök használata ezen a piacon releváns, így online, print, TV, rádió és plakátkampányok megvalósítása. Elsődleges célcsoport a szenior korosztály (55+), míg másodlagos célcsoport a középkorú párok (35-55). A német nyelvű piacokon elsősorban az online felületeket kihasználva cél az egészségturisztikai szolgáltatásokat igénylő vendégkör megszólítása, azon célterületek kiválasztásával, ahonnan Hévíz könnyen elérhető, 4 hónapos kampány és annak monitoringtevékenységét felhasználva. A cseh és szlovák piacon a cél Hévíz ismertségének direkt növelése, foglalások ösztönzése. Célcsoport az egészségtudatos, külföldi utazást tervezők, akik preferálják az egyediséget és az aktívturisztikai lehetőségeket. Elérésük online és offline felületen tervezett. Az orosz és ukrán piacon a hosszútávú imázsépítés a cél, Hévíz mint kiemelt gyógyhely bemutatása.
A megvalósítást alatt folyamatos (havi) egyeztetés szükséges megrendelővel. Tartalmak Hévíz turizmus tematikában kerülnek megvalósításra.
Folytatás II.2.4. pontban

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
III.1.3./M1 a) pontjában írt személyi állomány (szakember) kampánymenedzsment területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hó): 100
Ár szempont – Megnevezés::

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Nyílt eljárás

Hévíz Város Önkormányzat

street: Kossuth Lajos Utca 1.


name: Constructor Domini Korlátolt Felelősségű Társaság

name: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság

description:
Kivitelezési szerződés alapján a visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütemének kivitelezése.
A Makovecz Imre-életmű gondozásával összefüggő, visegrádi Makovecz Imre által tervezett Magyar László tornacsarnok felújítás I. üteme tervezetten 2021.09.30-án befejeződik (tervezetten ezen időpontig sor kerül a készre jelentésre és megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, melynek időtartam legfeljebb 30 naptári nap).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a I. ütemre tekintettel a jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője
a) egyes munkanemeket feltehetően az I. ütem kivitelezőjével párhuzamosan, közös munkaterületen lesz köteles elvégezni, és
b) a szerződés hatályba lépésétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az I. ütem azon elkészült munkameinek műszaki áttekintésére/felülvizsgálatára, melyek a II. ütem munkáihoz közvetlenül kapcsolódnak (ide nem értve a már eltakart szerkezeteket) és jelezni az I. ütemmel kapcsolatos kifogásait/észrevételeit; e határidő elmulasztása esetén Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő II. ütem tekintetében fennálló jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségei alóli mentesülést arra hivatkozással, hogy a hibás teljesítés az I. ütemben elkészült munkákra lenne visszavezethető.
A II. ütem során elvégzendő feladatok:
• 540 m2 Sportburkolat fektetése korábban elkészült aljzatbetonra.
• Belső terek komplett festési munkái.
• Egyedi radiátorburkolat készítése belsőépítész tervek alapján.
• Belső asztalos munkák.
• Szerelt válaszfalak építése.
• Komplett légtechnikai rendszer kiépítése.
• Alapszerelt fűtési hálózat felhasználásával a komplett fűtési rendszer elkészítése.
• Az I. ütembem alapszerelt elektromos hálózat felhasználásával a komplett erősáramú rendszer kiépítése.
• Gyengeáramú rendszerek kiépítése elkészült vezetékhálózat felhasználásával.

awardCriteriaDetails:
1Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg): 15
2Az M/2.1. alk.-i minimumköv.-re megajánlott szakember releváns alk.-i köv.-en felüli szakmai tapasztalata (épület(ek) kivitelezése/felújítása; min. 0 hónap, max. 36 hónap ajánlható meg): 15
Ár szempont – Megnevezés::

mainProcurementCategory: works

Visegrád Város Önkormányzata

street: Fő Utca 81

street: Kunigunda Útja 78.

countryName: Magyarország

Windcollector Magyarország Kft.

street: Horvát Utca 14-24

street: Faiskola Tér 13


name: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Volt Relégyár rehabilitálása

title: Volt Relégyár rehabilitálása

description: A Gyula, Nürnbergi utca 8. szám alatti, 5815 helyrajzi számú ingatlanon meglévő, szabadonálló beépítési móddal, 3,14 m-es előkerttel elhelyezett, kétszintes, vasbeton pillérvázas, lapostetős épület átalakítása és bővítése történik déli irányban egy földszintes, 9,90 m x 41,68 m befoglaló méretű, hagyományos szerkezetű, lapostetős épületrésszel. Az átalakítással és bővítéssel létrejövő épület földszintjén egy 4000 adagos főzőkonyha létesül kiszolgáló helyiségeivel. Az emeleten irodák, gépészeti helyiség, öltözők és közigazgatási irattár kerül kialakításra. A telken belül az irodák és az üzem számára 5db parkoló létesül. A közterületen további 12 gépkocsi parkoló található, amely továbbra is rendelkezésre áll.

awardCriteriaDetails:
1Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember nagykonyhai konyhatechnológia telepítést is magába foglaló szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): 11
2Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember nagykonyhai konyhatechnológia telepítést is magába foglaló szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): 8
3Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/3. pontban megjelölt szakember nagykonyhai konyhatechnológia telepítés gépészeti irányítási szakmai tapasztalata (min. 0 db, maximum 5 db): 11
Ár szempont – Megnevezés::

Gyula Város Önkormányzata

street: Petőfi Tér 3.

FUTIZO Kft.

street: Siórét tanya 40/c

street: Désány István Utca 16. IV/15.


name: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.

name: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

title: Napraforgó EGYMI Iskola felújítása és bővítése

description: Napraforgó EGYMI Iskola bővítése emeletráépítéssel és személyfelvonó építéssel.

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails:
1Jótállás (36-60 hónap): 30
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

street: Kölcsey Utca 27

Falkell Építőipari Kft.

street: Malom sor Sor 52

Csorvási Építőmester Betéti Társaság

street: Arany János Utca 6/2

street: Csabai Út 41.


name: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Nagy Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

name: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

name: Titán Service Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság

title: BAZ Megyei Kórház kiv. - EFOP-2.2.0-16-2016-00004

description:
A Központi Telephely (székhely) Sebészeti Épület tömb II. emelet Központi Műtő blokkjában lévő 3 helyiség került kijelölésre az egynapos sebészeti funkció ellátására. A kijelölt helyiségek a műtőblokk meglévő személyzeti és beteg zsiliprendszerén keresztül steril folyosón közelíthetők meg.
A felújítást követően az M270-es helyiség bemosakodóként fog működni, melyen keresztül közelíthető meg az M271-es és az M272-es egynapos műtő funkciójú helyiségek.
Az épület déli szárnyának középső traktusában találhatóak nyilvántartási rajz szerint az M270, M271, M272-es jelű helyiségek belső felújítási illetve átalakítási munkáit az alábbiak szerint kell elvégezni:
 Mindhárom területen meglévő padlóburkolat cseréje szükséges a régi PVC burkolat felbontásával, majd felület-előkészítéssel. Az új PVC padlóburkolat vezetőképes antisztatikus nagy kopásállóságú homogén PVC-ből készül, hegesztett, hézagmentes kivitelben. A PVC padlóburkolat 10 cm hajlatidomos felhajtással csatlakozik a falburkolathoz. ,amely a lábazattól a mennyezeti síkig egybefüggően homogén fali PVC . Mindhárom helyiségben a meglévő épített gipszkarton álmennyezet elbontásra kerül. Az álmennyezet feletti gépészeti, légtechnikai és elektromos szerelések után új álmennyezet készül, egybefüggő, hézagmentes, épített gipszkarton kivitelezéssel. A helyiségek burkolásmentes festett felületei Resystent Active diszperziós festéssel kell ellátni.
 A két műtőben lévő klíma elszívó egységeit eltakaró meglévő rabicokat elbontás után új acélváz-szerkezetes gipszkarton felülettel kell kialakítani.
 Az M270-es helyiségben lévő ablak meglévő alumínium ablakszerkezettel azonos osztású, homlokzati megjelenésű műanyag, fokozott hőszigetelésű ablakszerkezetre kell kicserélni. A funkció kiszolgálása érdekében mindhárom helyiség meglévő ajtaját automata működésűre kell kicserélni. A beépíthetőség figyelembevételével a két műtőnél, két oldalra nyíló harmonika kivitelben, míg a bemosakodó bejárata két oldalra tolóajtó funkcióval készülhet. A helyiségek közlekedési útvonalba eső fal éleit 1,5 m magasságig rozsdamentes élvédővel kell ellátni.
 A bemosakodó mindkét műtő felőli falára 1-1 rozsdamentes vályú kialakítású bemosakodó kerül felszerelésre 1-1 db fali könyökkaros orvosi csapteleppel. A műtőkben meglévő orvosi gáz hálózat fali végpontjainak cseréjét DIN szabvány szerinti típusúra kell elvégezni. Az M271-es jelű műtőben az orvosi gáz csatlakozók csoportjához új szén-dioxid ágvezeték és végpontot kerül kialakításra.
 A felújítás során a műtőkben új egyenpotenciál (EPH ) vezetékrendszert kell kiépíteni. Az álmennyezet átépítése során új LED-es mennyezeti lámpatestek kerülnek beépítésre az orvostechnológiai berendezéshez igazodó kiosztással. A fali dugaljak elektromos erőáramú rendszerről, UPS akkumulátoros rendszerről és dízelmotoros áramfejlesztőről biztosított elektromos betáplálással kerülnek kiépítésre, elektromedikai és szigetelési szintérzékelő leválasztással, védelemmel.
A felújítandó helyiségek légtechnikai és klíma rendszere:
- - A műtők és zsilip (bemosakodó) helyiség rendszer légtechnikai ellátását biztosító légcsatorna hálózat teljes bontását követően a becsatlakozások lezárása után az aktív rendszer további működése biztosítható. A műtő és kapcsolódó helyiségeiben új elszívó falcsatornák építése történik a helyiség sarkokban építészeti lezárással. Új álmennyezet feletti elszívó és befúvó légtechnikai hálózat kerül kiépítésre a steril raktárig , az ott haladó gerincvezetékre történő csatlakozással. Műtőnként 8 db fali elszívó, és 6 db steril befúvó beépítésére kerül sor , a bemosakodó-zsilip helyiségben 1-1 mennyezeti elszívó és befúvó fogja biztosítani a szükséges légcserét.
Helyiségenkénti SCHAKO nyomásszabályozó rendszer kerül telepítésre nullponti nyomást biztosító pipolan rendszercsövezéssel. A légtechnikai csatorna hálózat a folyosó szakaszon, álmennyezet felett haladó gerincvezetékről lecsatlakozva biztosítja a kialakítandó helyiségek légcsere számát, szellőzési steril levegő igényét. A munkálatokat követően a légkezelőkhöz tartozó teljes rendszer beszabályozása, majd a légcsatorna hálózati rendszer tisztítása, a helyiségekben lévő steril levegő szűrők (HEPA) beépítése, cseréje történik , melyet követő légtechnikai mintavételi mérés után vehető igénybe a két db műtő egynapos sebészeti tevékenységre. Az egynapos műtő helyiségek fűtése-hűtése a légtechnikai csőhálózat rendszeren keresztül biztosítja a helyiség komfort hőigényét. A műtőkben túlnyomásos légtechnikai rendszer kerül kialakításra a műtéti terület védelme érdekében.

awardCriteriaDetails:
1Az M.2.1. pontra bevont szakember (Építési szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 60 hónap): 10
2Az M.2.2. pontra bevont szakember (Építménygépészeti szakterület) alkalmassági min.követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 60 hónap): 10
3Az M.2.3. pontra bevont szakember (Épületvillamossági szakterület) alkalmassági min.követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 60 hónap): 10
Ár szempont – Megnevezés::

Országos Kórházi Főigazgatóság

street: Diós árok 3

street: Attila Utca 34

FK-RASZTER Építő Zrt.

street: Felsőszinva Utca 73.

street: Honvéd Utca 8. 1/2

street: Árpád Út 64.

street: Csormolya Utca 23.

street: Rácz György U 4

Mikratherm-Pro Kft.

street: Soltész Nagy Kálmán Út 122

street: Park Utca 16.


name: Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

name: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

title: Sóstó Basa csapadékvíz átemelő műtárgy kivitelezés

description: A Sóstó felszíni víz ellátását szolgáló csapadékvíz átemelő műtárgy és a műtárgy energiaellátásának kivitelezése

awardCriteriaDetails:
1M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az "MV-VZ" jog megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap): 15
2Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama (hónapban megadva, 0-24 hónap): 15
Ár szempont – Megnevezés:: 5

street: Városház Tér 1.

street: Ceglédi Út 62.

street: Bocskai Út 73.

aquaREKO Kft.

street: Csengery Út 111/B


name: Nielsen Közönségmérés Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Nézettségmérési adatokat feldolgozó szoftver 2021

description: Műszeres televíziós nézettségmérési adatok (adatbázis és mérési eredmények) feldolgozását lehetővé tevő adatkezelő szoftver biztosítása 12 hónapra (+ 12 hónap meghosszabbítási lehetőség), de legkésőbb 2022.02.28-ig, a szerződés egyoldalú nyilatkozattal történő meghosszabbítása esetén 2023.02.28-ig) szolgáltatással vegyes felhasználási szerződés keretében Ajánlatkérő a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 136. § (3) bekezdése alapján a törvényben meghatározott forrásaiból köteles a közszolgálati médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.) tevékenységét, feladatainak ellátását támogatni. Előbbi támogatási feladata alapján az ajánlatkérő köteles elősegíteni a közszolgálati médiaszolgáltatónak az Mttv. 100/A. § (1) bekezdésében, valamint 100/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, amely alapján a közszolgálati médiaszolgáltató köteles évente stratégiai tervet készíteni, illetve a szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és értékét, médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását meg-vizsgálni, amelynek részét képezi a közszolgálati médiaszolgáltatás nézettségi és egyéb médiafogyasztási adatainak elemzése is. Az együttműködési megállapodás alapján az ajánlatkérő folyamatosan beszerzi, és a közszolgálati médiaszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgálati médiaszolgáltatás programjainak nézettségére vonatkozó adatokat és adatbázisokat, valamint az ezek feldolgozásához szükséges szoftver(eke)t abból a célból, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató az Mttv-ben rögzített előbbi feladatait hatékonyan és gazdaságosan elláthassa. Előbbiek alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által biztosított szoftverek használatát a felhasználói licenszek meghatározott részének átadásával lehetővé teszi a közszolgálati médiaszolgáltató, illetve annak erre jogosult munkavállalói részére. A nyertes ajánlattevő a fentiek biztosításával köteles a jelen fejezetben foglaltakat teljesíteni.Szoftverrel szembeni elvárásokAz Ajánlatkérő elvárása az ajánlattevők által alkalmazni kívánt szoftverrel, mint vizsgálati eszközzel szemben:— használja az ajánlatkérő közszolgálati kötelezettségének ellátásához szükséges produkciós és súlyozási kategóriákat (település nagysága, főbb demográfiai változók és a televízió-nézést szignifikánsan befolyásoló változók),— rendelkezzen bővíthető csatorna konfigurációval, dinamikus célcsoport képzéssel, csatorna vándorlás, elérés és gyakoriság, lojalitás, Series & Competition riporttal (műsor, idősáv versenykörnyezetének bemutatása),— legyen alkalmas az időeltolásos tévénézés méréséből származó adatbázisok kezelésére,— legyen alkalmas mind az ajánlatkérő, mind a közszolgálati médiaszolgáltató általi használatra.A nézői szokások elemzésére vonatkozó szoftverA szoftvernek alkalmasnak kell lennie a nézettségi adatbázis csatornánkénti, műsorcím, reklámblokk és műsortipológia szerinti elemzésre a műszeres nézettségmérésben használt standard mutatók szerint.A szoftvermodul ára tartalmazzon legalább tizenkettő, az adott modulra vonatkozó felhasználói licencet.A szoftverhasználati díjat 12 felhasználóra vonatkozóan kell megadni annak figyelembevételével, hogy a fentiekből 2 db felhasználóra vonatkozó licensz a közszolgálati médiaszolgáltató részére kerül átadásra.A televíziós kampány és költség elemző szoftverA szoftvernek biztosítania kell a kampányok utólagos elemzését a nézettségi és reklámfilm (spot) adatbázis alapján.A szoftvermodul ára tartalmazzon legalább tizenkettő, az adott modulra vonatkozó felhasználói licencet.A szoftverhasználati díjat 12 felhasználóra vonatkozóan kell megadni annak figyelembevételével, hogy a fentiekből 2 db felhasználóra vonatkozó licensz a közszolgálati médiaszolgáltató részére kerül átadásra.Egyéb, nyertes ajánlattevővel szembeni elvárásokNyertes ajánlattevőnek teljes körű ügyfélszolgálatot kell biztosítania, vagyis munkanapokon munkaidőben, - 9 és 17 óra között - telefonon a szoftver használatával kapcsolatos tanácsadást, szoftver telepítés és hiba esetén hibaelhárítást kell biztosítania ajánlatkérő számára.Nyertes ajánlattevőnek díjmentesen biztosítania kell a szoftverek frissítését, a legújabb szoftver verziók telepítését.A nyertes ajánlattevőnek - ajánlatkérő erre irányuló igénye esetén - biztosítania kell a szoftverek használatához szükséges oktatás megszervezését.További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.

title: Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás 2021

description: Ajánlatkérő a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 136. § (3) bekezdése alapján a törvényben meghatározott forrásaiból köteles a közszolgálati médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.) tevékenységét, feladatainak ellátását támogatni. Előbbi támogatási feladata alapján az ajánlatkérő köteles elősegíteni a közszolgálati médiaszolgáltatónak az Mttv. 100/A. § (1) bekezdésében, valamint 100/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, amely alapján a közszolgálati médiaszolgáltató köteles évente stratégiai tervet készíteni, illetve a szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és értékét, médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását meg-vizsgálni, amelynek részét képezi a közszolgálati médiaszolgáltatás nézettségi és egyéb médiafogyasztási adatainak elemzése is. Az együttműködési megállapodás alapján az ajánlatkérő folyamatosan beszerzi, és a közszolgálati médiaszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgálati médiaszolgáltatás programjainak nézettségére vonatkozó adatokat és adatbázisokat, valamint az ezek feldolgozásához szükséges szoftver(eke)t abból a célból, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató az Mttv-ben rögzített előbbi feladatait hatékonyan és gazdaságosan elláthassa. Előbbiek alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által szolgáltatott nézettségmérési adatok, adatbázis és mérési eredmények megismerését és használatát biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltató, illetve annak erre jogosult munkavállalói részére. A nyertes ajánlattevő a fentiek biztosításával köteles a jelen fejezetben foglaltakat teljesíteni.A közbeszerzés tárgya: keretszerződés megkötése műszeres televíziós nézettségmérési szolgáltatás (adatbázis és mérési eredmények) biztosítása céljából 12 hónapra (+ 12 hónap meghosszabbítási lehetőség) (de legkésőbb 2022. 02. 28-ig, a szerződés egyoldalú nyilatkozattal történő meghosszabbítása esetén 2023.02.28-ig) nyújtott szolgáltatás teljesítéséig, az alábbiak szerint.Ajánlatkérő egy olyan megbízható, független, műszerrel végzett és transzparens nézettség-mérési rendszert kíván alkalmazni, amely reprezentálja a magyarországi televíziós háztartásokban lakó 4 éven felüli népesség televízió nézési szokásait a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatásai (M1, M2, M4, M5, a Duna és Duna World/M4 Sport+ vagy ezen csatornák későbbi utódai) tekintetében.A nyertes ajánlattevő egyedileg azonosítja mindazokat a magyar nyelvű csatornákat, amelyek átlagos közönségaránya előző év decemberében elérte az 1 %-ot a 4 éven felüli televíziós népesség körében.Nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt legalább egy alkalommal koincidencia vizsgálatot kell lefolytatnia, amely a panel háztartások 40 %-ára terjed ki.A nyertes ajánlattevő percenkénti nézettségi adatok gyűjtésére köteles a nap 24 órájában. Minimálisan 1 120 háztartásból álló teljes panelminta (azon belül minimálisan a napi produkcióba kerülő háztartások száma minden esetben legalább 1 008 háztartás legyen) az ajánlatkérő elvárása a szolgáltatás teljesítésének időszakában.További információ közbeszerzési dokumentumokban.

title: Nézettségmérés+adatokat feldolgozó szoftver 2021

description: Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás és adatokat feldolgozó szoftver beszerzése 2 Részben

street: Kunigunda útja 64.

street: Váci Utca 81.


name: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Paks II Zrt. ingatlan karbantartás, átalakítás

description:
A Paks II. Zrt-hez tartozó telephelyek, irodaépületek, tárgyalók és egyéb ingatlanok karbantartási, javítási, átalakítási és bővítési feladatainak ellátása keretmegállapodás keretében.
A jelenlegi és tervezett ingatlanok főbb adatai:
- Beruházó irodaépülete - építés alatt (7030 Paks, üzemi terület, helyrajzi szám: 8803/16): alapterület szintenként 881,78 m², négyszintes
- Erőmű Beruházási Központ Konténeres Irodaház - építés alatt (7030 Paks, üzemi terület, helyrajzi szám: 8803/16): alapterület szintenként: 1786,75 m2, kétszintes
- Dankó Pista utcai telephely - bérelt ingatlan (7030 Paks, Dankó Pista u. 1.): alapterület 1 832,8 m2
- Dózsa György úti telephely informatikai helyiségek - bérelt ingatlan (7030 Paks, Dózsa György út 30-32.): négy alagsori helyiség alapterülete: 129,0 m2
- 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (7030 Paks, üzemi terület, helyrajzi szám: 8803/16.): három helyiség alapterülete: 73,2 m2
A keretmegállapodásba bevonni kívánt ingatlanok a keretmegállapodás időtartama alatt további épületekkel bővülhetnek.

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails:
1Jótállási idő (hónap): 30
1Mintaköltségvetés végösszege (nettó Ft): 45
2Anyagár korrekció (%): 24
3Kiszállási díj (nettó Ft/km): 1

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

street: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.

street: Kurcsatov Utca 24.

Pakett Építőipari és Kereskedelmi Kft.

street: Szent János Utca 12.

street: Vendel Park Huber Utca 1

ALISCA BAU Építőpari Zrt.

street: Bonyhádi Utca 30.


name: TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

title: 3. rész Laboratóriumi eszközök

description: Teljes mennyiség 3. rész1. Hemokultúra automata 1db2. Identifikáló automata 1db3. Táptalaj öntő automata 1db4. CO2 Termosztát 1db5. CO2 Inkubátor rezisztencia vizsgálathoz 1db6. Antibiotikum diszpenzer 12db7. Kenetfestő automata 1db8. Immunkémiai automata 1db9. Etikett nyomtató 2db10. Bárkód olvasó 15db11. Kisüzemi kenőcskeverő 1db12. Receptúrai kenőcskeverő 1db13. Centigramm mérleg (méréshatár min 320g) 1db14. Centigramm mérleg (méréshatár min 3500g) 1db15. Gyógyszertári hűtőszekrény (kap. min 240 l) 2db16. Gyógyszerosztó kocsi 15db17. Gyógyszeradagoló doboz 1500db18. 4 kosaras polcállvány 1dbA részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.Kérjük, az ártáblázatban megadottaknak megfelelően, a megajánlott gép, műszere esetében a pontos típus és származási ország feltűntetését is. Ajánlattevőnek a berendezés leszállításakor 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet is át kell adnia. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt karbantartási munkáinak ellátását is a jótállási időn belül.A 321/2015 (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvétel dátumától számított 12 hónap.Értékelés: Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli. Az értékelés módszerét azok terjedelme és a karaterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció 20. pontja tartalmazza.Az értékelés szempontok részletezése:1. értékelési szempont: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke (nettó összár HUF) súlyszám: 81, Értékelése fordított arányosság elve alapján2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesenAlszempontok részletezése: súlyszám: 54, Értékelése az alábbiakban megadottak szerint részletezve:3./1. rész Hemokultúra automata, 2/1. értékelési szempont: Maximális férőhely. Előny a nagyobb érték! Min 100 db, a min 100 db alatt érvénytelen. Max 120db, és a feletti ajánlat is a maximális pontszámot kapja. Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján2/2. értékelési szempont: Műanyagból készült palackok. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján3./3. rész Táptalaj öntő automata, 2/3. értékelési szempont: Petri csésze kapacitás. Előny a nagyobb érték! Min 200 db, a 200 db alatt érvénnytelen. Max. 600 db, a feletti ajánlat is a maximális pontszámot kapja. Kérjük megadni! Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján2/4. értékelési szempont: Töltő programok száma. Előny a nagyobb érték! Min 10db, a 10 db alatt érvénytelen. Max 25 db, a 25 db feletti ajánlat is a maximális pontszámot kapja. Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján3./4. rész CO2 termosztát, 2/5. értékelési szempont: TC (thermo conductivity) CO2 szenzor. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2/6. értékelési szempont: Magas hőmérsékletű önsterilizáló rendszer. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján3./7. rész Kenetfestő automata, 2/7. értékelési szempont: Egy ciklusban megfestett lemezek száma. Előny a nagyobb érték! Mind 6 db, a 6 db alatt érvénytelen. Max 12 db. Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján2/8. értékelési szempont: A készülékhez citocentrifuga rotor rendelhető. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján3./8. rész Immunkémiai automata, 2/9. értékelési szempont: A reagens csomagolása tartalmazza a kalibrátort és kontrollt. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

title: 2. rész Traumatológiai eszközök

description: Teljes mennyiség 2. rész:1. Elektromos multifunkciós ágy 9db2. Motoros szívó 4db3. Arthoszkópos Shaver 2db4. Sebészeti kéziműszer tálca 1szett5. Traumatológiai kéziműszer tálca 1szett6. Nőgyógyászati kéziműszerek 1szett7. Nőgyógyászati laparoszkópos kéziműszerek 1szett8. Fixateur Externe 1szett9. Sebészeti feltáró 1szett10. Elektrosebészeti készülék Argon plazma (APC) egységgel és termofúziós funkcióval 1db11. NF sebészeti vágó/koaguláló készülék 1db12. NF sebészeti vágó/koaguláló készülék bipoláris rezektoszkóp készlettel 1db13. Jet lavage 2db14. Aktív-passzív végtagmozgató 1db15. Traumatológiai fúrómotor 1szettA részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.Kérjük, az ártáblázatban megadottaknak megfelelően, a megajánlott gép, műszere esetében a pontos típus és származási ország feltűntetését is. Ajánlattevőnek a berendezés leszállításakor 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet is át kell adnia. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt karbantartási munkáinak ellátását is a jótállási időn belül.A 321/2015 (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvétel dátumától számított 12 hónap.Értékelés: Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli. Az értékelés módszerét azok terjedelme és a karaterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció 20. pontja tartalmazza.Az értékelés szempontok részletezése:1. értékelési szempont: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke (nettó összár HUF) súlyszám: 60, Értékelése fordított arányosság elve alapján2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesenAlszempontok részletezése: súlyszám: 40, Értékelése az alábbiakban megadottak szerint részletezve:2./1. rész Elektromos multifunkciós ágy, 2./1. értékelési szempont: 5. kerék a könnyebb irányíthatóság miatt. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2./10. rész Elektrosebészeti készülék Argon plazma (APC) egységgel és termofúziós funkcióval, 2/2. értékelési szempont: A kijelző dönthető. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2/3. értékelési szempont: A készülék teljesítmény monitorozó rendszert tartalmaz, melyben grafikusan és numerikusan is visszanézhetők az utoljára használt teljesítményértékek. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2/4. értékelési szempont: Készülékhez illeszthető vezetéknélküli lábpedál. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2/5. értékelési szempont: Integrált argon modul megléte. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2./11. rész NF sebészeti vágó/koaguláló készülék: 2/6. értékelési szempont: A kijelző dönthető. Igen/Nem, Előny a megléte! Kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2/7. értékelési szempont: A készülék teljesítmény monitorozó rendszert tartalmaz, melyben grafikusan és numerikusan is visszanézhetők az utoljára használt teljesítményértékek.Igen/Nem, Előny a megléte! Kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján2/8. értékelési szempont: Készülékhez illeszthető vezetéknélküli lábpedál. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

title: 1. rész Sürgősségi eszközök

description: Teljes mennyiség 1. rész1. Defibrillátor 2db2. EKG készülék 4db3. Perfúzor 12db4. Infúziós pumpa 12db5. Lélegeztetőgép 1db6. Központi monitorrendszer + 8 darab moduláris betegőrzőmonitor 1rendszer7. Külső pacemaker 1db8. Mellkaskompressziós eszköz 1db9. Videolaringoszkóp szett 1db10. TCI pumpa 1db11. Vénaszkenner 1db12. Bronchofiberoszkóp 1dbA részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.Kérjük, az ártáblázatban megadottaknak megfelelően, a megajánlott gép, műszere esetében a pontos típus és származási ország feltűntetését is. Ajánlattevőnek a berendezés leszállításakor 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet is át kell adnia. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt karbantartási munkáinak ellátását is a jótállási időn belül.A 321/2015 (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvétel dátumától számított 12 hónap.Értékelés: Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli. Az értékelés módszerét azok terjedelme és a karaterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció 20. pontja tartalmazza.Az értékelés szempontok részletezése:1. értékelési szempont: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke (nettó összár HUF) súlyszám: 60, Értékelése fordított arányosság elve alapján2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen.Alszempontok részletezése: súlyszám: 40, Értékelése az alábbiakban megadottak szerint részletezve:1./1. rész Defibrillátor, 2/1. értékelési szempont: Maximális energiaszint. Min. 200 J, előny a nagyobb. Kérjük megadni! (200 = 0 pont; 200 < - < 360 = 5 pont; 360 ≤ 10 pont) súlyszám: 5, Értékelése pontkiosztás módszerének elve alapján2/2. értékelési szempont: Kimeneti áramerősség. Min. 0-140 mA, előny a szélesebb tartomány. Kérjük megadni! (=felső érték - alsó érték; 140 = 0 pont; 140 < - < 200 = 5 pont; 200 ≤ 10 pont) súlyszám: 5, Értékelése pontkiosztás módszerének elve alapján1./2. rész EKG készülék, 2./3. értékelési szempont: Frekvencia válasz. Min. 0,05 - 150 Hz, előny a magasabb felső érték. Kérjük megadni! (max 300 Hz és a 300 Hz feletti ajánlat is a maximális pontot kapja) súlyszám: 5, Értékelése egyenes arányosság elve alapján1./3. rész Perfúzor, 2./4. értékelési szempont: Kijelző mérete (min. 15 cm2, max. 50 cm2). A 15 cm2 érték alatt érvénytelen. A 15 cm2 érték minimális pontszámot kapja. Az 50 cm2 vagy afeletti érték a maximális pontszámot kapja. Előny a nagyobb kijelző! Kérjük megadni! súlyszám: 5, Értékelése egyenes arányosság elve alapján1./4. rész Infúziós pumpa, 2./5. értékelési szempont: Primary/secondary infúzió sebessége külön állítható. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján1./5. rész Lélegeztetőgép, 2./6. értékelési szempont: A trendgörbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján1./6. rész Központi monitorrendszer+moduláris betegőrző monitor, 2./7. értékelési szempont: A kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul hordfüllel rendelkezik, amely levétele nélkül a megajánlott moduláris monitorba (nem modulházba) helyezhető. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján1./11. rész Vénaszkenner, 2./8. értékelési szempont: Mélység detektáló üzemmód. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

title: FT-1281/GTIK/2020-Interrégió orvosi műszer ROHU357

description: Interrégió orvosi műszer beszerzés (ROHU357) - „Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú-Bihar Euroregion” pályázat keretében adás-vételi szerződés alapján Ajánlatkérő különféle orvosi berendezéseket, készülékeket, ill. műszereket kíván beszerezni három részben. A teljesítés magában foglalja a gyárilag új különféle orvosi berendezések, készülékek, ill. műszerek leszállítását, üzembehelyezését és a 2 napos próbaüzem megtartását. A 2 napos próbaüzem megtartása a szállítási határidőbe beleértendő. Ajánlattevőnek 2*2 óra képzést kell tartania Ajánlatkérő által előre egyeztetett időpontban az általa kijelölt szakdolgozók részre.

Gróf Tisza István Kórház

street: Orbán Balázs Tér 1

street: Potyka Utca 4


title: Tekercselési anyag - Fazonhuzal beszerzése

currency: EUR

description: A közbeszerzés mennyisége:18 féle tétel, összesen 35 600 kg tájékoztató mennyiségben, melybőlMegrendelési kötelezettséggel érintett mennyiség: 27 400 kgMegrendelési kötelezettséggel nem érintett mennyiség: 8 200 kg.A szerződés típusa: értékalapú adásvételi keretszerződésA szerződés keretösszege: nettó 562 941,40 EUR (18 féle különböző tételkódú – összesen 35 600 kg tájékoztató mennyiségben).Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 433 295,10 EUR értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 27 400 kg termékre vetítve).A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 129 646,30 EUR (tervezetten 8 200 kg termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

title: Tekercselési anyag-fazonhuzal beszerzése

description: Tekercselési anyag – Fazonhuzal beszerzése18 féle tétel összesen 35 600 kg tájékoztató mennyiségben, melybőlMegrendelési kötelezettséggel érintett mennyiség: 27 400 kgMegrendelési kötelezettséggel nem érintett mennyiség: 8 200 kgSzerződés típusa: érték alapú adásvételi keretszerződésA fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

street: Könyves Kálmán Körút 54-60


name: Aquaconsult Mérnöki, gazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

name: MRBP Öntöző Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Dencsháza - öntözés fejlesztés tervezési feladatai

description: A tervezési program célja, hogy az öntözési közösség által öntözni kívánt terület, amely Decsháza északi, külterületi részén helyezkednek el olyan vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervekkel rendelkezzen, amely alapján az alábbiakban található területek öntözése megvalósulhasson. Az öntözővíz-ellátását biztosító Almás-patak a közösség területeitől nyugatra található, a vízszállítás részben régebbi, felújításra kerülő csatornák, részben új telepítésű vezetékek fogják biztosítani.Öntözni kívánt területek elhelyezkedése és adatai:Bata Péter - Dencsháza hrsz.: 0101 - Öntözendő terület mérete: 1,8311 haBata Péter - Dencsháza hrsz.: 0102 - Öntözendő terület mérete: 1,2365 haBata Péter - összesen: 3,0676 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0104 - Öntözendő terület mérete: 18,1512 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0107 - Öntözendő terület mérete: 32,1751 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0110 - Öntözendő terület mérete: 13,8493 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0112 - Öntözendő terület mérete: 11,3825 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0114/2 - Öntözendő terület mérete: 2,3988 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0116 - Öntözendő terület mérete: 2,3348 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0121 - Öntözendő terület mérete: 18,197 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0123 - Öntözendő terület mérete: 31,8549 haBio-Zselic Kft. - Dencsháza hrsz.: 0125 - Öntözendő terület mérete: 32,9361 haBio-Zselic Kft. - összesen: 163,2797 ha,mindösszesen: 166,3473 haAjánlatkérő az MRBP Öntöző Kft. (öntözési közösség képviselője) új öntözési beruházást kíván előkészíteni. Az ajánlatkérő tulajdonosai a fentiekben felsorolt földterületen gazdálkodók.Az Öntözési Közösség által tervezett belvízvédekezést szolgáló összes vízilétesítmény:BCSA, Belvízcsatornák végátemelővel /Belvíz, csapadékvíz-gyűjtés az Öntözővíztározóba beemelés; 1. Területen, Gravitációsan és nyomóvezetékkel/,I.Ütemű területről csapadékvíz-csatornákkal összegyűjtött; Előirányzott: 25% (1x125040 m3).A-2. sz. átnézeti helyszínrajzon feltüntettük a tervezett belvízcsatornák nyomvonal vezetését, DÖVT1 tározóba való visszatartását és újrahasznosítását.BCSA,I. Ütemű területről csapadékvíz -csatornákkal csapadékvíz gyűjtés, átemelés:Vízátemelés a DÖVT1-be - 1. Terület /Gravitációs-és szivattyús, átemelős nyomóvezeték-kel/Vízigényszámítás az öntözni kívánt területek vonatkozásában:Vízigényszámítás:# Öntözött célterület: T=166,3473 ha=1663473 m2# Általános öntözési idénynorma: Höin= 300 mm , H=10 mm/h/Évelő takarmány-és kertészeti növények/# Öntözési norma (1 x kiöntözés): Hön = 50 mm , H=5x 10mm / 5h# Öntözések száma: Nössz = 6 x alkalom (6x50 mm)# Átlagos éves öntözővízigény: ÖVév = 499042 m3/1663473m2x0,3m# Az öntözőtelep berendezett (öntözhető) területe (ha): T=166,3473 ha=1663473 m2# Az egyidejűleg öntözött terület: 35+35+30 % = 100% (3 db célterület)# Az évente öntözött terület: T=166,3473 ha# Az egyszeri öntözés víznormája: Hön=50 mm (Hön=5*10 mm//h)# Napi maximális vízigény: 83173,65 m3/nap# Napi öntözési üzemidő: 3*5 óra = 15 óra (3 db célterület)# Az előirányzott maximális vízsugárigény: 1540,25 l/s# Éves öntözési víznorma:Átlagos éves öntözővízigény: ÖVév = 499042 m3 (1663473m2x0,3m)Ellátandó feladatok a teljes körű tervezési folyamat során:- Geodéziai felmérések, adatok feldolgozása: geodéziai és talajvizsgálati, illetve hidrogeológiai felmérések elvégzése- Környezetvédelmi vizsgálat, szakvélemény- Talajvédelmi terv: vízügyi és talajtani szakvélemények összeállítása.- Hidrogeológiai vizsgálatok- Tápvezeték és öntözővíz tározó tervdokumentumainak elkészítése,- Felszín alatti vezetékhálózat terveinek, valamint a szükséges műtárgyak terveinek elkészítése,- Teljes körű vízjogi létesítési engedélyes tervek, vízjogi létesítési engedély megszerzése, kiviteli-tendertervek elkészítése és kidokumentálása, ÉNGY-s költségvetés elkészítése- Utak és átereszek felújítása, szükségszerű korrekciójaA tervezett fejlesztés elvi jóváhagyási vízgazdálkodási hozzájárulással, dokumentációval rendelkezik. Ezen dokumentumok a közbeszerzési dokumentáció részét képezik, a tervezési koncepcióval együttesen (Tervezési mellékletek.zip).A tervező további feladatai közé tartozik, későbbi kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során: a tervet és a költségvetést érintő kiegészítő tájékoztatások megválaszolásában történő segítségnyújtás, közreműködés a bírálóbizottságban.Tervezési folyamatok határidejei:Nyertes ajánlattevőnek a teljesítési határideje szerződéskötéstől számítva 8 - nyolc hónap összesen, amelyben részhatáridőket ír elő Ajánlatkérő (felhívás II.2.14. pontban részletezettek szerint).

description: A MRBP Kft 3265275538 azonosító számú pályázat keretében támogatásban részesült, melynek keretében közbeszerzési eljárás kíván lebonyolítani. A közbeszerzés keretében tervezési feladatok beszerzésére kerül sor.A projekt keretében el kell készíteni a mintegy 166 ha földterületen létesítendő felszíni öntöző telep vízjogi létesítési engedély terveit, illetve meg kell szerezni a projekt keretében a kivitelezéshez szükséges engedélyeket.A fejlesztés szakmai tartalmának bemutatása: Tápvezeték, földmedrű öntöző tározó, öntöző nyomásközpont felszín alatti vezetékhálózat, öntöző berendezések, közlekedési utak és műtárgyak - vízjogi létesítési engedély.Tervezett feladatok további részletezését a felhívás II.2.4. pontja tartalmazza.

street: Rákóczi Utca 19.

street: Alsó Kikötő Sor 11


name: Bau-Vill Épker Ipari és Kereskedelmi Kft.

name: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

name: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság

name: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

name: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Reál-Ber Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

name: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft

name: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Közterületi munkálatok Tiszaújvárosban

title: Szent István úti rekonstrukció

title: Közterületi munkálatok Tiszaújvárosban

description:
1. rész vonatkozásában:
A közbeszerzés mennyisége:
1. Csapadékvíz:
Dúcolás, földpart megtámasztás: munkaárok dúcolása és bontása 2043,2 m2
Irtás, föld- és sziklamunka: munkaárok földkiemelése: 2631,2 m3, tükörkészítés tömörítés nélkül: 1770,0 m2, tömörítés 90 % tömörségi fokra: 1318,00 m3, kiszorult föld felrakása, szállítása lerakási díjjal: 1373,69 m3
Közműcsatorna építés:
tokos vasbetoncső beépítése: 192,0 m, egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése 946,00 m (ez utóbbi képezi a referencia alapját), négyzet alaprajzú víznyelő akna építése 3 különböző méretben 171,00 db, aknahágcsó beépítése 65,00 db
2. Szennyvíz:
Dúcolás, földpart megtámasztás: Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 2115,0 m2
Irtás, föld és sziklamunka:
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél: 450,8 m3
Munkaárok földkiemelése közmû nélküli területen 1690,5 m3,
Közműcsatorna építés:
Aknahágcsõ beépítése köracélból 75 db, Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése 20,00 db, egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése 1071,0 m (ez utóbbi képezi a referencia alapját)
Közművezetékek és szerelvényezés:
KPE nyomócső szerelése 16-50 és 63-90 mm-es 92,00 m,
Aszfaltozott alap és makadámburkolat készítése:
Fő és mellékutak aszfaltozott burkolatának készítése aszfalt alap és kötőréteggel: 2,8 m3
3. Ivóvíz:
Zsaluzás és állványozás: falzsaluzás kétoldali 23,10 m2
Irtás, föld- és sziklamunka: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen 1848,6 m3, földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba gépi erővel 1288,33 m3, Tömörítés gépi erővel, tömörségi fok: 90% 1232,2 m3,
Helyszíni beton és vasbeton munka: betonacél szerelése B50.36 10 mm szálban 1,1 tonna
Közműcsatorna-építés: akna vagy akna jellegű műtárgy építése 12,4 m3, aknahágcsó beépítése köracélból 8,0 db,
Közművezeték és szerelvények:
Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 80 és 100 öntöttvas karimás idomból 4 db, PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, különböző csőátmérővel: 2068,00 m (ez képezi a referencia alapját)
4. Babits Mihály út építése
Irtás, föld és sziklamunka:
Földkitermelés, felrakás és szállítás: 1074 m3
Útburkolat és makadámburkolat: helyszínen kevert alapréteg készítése utókezeléssel, CTh-2 jelű cementtel 397,00 m3
Kőburkolat készítése: Térburkolat készítése járdához 8 cm-es vastagsággal 407,00 m2
Aszfaltozott alap és makadámburkolat:
Fő- és mellékutak aszfaltozott burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban 70,00 m3
5. Kosztolányi út építése:
Irtás, föld és sziklamunka:
Földkitermelés, felrakás és szállítás: 1041 m3
Útburkolat és makadámburkolat: helyszínen kevert alapréteg készítése utókezeléssel, CTh-2 jelű cementtel 386,00 m3
Kőburkolat készítése: Térburkolat készítése járdához 8 cm-es vastagsággal 390,00 m2
Aszfaltozott alap és makadámburkolat:
Fő- és mellékutak aszfaltozott burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban 68,00 m3
6. Tompa M. út építése
Irtás, föld és sziklamunka:
Földkitermelés, felrakás és szállítás: 1781,00 m3
Útburkolat és makadámburkolat: helyszínen kevert alapréteg készítése utókezeléssel, CTh-2 jelű cementtel 674,00 m3
Kőburkolat készítése: Térburkolat készítése járdához 8 cm-es vastagsággal 480,00 m2
Aszfaltozott alap és makadámburkolat:
Fő- és mellékutak aszfaltozott burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban 123,00 m3
7. Közvilágítás és villanybekötés és szekrény:
Földkitermelés 400,0 m3, homokágy készítése 495,0 m2, lámpaoszlop acél 8 m kúpos, talpcsavaros 30,0 db, lámpaoszlop alap 30 db, lámpakar acél 30 db, földön álló elosztó szekrény telepítése 42,0 db, TUNGSRAM SCHREDER Teceo 32 LED lámpatest 30,0 db
2. rész vonatkozásában:
bontási munka: aszfalt útburkolat bontása teljes pályaszerkezettel: 1357,00 m3, szegélykövek bontása: 420,00 m, csapadékcsatorna építés: munkaárok földkiemelése 5 m szélességig, 3 m mélységig 227 m3, közmű csatorna építés: NA csatorna építése földárokba, gumigyűrűs kötésekkel 152,00 m, víznyelő akna építése 20 db, ivókút bekötés: munkaárok földkiemelése 3 m szélességig, 2 m mélységig 15,00 m3, tükörkészítés sík felületen 12,00 m2, közmű csővezetékek és szerelvények szerelése: KPE nyomócső szerelése 12,0 m, műanyag vízóra akna beépítése 1,0 db, út és parkoló építés: tükörkészítés burkolatok alá tömörítés nélkül 4452,00 m2, altalaj tömörítés gépi erővel 4452,00 m2, 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg építése 103,60 m3, 7 cm AC-22 aszfalt kötőréteg építése 181,30 m3, 25 cm CKT alap útban 647,50 m3, 25 cm CKT alap útban 647, 50 m3, 8 cm-es térkő burkolat 1767,00 m2, 25 cm CKT alap 128,50 m3, kiemelt szegély építés 835,40 m, környezetrendezési építési munkák: tükörkészítés zöldfelületek alatt: 115,20 m3, kerti szegély 412,50 m, öntött gumi burkolat 354,40 m2, térkő burkolat Semmelrock Pastella térkő 181,71 m2, támlás pad kihelyezése 11,00 db,
HAGS-hexagon 6-os hinta 1 db, Abc Team Gibraltar játszóvár 1 db, évelők, díszfüvek és páfrányok ültetése 3258, 00 db,
elosztó-hálózati villamos munka: KPE védőcső, 160 mm átmérőjű 102,00 m, KIF végelzáró szerelése 28 db, lámpaoszlop állítása 14 db, térvilágítási lámpa 14 db

awardCriteriaDetails:
1Kötelező jótállási időn (36 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban), előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 24: 20
2A mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb ajánlás: 0, a legkedvezőbb ajánlás: 48: 10
Ár szempont – Megnevezés::

Tiszaújváros Város Önkormányzata

street: Bethlen Gábor Út 7.

roles: supplier tenderer

street: Hadirokkantak Útja 48

street: Vécsey Utca 21.

roles: tenderer supplier

street: Park Utca 16.

street: Besenyői út 26.

street: Tompa Mihály Út 2/A

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

street: Szabadság Út 301

street: Visó Utca 9

street: Szent István Út 78.

street: Eper Utca 51

street: Üteg Utca 2

street: Aulich Utca 3.

street: Mészáros Utca 13.


name: Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

name: Gasztro Miskolc Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.

name: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: "BEREK-ROLÁD" Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.

name: Agrozsomb Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

name: ABAÚJTEJ Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

title: 11 - Burgonya

title: 12 - Zöldség, gyümölcs

title: Élelmiszertermékek és alapanyagok beszerzése 2022

title: 15 - Szárazhüvelyesek, magvak, aszalt gyümölcs

title: 14 - Ételízesítők, mártások

title: 13 - Fűszerek

title: 10 - Konzervek, ivólevek

title: 9 - Szárazáru

title: 8 - Fagyasztott termékek

title: 7 - Kenyér, péksütemény

title: 6 - Főzőzsiradék

title: 5 - Tojás

title: 4 - Tej, tejtermék

title: 3 - Baromfihús, belsőség

title: 2 - Húskészítmények

description:
„Élelmiszertermékek és alapanyagok szállítása a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére (2022.) határozott
időtartamra (2022.12.31.-ig) mind összesen 54 085 335 nettó Forint erejéig 15 részajánlati körben"
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
A teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.


name: Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Jász-Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság

name: New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Családi bölcsőde kivitelezése

title: Családi bölcsőde kivitelezése

description:
A beruházás célja négy csoportszobás mini bölcsőde kialakítása a hozzá tartozó kiszolgáló egységgel. Az épület három részből áll. Az első részben a kiszolgáló egységek kerülnek kialakításra, melegítőkonyha, mosogatók, dolgozói öltöző, vizes blokkok, raktárak. A hátsó két részben kerül kialakításra a négy darab csoportszoba, vizes blokkokkal, öltözővel. Az épület és fedett teraszok összes hasznos alapterülete 387 m2, amiből az épület hasznos alapterülete 314,77m2. Az ingatlanhoz külön parkoló kerül kialakításra. Az intézmény hőellátását hőszivattyú biztosítja, mely a HMV ellátást is adja. A hőleadók részben padlófűtési rendszer, részben feen-cool rendszer. Az épületre napelemes rendszer kerül telepítésre. Az ingatlan rendelkezik közmű bekötésekkel. A kivitelezés során ki kell építeni a gyengeáram hálózatot is és a kamera rendszert is.
Részletek a II.2.4. pontban, valamint a műszaki leírásban.

awardCriteriaDetails:
A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap): 10
A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap): 10
A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap): 10
Ár szempont – Megnevezés::

Martonvásár Város Önkormányzata

street: Budai Út 13. 679

SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.

street: Széchenyi Utca 152.

street: San Marco Utca 19. fszt. 1.

Gálatech Kft.

street: Budafoki út 14.

street: Szabadság Tér 7. Bank Center. ép. Citi Torony. lház. I. emelet

F-Építő Generál Zrt.

street: Emília Utca 15.

street: Duna Utca 1-3.

Szaki és Mogyoró Építőipari Kft

street: Vajda János Utca 8/1

street: Dósa Utca 3. földszint 2.


description: Nyertes ajánlattevő feladata a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdonában lévő, természetben 1118 Budapest XI. ker., Mányoki út 9. szám alatt található (Hrsz: 5603) Ménesi Campus felújítására, átalakítására irányuló beruházás tervezési, bontási, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása. A munkák során rendeltetésváltozás nem történik, az épület funkciója a meglévő állapottal azonos vegyes funkciójú oktatási, kollégiumi, és sport épület lesz. Ajánlatkérő fontos célkitűzése, hogy jelentősen növekedjen az épület energiahatékonysága, cél továbbá, hogy a beruházás a LEED Gold fenntarthatósági minősítést megszerezze.Az 1973-tól az 1980-as évek közepéig, több ütemben létesült épület mintegy bruttó 17 575 m2 alapterületű. Az átalakítás során az épület alábbi részei elbontásra kerülnek:— a Lepény épületrész (1 680 m2), az Oktatási tömb (4 481 m2) és a Kollégiumi tömb (6 807 m2) épületrészek belső válaszfalai elbontásra kerülnek. Teljes körűen elbontásra kerülnek a nyílászárók, homlokzati függönyfalak, burkolatok, álmennyezetek, gépészeti berendezések és rendszerek, és az elektromos berendezések és rendszerek, valamint mintegy 5 030 m2 födémszerkezet, az Oktatási tömb belső lépcsője és a Kollégiumi tömb külső menekülő lépcsője. A megmaradó épület tartószerkezetig történő visszabontásra kerül,— teljes körűen elbontásra kerül a toldalék műhelyépület (222 m2),— részlegesen elbontásra kerül a toldalék irodaépület (764 m2) és a sportlétesítmény épületrész (3 621 m2), mely magában foglal egy beltéri kosárlabda pályát és egy 6 sávos, 25 m-es uszodát, öltözőkkel és gépészeti helyiségekkel,— az átalakítással érintett épületrészek azbeszt tartalmú építőanyagainak eltávolítása a feladat tárgyát képezi.Az épület felújításának, átalakításának főbb elemei:— a Nagy torony tetején meglévő gépészeti szint helyére a jelenlegi homlokzati kontúrokon belül egy, az egyetemet szimbolizáló jelkép kerül,— új főbejárat alakul ki a Mányoki út felől. Az új előcsarnokhoz konzolos nyitott új terasz rész kapcsolódik,— a Kis torony teljes egészében oktatási funkciót tölt be, új liftmaggal. Új menekülőlépcső kerül kialakításra,— a Nagy torony szintenként megosztott vegyes használatú. A két tornyot összekötő Lepény épületrész feletti I. emeleti szinten oktatási funkció, felette 4 szinten kollégium kerül kialakításra. A zárószinten professzori szálláshelyek és közösségi tér kap helyet,— A sport épületrész helyére részben a kötelező parkolók, valamint új rekreációs terek és öltözők kerülnek.A Beruházás keretében megújul a 21 119 m2 telekingatlanon elterülő teljes külső terület. Létrejön 11 754 m2 teljes értékű zöldfelület, 4 795 m2 burkolt felület, mely magában foglal egy 407 m2 területű kültéri sportpályát és egy 1 312 m2 területű kültéri gimnasztikai pályát. Az épület tetőszintjein összesen 1 877 m2 15 cm-nél nagyobb termőréteg vastagságú zöldtető épül. Megújul a telken belüli közműhálózat is. Az Oktatási torony tetejére napelem rendszer kerül telepítésre.Az átalakításra kerülő épület alapterülete mintegy bruttó 16 505 m2, amely az alábbi műszaki paraméterek szerint oszlik meg:— 4 szint (2 256 m2): 56 db Parkoló, Tornaterem, Öltözők— 3 szint (391 m2): Raktárak, Személyzeti helyiségek, Átkötő folyosó a Sport és Lepény épületrész között— 2 szint: Kültéri terasz szint— 1 szint (2 670 m2): Előcsarnok, Büfé, Konyha, Vizesblokkok, Gépészet, RaktárakFöldszint (2 526 m2): 299 férőhelyes, mobilfallal kettéosztható Auditórium, Oktatási terek, Co-working tér, Laborok1. szint (1 757 m2): Olvasóterem, Adattér, Kollaboratív terek, Projekt termek2. szint (1 757 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér, Oktatási és Kollaboratív terek3. szint (1 757 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér, Oktatási és Kutatási terek4. szint (1 757 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér, Oktatási és Kollaboratív terek, Előadó5. szint (1 005 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér6. szint (629 m2): Professzori szálláshelyek és reprezentatív Közösségi tér, tetőteraszokAjánlatkérő a tervezési szolgáltatás keretében engedélyezési és kiviteli tervek, valamint gyártmány és megvalósulási terv elkészítését várja el a nyertes ajánlattevőtől.A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a műszaki leírás és a szerződéstervezet (mellékleteivel együtt) tartalmazza.A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.

title: Ménesi Campus felújítása

description: A Maecenas Universitatis Alapítvány tulajdonában lévő, Budapest, XI. Mányoki út 9. sz. (hrsz.: 5063) alatti ingatlanegyüttes általános, funkciómegőrző, zöldfelület bővítő, energiahatékony felújítása és átalakítása.

street: Fővám Tér 8


name: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

title: Veszélyes hulladékok szállítása

description: Veszélyes hulladékok szállítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladékok gyűjtéséhez egyszer használatos csomagolóeszközök biztosítása. Az elszállítandó veszélyes hulladék mennyisége, mely magában foglalja az egészségügyi fertőző veszélyes hulladékot és az egyéb veszélyes hulladékot 110 508,4 kg/év, fertőzésveszélyes és egyéb veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló, egyszer használatos csomagolóeszközök mennyisége 49 807 db/év. A szerződés teljesítésére vonatkozó speciális szabályok: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI.12) EMMI rendelet;a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)Korm. rendelet;387/2021.(VI. 30) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről;309/2014. (XII.11.) Kormány rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről;78/2007. (IV. 24.) Korm. r. a környezeti alapnyilvántartásról; 310/2013.(VIII.16) Kormány r. a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról; 246/2014. (IX.29.) kormány r. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetéseinek szabályairól. A további részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

title: Veszélyes hulladékok szállítása

description: Veszélyes hulladékok szállítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladékok gyűjtéséhez egyszer használatos csomagolóeszközök biztosítása. Az elszállítandó veszélyes hulladék mennyisége, mely magában foglalja az egészségügyi fertőző veszélyes hulladékot és az egyéb veszélyes hulladékot 110 508,4 kg/év, fertőzésveszélyes és egyéb veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló, egyszer használatos csomagolóeszközök mennyisége 49 807 db/év. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

street: Tószegi Út 21.

NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság

street: József Attila Út 85.


name: Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság

name: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

name: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

title: Tanterem kivitelezése Mikepércsen

title: Tanterem kivitelezése Mikepércsen

description: Tanterem kivitelezése Mikepércsen

awardCriteriaDetails:
Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap): 5
Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap): 5
Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap): 5
Építésszervezési terv: 20
Ár szempont – Megnevezés:: 1

street: Istvánmezei Út 1-3

street: Piac Utca 53. 1/4.

street: Désány István Utca 16. IV/15.

street: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.


description: Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése (tervezés, jogosultsághoz kötött) az alábbiak szerint.— Felújítási átépítési munkák alagsor + fszt + 3 emelet. Az épület nettó alapterülete: 7 918 m2,— nettó 1 973 m2 bontás— nettó 8 170 m2 épület homlokzati rekonstrukció és nyílászáró csere— nettó 1 973 m2 padlóburkolat csere— nettó 1 973 m2 festés— Tűzjelző rendszer kiépítése az egész épület vonatkozásában nettó 6 214 m2,— sprinkler rendszer kiépítése nettó 8 187 m2-en— kórtermek kialakítása: 4 ágyas kórtermek saját vizesblokkalAz épület műemlék.Részletesen a tervezési programban meghatározottak szerint.

title: SE I. Belgyógy. Klinika épület felújítás tervezése

Semmelweis Egyetem

street: Üllői Út 26.

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

street: 10767/1/A/1 Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.


description:
CT készülék karbantartási, javítási szolgáltatás megrendelése.
Karbantartással, javítással érintett készülék: egy darab Brilliance 64 CT berendezés

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Kanizsai Dorottya Kórház

street: Szekeres József Utca 2-8.

PHILIPS Magyarország Kft.

street: Alíz utca 3.


name: Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

title: DEK-982 Gyártórrd besz. az MK részére EFOP-3.6.1.

description:
DEK-982 Gyártórendszer beszerzése az MK részére az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 sz. projekt keretében.
Az Ipar 4.0 általános gyártástechnológiai és kommunikációs folyamatait modellezni képes rugalmas modell gyártórendszer beszerzése.

awardCriteriaDetails:
A gyártósor különböző műveleteinek száma az előírt 2 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db): 10
Ár szempont – Megnevezés:: 2

Debreceni Egyetem

street: Egyetem Tér 1.

street: Csillaghegyi Út 32-34.


name: MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Architektúrális, technológiai erőforrás beszerzése

description: A „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” megnevezésű projekt (a továbbiakban: KAK SW) zárását megelőzően Ajánlatkérőnek az általa vállalt feladatok teljesítéséhez külső szakértői erőforrás igénybevétele szükséges. Jelen közbeszerzés célja ezen erőforrás rendelkezésre állásának biztosítása a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás keretében.Ajánlattevőnek az architekturális és technológiai megújulásra vonatkozó fejlesztések, módosítások megvalósításával kapcsolatos szolgáltatásokat kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt a keretösszeg (nettó 450 086 667,- Ft) erejéig.A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a keretmegállapodás keretösszege képezi.Részletesebb információkat a felhívás II.2.4) pontja, valamint a műszaki leírás tartalmaz.

street: Váci Út 133