name: GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

title: Szövetszelektív vágó

description: Adásvételi szerződés az alábbi eszközök beszerzésére:Szövetszelektív vágó 1db.Nagy teljesítményű, piezoelektromos elven működősebészi ultrahangos vágó eszköz, fej-nyaksebészeti alkalmazásban.Vastag csontszövet szelektív vágásáraA lágy szövetekben nem okoz sérülést, így az erek, idegek, dura és egyéb fontos anatómiai képletek megkímélésével nagyobb roncsolás és vérzés nélkül végezhető vele műtét.Vastag csontszövetet átvágása rövid behatási idő alattA rendszerrel legyen lehetséges az oszteotómia és az osteoplasztika, valamint lyukak fúrása a különböző sebészeti beavatkozásoknál.Ultrahang frekvencia 24-36 kHz+/- 10% eltérés lehetséges mind az alsó, mind a felső érték vonatkozásábanAz ideális működési frekvencia kiválasztás automatikusan történikFolyamatos vágás közbeni irrigációA max. vágási mélység legyen minimálisan 20 mmMaximális vágási szélesség 0,35 mmÉrintőképernyős színes kezelőfelületEgyidejűleg min. két különböző teljesítményű piezoelektromos kézidarab csatlakoztathatóKomplett kézidarab 2 db szállítandó (késekkel, nyomaték kulcsokkal, kiegészítőkkel) és minden egyéb tartozék, amely a működéshez szükségesA késen leadott teljesítmény min. 70WA kézidarabok max. tömege 250 grammA kézidarabok sterilizálhatókKézidarab csatlakozó kábel min. 3 mIrrigációs pumpa 2 db szállítandóLábkapcsolós működés, 1 db lábkapcsoló szállítandóBekapcsoláskor automatikus önteszt a generátorra és a csatlakoztatott eszközökre egyarántA betegbiztonság érdekében - normál működéstől való eltérés esetén - automatikus leállítás(ÉSZ)A műtéti kondíciók gyors visszaállításának lehetősége(ÉSZ)Szállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Fül-orr-gégészeti sebészeti eszközök

description: Adásvételi szerződés az alábbi eszközök beszerzésére:-Fül-orr-gégészeti sebészeti eszközök - Garat sebészeti feltáró összeállítás 1db.-Fül-orr-gégészeti sebészeti eszközök - Lencseöblítő rendszer 1db.-Fül-orr-gégészeti sebészeti eszközök - Ultrahangos és bipoláris generátor 1db.Garat sebészeti feltáró összeállítás:Robot és lézer kompatibilis garat sebészeti feltáró összeállítás onkológiai beavatkozásokhozAlkalmas nyelvgyöki beavatkozásokhoz is (ÉSZ)Nyitott, nem csöves kialakítású,robot és lézer kompatibilis laryngo-pharyngoscope fém keret, mellkastámasz csatlakozással, autoklávozhatóKomplett mellkastámasz, mely kompatibilis a feltáró kerettel, autoklávozhatóEgyenes nyelvlapoc, autoklávozhatóJobbra hajlított nyelvlapoc, autoklávozhatóBalra hajlított nyelvlapoc,autoklávozhatóKonkáv nyelvlapoc, autoklávozhatóDivertikulumlapoc, autoklávozhatóA lapocok mélysége és dőlésszöge egyaránt állítható(ÉSZ)Jobbos és balos arc feszítő,autoklávozhatóFüstelszívó fém cső, rögzítő adapterrel,autoklávozhatóFényvezető, rögzítő adapterrel, autoklávozhatóFlexibilis endoszkóptartó kar, műtőasztal és mellkastámasz rögzítő adapterrel,autoklávozhatóEndoszkóp tartó adapter,autoklávozhatóDedikált sterilizálható drótkosár, autoklávozhatóSzállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.Lencseöblítő rendszer:Lencseöblítő készülék endoszkópos orrmelléküreg műtétekhezA készülék dedikált guruló állvánnyal rendelkezzenLábpedálÖblítő csőszerelék 10db szállítandóÖblítő shaft 0º optikához, Storz kompatibilis 5db szállítandóÖblítő shaft 30º optikához, Storz kompatibilis 5db szállítandóÖblítő shaft 45º optikához, Storz kompatibilis 5db szállítandóMin.2 különböző gyártó cég, eltérő hosszúságú optikáival kompatibilis shaftok is csatlakoztathatóak(ÉSZ)Dedikált shaver és szívó készülék is csatlakoztatható, ugyanazon a konzolon/állványon (ÉSZ)Ultrahangos és bipoláris generátor:Színes képernyő a beállítások és funkciók megjelenítéséhezMagyarnyelvű menürendszerKézi és pedálos aktiválási lehetőségTranszducer, autoklávozható 1 dbKombinált sebészeti vágókészüléknél az ellátható erek mérete minimum 6mmA kézieszközön a koagulálás és a vágás külön funkcióFrekvencia: min. 47.0 kHzTransducer/kompatibilis a kórházban már meglévő - Olympus USG-400 és ESG-400 (a kettő együtt működik) - Thunderbeat készülékkel (ÉSZ)Generátor/Kompatibilis a kórházban már meglévő Olympus Thunderbeat TD-TB400 transducerekkel (ÉSZ)A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Endourológiaieszközök

description: Adásvételi szerződés-Endourológiai eszközök- Endoszkópos torony 1 db.-Endourológiai eszközök- Cisztoszkóp 10 szettbeszerzéséreEndoszkópos torony:A táblázatban szereplő eszközök, azonos technológiai szintet képviseljenek, kompatibilitási, szerviz, garancia és gazdaságossági szempontok miatt. A kamerafej, kameravezérlő, fényforrás egy gyártótól származzon.Medikai kivitelű MonitorMin 31”-os HD LEDOrvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmasFelbontás:minimum 1920x1080 pixelFull HD digitális kameravezérlő egység, LED fényforrással egybeépített vagy különálló kivitelÉrintőképernyős kivitelMagyar nyelvű beállító menürendszer /nem egyenértékű a piktogramokkal/Struktúra kiemelő funkció pl: NBI vagy azzal egyenértékű*Kép és adattárolás hordozható Pen drive-onKameravezérlő és Fényforrás / egybeépített kivitel (ÉSZ)Kameravezérlő/ Kompatibilis a kórházban már meglévő Olympus URF-V3 Video Uretero-renoscoppal (ÉSZ)A kameravezérlő/ kompatibilis a kórházban már meglévő Olympus CH-S190-XZ ill. az CH-S200 kamerafejekkel (ÉSZ)LED Hidegfényforrás: kameravezérlővel egybeépített vagy különálló kivitelFényintenzitás: kb.300 W-os Xenon izzónak megfelelőKamerafej: HD könnyitett kamerafejPendulum urológiai kamerafejNBI kompatibilisProgramozható gombokkal min: 2 dbKamerafej a kórházban található (Storz, Olympus) optikákkal is kompatibilisSúlya maximum: 120 grSterilizálható kamerafejKészüléktartó állványmin: 4 db tároló polcos kivitelű speciális laparoszkóp tárolására alkalmas kocsi4 kerekéből min. 2 fékezhetőLCD monitortartó kar minden irányban pozícionálhatóKamerafej tartóval felszerelveLeválasztó transzformátor megléteSzállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.CisztoszkópDiagnosztikus cystoscope 1 szett tartalma:HD Optika, 70°, 4 mm, autoklávozhatóOptika tartó doboz, autoklávozhatóFénykábel, maximum 2,8 mm átmérő, minimum 3 m hosszúCisztoszkópos shaft obturátorral, 17 Fr-esHíd 4 mm optikához és cisztoszkóphozAutoklávozható műszertálcaA további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Operációs mikroszkóp

description: Adásvételi szerződés.1 db. Operációs mikroszkóp + Lézer csomag opcióFelhasználási területe a fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet vonatkozásában1. Külső feltárásból végzett laterobasalis koponyaalapi sebészet, a külső hallójárat, a dobhártya, a dobüreg, a nervus facialis és a belső hallójárat malignus és benignus daganatai miatt (hallójárat és középfül laphámrákja) végzett subtotalis petrosectomiák, glomus tympanicum és glomus jugulare tumorok, facialis neurinomak, vestibularis schwannomák, cerumen mirigydaganatok, cholesteatomák, sziklacsontra terjedő meningeomák).2. Endolaryngealis (és endopharyngealis) mikrochyrurgia: T1-2 gége és algarat malignus daganatok, tipikusan LASER chordectomiák, és egyéb gége-garat resectiók.3. Parotis tumorok4. TransseptosphenoidalishypophysisadenectomiákÁllvány:Sebészeti operációs mikroszkópextrém stabil padlón gurítható állvánnyalMinden felülete könnyen tisztítható és a szokásos vegyszerekkel sterilizálhatóA rendszer rendelkezzen manuális kiegyensúlyozási funkcióval(ÉSZ)A mikroszkópállvány 4 db külön-külön fékezhető kerékkelA mikroszkópállvány magassága minimum 1700 mm, maximum 2000 mm (+/- 10% eltérés lehetséges)A mikroszkópállvány lábazata kis helyigényű, nem nagyobb, mint 750x650 mm(+/- 10% eltérés lehetséges)A mikroszkópállvány 360° -ban körbe forgathatóA mikroszkópkar kinyúlása min. 1500 mm(+/- 10% eltérés lehetséges)A mikroszkópkar min. ± 150°-ban elmozdítható.Video rendszer:Integrált min. HD (min. 1080p) felbontású videokameraÉlő videó kimenet funkcióvalVezetéknélküli video stream és video rögzítési funckióEgy gombbal aktiválható video rögzítés vagy képrögzítésMegvilágítás:Belső koaxiális megvilágítássalHidegfényű LED fényforrás3 különböző RGB LED-delSzínhőmérséklete min 5 500 KVezérlőgomb a fényerő egyetlen ujjal történő beállításáhozEgy gombbal kapcsolható zöld szín üzemmód megléte, amelynek segítségével növelhető a vér és szövet kontrasztja.(ÉSZ)Egy gombbal kapcsolható spotlight funkciót, amely lehetővé teszi a fényátmérő elektronikus-motorizált beállítását.Koaxiális megvilágítás a látómező árnyékmentességének biztosításához, kiegészítő fényút alkalmazása nélkül.Optika:Apokromatikus optikai rendszerMin. 5-fokozatú, 6:1 arányú nagyításváltóvalMin. 10x nagyítású széles látószögű okulárokkalPupillatávolság állítási tartománya 55-75mm(+/- 5% eltérés lehetséges)Dioptria beállítások az okulárokon min. ± 5DZoom tartomány: min. 0,4x-től 2,5xFő sebész sztereó tubus és okulárok állíthatósága min. 30°-180°Kiegészítő nagyításváltóval szerelve, amely min. 1,5x megnöveli az össznagyítást.Integrált, fokozatmentes finomfókuszálás minimum 200-300 mm munkatávolság tartományban.Hálózati megosztás csomag: adatok tárolása megosztott hálózati könyvtárakbaHDMI kimenet, USB csatlakozóVezeték nélküli hálózati csomag lehetővé teszi a WLAN és a WiFi Hot Spot funkciókat(ÉSZ)DICOM kompatibilitás megléteSzállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Onkológiai ellátó szoftver licence CATO rendszer

description: Adásvételi szerződés 1 db Számítógép által támogatott onkológiai ellátó szoftver licence CATO rendszer bővítése beszerzésére.Onkológia fejlesztésként a már meglévő citosztatikus infúziót elrendelő CATO rendszerhez további egy licencet beszerzése, a jelenlegi 5 licenc kiegészítésére, az onkológiai, a pulmonológiai és a hematológiai kemoterápiák egyidejű elrendeléséhez, továbbá a citosztatikus kezelések elrendelésének gyorsabbá és biztonságosabbá tételéhez.A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vag

title: Dozimetriai eszközök rendszere

description: Adásvételi szerződés Dozimetriai eszközök rendszer beszerzésére.-1 rendszer· 1 db berendezés és páciens minőségbiztosítási mérések elvégzésére alkalmas detektor és fantomrendszer.· 1 db sugársebészeti eljárások minőségellenőrzésére alkalmas detektor és fantomrendszer.· 1 db gyorsítók napi ellenőrzésére szolgáló ionizációs kamrákat tartalmazó eszköz· 1 db hitelesített IEC 60731 ajánlásait teljesítő elektrométer saját kijelzővel· 1 db hitelesített farmer kamra ≤ 0.65 cm3 térfogattal· 1 db ionizációs kamra melynek térfogata ≤ 0.13 cm3· 1 db ionizációs kamra melynek térfogata ≤ 0.04 cm3· 1 db ionizációs kamra vagy detektor melynek térfogata ≤ 0 016 cm3· Gyorsító minőségellenőrzését lehetővé tevő szoftvercsomag az ajánlatban szereplő detektor és fantomrendszerekkel· Páciensdozimetria lehetőségét biztosító szoftvercsomag a megajánlott detektor és fantomrendszerekkelKábelmentes detektorok mind a páciens, mind a dozimetriai fantomokhoz és a napi minőség-ellenőrzésre szolgáló eszközhöz.(ÉSZ)A szoftverek automatikusan a központi szerverre küldjék a mérési adatokat.(ÉSZ)Berendezés és páciens dozimetriai verifikációs fantomFunkciókDetektor minimálisan 1405 ionizációs kamrásMérő felület minimum 25x 25 cmSpatialis felbontás minimum 7,07 mmGantry rögzítő a detektorhozFantom a detektorhozSugársebészeti dozimetriai verifikációs fantomSRS minimum 12x14 cm felületű több mint 1500 digitális detektor vagy ionizációs kamra mátrixFantom a detektorhozSpatialis felbontás (minimum 2,5 mm, max 0,4 mm) 2,5mm = 0 pont; 0,4mm = 10 pont (a kettő között arányosítás); 2,5 mm alatt az ajánlat érvénytelen; 0,4mm felett ajánlattevő a maximum pontértéket kapja.(ÉSZ)Napi minőség-ellenőrzésre szolgáló eszközMinimum 13 ionizációs kamrás detektorDózis teljesítmény mérés: 0,5-24 Gy/perc (eltérő üzemmódban történő ellenőrzés is megfelelő)Gyorsító minőségellenőrző szoftverAutomatikusan fogadja az ajánlatban szereplő detektorok mért értékeit, ezeket analizáljaLegyen alkalmas a heti, havi gyorsító ellenőrző mérésekreRendelkezzen energia verifikációs lapokkal az energia állandóság meghatározásáraLegyen alkalmas profil, trend energia és dózis output, ékfaktor elemzésekrePáciens minőségellenőrző szoftverAutomatikusan fogadja az ajánlatban szereplő detektorokkal - páciens terv alapján - mért értékeit, ezeket analizáljaBesugárzás előtti terv ellenőrzésRendelkezzen automatikus relatív és abszolút gamma analízisselAAPM TG-218 standardnak megfelelő gamma elemző eszközAz importált DICOM RT terv alapján határozza meg a izocentrum síkjátBeam trigger üzemmódReal time mérési adatok megjelenítéseHozzáférés a páciens adatokhozElektronikus terv elfogadás megjegyzések beírási lehetőségével, páciens status management(ÉSZ)Adat vizualizáció 1 és 2D verzióban profilokra, izodózisra, dózis eloszlásra, hisztogramra és gamma statisztikáraPC eszközökPc a szoftver információk fogadásáraDoziméterekReferencia osztályú dózismérő(ÉSZ)Kisebb vagy egyenlő 0,65 cm3 térfogatú, Farmer típusú ionizációs kamraKisebb vagy egyenlő 0,13 cm3 térfogatú ionizációs kamraKisebb vagy egyenlő 0,04 cm3 térfogatú ionizációs kamraKisebb vagy egyenlő 0,016 cm3 térfogatú ionizációs kamra vagy detektorSzállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Brachyterápiás applikátorok

description: Adásvételi szerződés Brachyterápiás applikátorok beszerzésére- 24 dbMeglévő Venezia típusú applikátorhozInterstitial lunar ovoid tubus 30 mm 60° jobb 1dbInterstitial lunar ovoid tubus 30 mm 60° bal 1dbIntrauterine tubus 30 mm 30° 1dbIntrauterine tubus 40 mm 30° 1dbIntrauterine tubus 30 mm 15° 1dbIntrauterine tubus 40 mm 15° 1dbGeneva típusú vagy azzal egyenértékű applikátorhozOvoid tubus féloldal 2 db 2dbInterstitial tubus sorozat:30 mm 15° 1db30 mm 30° 1db40 mm 15° 1db50 mm 15° 1dbIntersticiális tűzdelésre alkalmas ovoid párok:15 mm 1db20 mm 1db25 mm 1db30 mm 1dbSzéttartó csatlakozó 1dbLezáró csatlakozó 1dbIntraluminaris brachyterápiás applikátor tüdő, hörgő, epevezeték kezelésére5F x 150cm hosszú 5 db 5dbRöntgensugár katéter 1dbA további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Lineáris gyorsítóbővítése

description: Adásvételi szerződés 2 db.lineáris gyorsító bővítése, beszerzésére.1_1. Lineáris gyorsítóbővítése I (Synergy Platform) +Opció:Páciens felület scanner berendezés kialakítása az Elekta Synergy Platform gyorsítónRendelkezzen gating opciót lehetővé tevő interfésszel, amelyhez kereskedelmi forgalomban kapható légzésvezérlőegység csatlakoztathatóKilovoltos képalkotásTípus neveA képalkotó rendszer kV-os röntgensugárzással működjön. Legyen alkalmas RTG felvételi, átvilágítási és (ConeBeam) CBCT üzemmódraLegyen rajta "touchguard" - ütközés elleni védelemLehetőség a tervezési CT és a verifikációs CT képeinek automatikus és manuálisregisztrációjára, és az eltérések (off-set) koordinátáinak automatikus meghatározására, s a kép minőségének utólagos korrigálásáraA szoftver legyen alkalmas a beteg diszpozíciójának meghatározására 3 transzlációs és 3 rotációs szabadsági fokbanLehetőség a kezelés előtt készült kV-os RTG felvételek és a DRR képek automatikus és manuálisregisztrációjára, az eltérések (off-set) koordinátáinak automatikus meghatározására, és ezek alapján az asztal vezérlőből történő mozgatásáraA kiszámolt eltéréseknek megfelelően a kezelőasztalt a vezérlőhelyiségből lehessen automatikusan a kívánt pozícióba mozgatniA CBCT szoftvere legyen képes használni az OISinformációit a képrögzítési paraméterek automatikus beállításához, mint például a páciens választása, a referenciaadatok és a presetek kiválasztása.1_2. Lineáris gyorsító bővítése II (Elekta Synergy)FotonsugárzásA maximális dózisteljesítmény 6 MV FFF módban≥ 12 Gy/minFlattening filter nélküliüzemmód 6 MV energiánNyalábillesztés a meglévő tervezőrendszerhez az ajánlattevő általKilovoltos képalkotásTípus neve: XVIAzonos szoftver és hardverfunkciók az ajánlatban szereplő CBCT berendezésselSzállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.Páciens felület szkennelő rendszerRendelkezik CT egységgel a páciens felszín, légzéskapuzásés DIBH (prospektív és retrospektív gating) felvételekhezEgy ROI minimálisan 2 millió felületi pont figyelembevételével kövesse a felszínt·A felvételi terület minimum 1 x 1.4 x 1.2 m legyenVetítse ki a páciens felszínére a pozíciónak megfelelő színkódot a helyes pozícionáláshozLegyen képes meghatározni a beteg pozícióját, annak hibáját 6 szabadsági fok menténSzállítandó továbbá azon tartozék/SW is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatása 2 órában max. 3 fő részére.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Onkológiai és kardiológiai eszközpark_EFOP

description: Adásvételi szerződés járóbeteg szakellátás fejlesztésére EFOP-2.2.23-21 azonosító számú pályázat keretein belül.1.rész: Lineáris gyorsítóbővítése2.rész:Brachyterápiás applikátorok3.rész:Dozimetriai eszközök rendszere4.rész:Számítógép által támogatott onkológiai ellátó szoftver licence CATO rendszer bővítése5.rész:Operációs mikroszkóp + Lézer csomag opció6.rész:Endourológiaieszközök7.rész:Fül-orr-gégészeti sebészeti eszközök8.rész:Szövetszelektív vágó

street: Vasvári Pál Utca 2-4.

Konsens Kereskedelmi és Beruházási Kft.

street: Hargita Utca 6.

Anamed Kft.

street: Kőszeg Utca 29.

Carl Zeiss Technika Kft.

street: Neumann János Utca 3. 3. emelet

Premier G. Med Onko Kft.

street: Hidász Utca 1.

street: Montevideó Utca 5.


currency: HUF

name: Medi-Tervill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Medirex Next Korlátolt Felelősségű Társaság

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: Elektromos, akkumulátoros fúrókészlet

description: 8. rész: Elektromos, akkumulátoros fúrókészletElektromos, akkumulátoros fúrókészlet: 1 csomag- Kanülált (3.2mm) univerzális motor, mely fúrásra, fűrészelésre, tűződrót felhelyezésére és velőűr felfúrásra is alkalmas kis és közepes méretű csontokon végzett műtétek elvégzése esetén (például kézsebészet, gyerek ortopéd-trauma ellátás stb.) - 2db- Tartós és erős Li-ion akkumulátorról történő működés: aszeptikus, nem autoklávozható, 9,9V, 1089 mAH, vezérlőegységgel egybeépítve a hosszabb életciklusért. - 2dbAjánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Műszermosó - álló kivitel, ágytálmosó

description: 7. rész: Műszermosó - álló kivitel, ágytálmosóMűszermosó - álló kivitel: 1 db- Álló kivitel- Thermo-dezinfekciós mosogató / fertőtlenítő automata- 1 ajtós kivitel-Lenyíló ajtós kivitel- Kamra mérete max. 220 liter- Mikroprocesszoros vezérlés min. 10 normál programmalAdjon lehetőséget szabad programozásra is legalább további 20 programraÁgytálmosó: 1 db- Termikus fertőtlenítés hőfoka: min. 85ºC- Fix telepítésű, működés hálózati feszültségről- Kapacitás: egy ciklus alatt min. 1 ágytál vagy min. 3 kacsa mosása-fertőtlenítése, zárt térben- Az ágytálmosó min. 2 db nagynyomású forgó szórófej és min. 5 db fix szórófejjel rendelkezik a hatékony tisztítás eléréséhezAjánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Vértelenítő ber., seb. légúttisztító, gyógyszerhűt

description: 6. rész: Vértelenítő berendezés, sebészeti légúttisztító (szívó), gyógyszerhűtőVértelenítő berendezés: 1 db- Hordozható készülék- Min. 8” érintőképernyő- Min. 4 óra akkumulátoros működés- Gördíthető állvány kosárral- Egy vértelenítő és egy öblítő csatorna- 2 db tekercselt min. 3 m hosszú összekötő csőSebészeti légúttisztító (szívó): 1 db- Alkalmas a légúti, kis légúti bronchiális váladékok oldására és ürítésére (expectorálás)- Intelligens vezérlési rendszer- Az alkalmazott módszer nem fárasztja a beteget, nem ingerli köhögésre- Alapfrekvencia: 12Hz (+/- 20%)- A készülék súlya: max. 10 kgGyógyszerhűtő: 1 db- Gyógyszerek validált hűtésére alkalmas készülék- Térfogata min. 120 liter, max. 180 liter- Fiókok száma min. 3 db- Hűtési tartomány min. +2°C-+15°CAjánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Videobronchoscop

description: 5. rész: VideobronchoscopVideobronchoscop idegen test eltávolításához. 1 dbKözponti vezérlő egység fényforrással- Lehet egybe vagy külön épített egység. Ha külön épített, akkor azonos típus számú rendszer.- A központi egység alkalmas struktúra-erezettség kiemelésre, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését (NBI, FICE vagy i-scan)- Xenon izzó min. 150W vagy vele egyenértékű LED-es megvilágításKészülék állvány- A megajánlott endoszkópos rendszer biztonságos tárolására- Gördíthető, négy kerékkel rendelkező, melyből min. két kerék fékezhető.Monitor- Színes, medikai szabványoknak megfelelő LCD monitor- Képátló min. 24”Videobronchoszkóp- Látótér min. 120°- Bevezető cső külső átmérő max. 5,5 mmTartozékok: Billentyűzet, kábelek, szivárgásteszter (központi vezérlő egységhez), 50 db egyszer használatos szívószelep, 10 db egyszer használatos idegentest eltávolító eszköz.Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Laparosc. tor., nephroscope, fibercystoscope, uret

description: 4. rész: Laparoscopos torony, nephroscope, fibercystoscope, urethrocystoscope4K Laparoszkópos torony, komplett: 1 dbMedikai kivitelű UHD Monitor:- Min 30 ”-os 4K és full HD képalkotásra alkalmas- Felbontás min: 3840 x 2160 pixel4K kameravezérlő egység:- Érintőképernyős kivitelLED Hidegfényforrás: kameravezérlővel egybeépített vagy különálló kivitelMedikai mozgó és állóképrögzítő4K KamerafejUHD Optika Laparoszkopos, FénykábellelUHD Optika Laparoszkopos, FénykábellelCO2 inszufflátorA laparoszkópos torony elemei az alábbiak:- Medikai kivitelű UHD Monitor- 4K kameravezérlő egység- LED Hidegfényforrás: kameravezérlővel egybeépített, vagy különálló kivitel- Medikai mozgó és állóképrögzítő- 4K Kamerafej- UHD Optika Laparoszkopos, Fénykábellel- UHD Optika Laparoszkopos, Fénykábellel- CO2 inszufflátor- Nagyfrekvenciás vágó- 4 K Másodmonitor- Készüléktartó állványPCNL nephroscope: 1 db- Optika, 30°, 4 mm csatornával, autoklávozható-Öblítő port, 2 csappal, forgatható- Tágitó Bougie szett 9-28 Fr- Műszertálca, tetővel: 537mm x 139 mm x 268 mm, autoklávozhatóFlexibilis fibercystoscope: 1 db- Látómező: min. 120 fok- Hajlíthatóság: min. 210 fok fel/ 120 fok le- Teljes hossz max. 720 mm- Fénykábel, minimum 2,8 mm, minimum 3 m hosszúMerev compact urethrocystoscope: 1 db- Fénykábel, 2,8 mm x 3 m hosszú- Megragadó fogó 5 Fr x 340 mm semi-flexibilis- Sterilizáló doboz a cystoscope-hozAjánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Lélegeztető, betegellenőrző monitor

description: 3. rész: Lélegeztető, betegellenőrző monitorTranszport lélegeztető: 1 db- Beépített kompresszor/turbina sűrített levegőellátástól független működéshez- Max tömege 7kg- Színes érintőképernyős kezelőfelület, magyar nyelvű menüvel- Képernyő átló min 5”- Belégzési csúcsáramlás min. 230l/percLélegeztetési módok- Térfogatvezérelt vagy térfogatgarantált, kontrollált mód- Nyomásvezérelt konrollált mód- Spontán mód nyomástámogatással-Non-invazív mód- BiPAP vagy DuoPAP módMonitorozható paraméterek:- nyomások: csúcs, közép és peep- áramlások: ki és belégzési csúcs- térfogatok: légzéstérfogat és perctérfogat,Grafikus monitorozás:- Nyomás, térfogat és áramlás időfüggvény egyidejű megjelenítése- Kapnográf esetén CO2 görbe megjelenítése- P-V hurokgörbe megjelenítéseKompakt betegellenőrző monitor: 3 db- Egyidejűleg megjeleníthető paraméterablakok száma min. 6- Magyar nyelvű szoftver- Beépített tápegység és töltő- Magyar nyelvű részletes használati utasítás- A noninvazív készülék tömege ne haladja meg a 3,5 kg-tEKG- EKG elvezetések száma min. 3/5- ST analízis minden EKG csatornán- ST értékek folyamatos megjelenítése a képernyőnSpO2 (Pulzoximetria)- Plethysmogram görbe megjelenítése a kijelzőn- Szaturáció mérési tartomány min. 40-100 %Hőmérsékletmérés lehetősége- Hőmérsékletmérési tartomány min. 1-től - 40 C-ig- Felbontás 0,1 CAdattárolás- Trend minden mért paraméterre min. 120 óra- Az adat mintavétel gyakorisága trendhez min. 1 percenként- Táblázatos trend megjelenítésAjánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Műtőasztalok

description: 2. rész: Műtőasztalok beszerzése az alábbiak szerint:Műtőasztal rendszer: 2 dbMűtőasztal tönk, beépített 2 db- Vezeték nélküli kézi vezérlő, töltővel- Programozható betegfektetési poziciók száma min. 30- Oldal irányú dönthetőség min. ±26°- Magasságállítási tartomány min. 530 mmFelsőrész általános használatra, 2 db- Kétrészes láblap állíthatósága min. 80°,-80°- A láblapok egyenként is mozgathatók- A felsőrész hosszirányban eltolható min. 380 mmSzállítókocsi fix magasságú, 2 dbAmbuláns műtőasztal: 1 db- Elektromotorosan / elektrohidraulikusan állítható magasság (párnázat nélkül) min. 750 - 1050 mm- Külön-külön állítható lábtartók min. +20°, -80°- Vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítóAjánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

description: 1. rész: Vizsgálólámpák, műtőlámpák, beépített monitor beszerzése az alábbiak szerint:Mennyezeti vizsgálólámpa: 11 db- Mennyezeti rögzítésű LED-es vizsgálólámpa- Fényerő 1 méteren min. 70 000 lux- Színhőmérséklet min. 4 300K- Fényerőállítás min. 40-100%Mobil műtőlámpa: 2 db- Guruló állványos, akkumulátoros kivitel- Fényerő (1m-re) min. 130 000 Lux- Fényerő állítás min. 30-100%- LED izzó élettartam min. 50 000 óraMűtőlámpa kamerával: 1 dbFőlámpa- Fényerő 1 m távolságban min. 160 000 lux- Állítható fényerősség min. 30 - 100%- Állítható színhőmérséklet min. 3 800 - 5 000 KSzatellit lámpa- Fényerő 1 m távolságban min. 160 000 lux- Állítható fénymező átmérő 1 m távolságban min. 19 - 25 cmMedikai monitor tartókaron- Képernyő méret min. 27”- Felbontás min. 1920 x 1080Kivetőkaros mennyezeti statív (anesztéziás): 2 db- Akciórádiusz (két kar hossza összesen) Min. 1750 mm- Terhelhetőség Min. 180 kg- Forgáspontok elforgathatósága (R1 és R2) Min. 330°- Infúziós állvány Min. 1000 mmKivetőkaros mennyezeti statív (sebészeti): 3 db- Akciórádiusz (két kar hossza összesen) Min. 2000 mm- Ellátó oszlop hossza Min. 1000 mm- Ellátó oszlopban elektromos vételi helyek: 6 db 230V aljzat, 6 db EPH csatlakozóMűtői beépített monitor: 1 db- Rozsdamentes, medikai kivitel- Min. 43” képátmérő, min. 16:9 képarány- Bemeneti portok min. 1xVGA, 1x HDMI vagy DVI- Min. 2 db USB bemeneti port a billentyűzetben vagy a monitorházbanAjánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.Jótállás: 12 hónapAz ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel!Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás illetve a beüzemelés költségét is.Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek tov��bbi minőségi és funkcionáliskövetelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: DEK-1252 Orvosi gép-műszerek beszerzése

documentType: tenderNotice

description: A Debreceni Egyetem DEK-1252 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében orvosi gép-műszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás keretin belül az alábbi eszközök beszerzését vállalta:1. rész: Vizsgálólámpák, műtőlámpák, beépített monitor:Mennyezeti vizsgálólámpa: 11 dbMobil műtőlámpa: 2 dbMűtőlámpa kamerával: 1 dbKivetőkaros mennyezeti statív (anesztéziás): 2 dbKivetőkaros mennyezeti statív (sebészeti): 3 dbMűtői beépített monitor: 1 db2. rész: MűtőasztalokMűtőasztal rendszer: 2 dbAmbuláns műtőasztal: 1 db3. rész: Lélegeztető, betegellenőrző monitorTranszport lélegeztető: 1 dbKompakt betegellenőrző monitor: 3 db4. rész: Laparoscopos torony, nephroscope, fibercystoscope, urethrocystoscope4K Laparoszkópos torony, komplett: 1 dbPCNL nephroscope: 1 dbFlexibilis fibercystoscope: 1 dbMerev compact urethrocystoscope: 1 db5. rész: VideobronchoscopVideobronchoscop idegen test eltávolításához. 1 db6. rész: Vértelenítő berendezés, sebészeti légúttisztító (szívó), gyógyszerhűtőVértelenítő berendezés: 1 dbSebészeti légúttisztító (szívó): 1 dbGyógyszerhűtő: 1 db7. rész: Műszermosó - álló kivitel, ágytálmosóMűszermosó - álló kivitel: 1 dbÁgytálmosó: 1 db8. rész: Elektromos, akkumulátoros fúrókészletElektromos, akkumulátoros fúrókészlet: 1 csomag

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Debreceni Egyetem

street: Egyetem Tér 1.

countryName: HU

street: Hargita Utca 1. fsz. 2.

Steelco Hungary Kft.

street: Temesvár Utca 19-21.

street: Teleki Utca 17.

street: Szatmár Utca 46/a.

Anamed Kft.

street: Kőszeg u. 29.

initiationType: tender


title: Útburkolat megerősítés Nyalka és Táp között

description:
Nyalka Község Önkormányzata és Táp Községi Önkormányzat konzorciuma a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati felhíváshoz kapcsolódóan támogatásban részesült külterületi utak burkolatfelújításához kapcsolódó építési beruházásának megvalósítására.
Az eljárás a Kb. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes arra tekintettel, hogy a beruházás teljes pénzügyi fedezete a közbeszerzési eljárás megindításakor még nem áll rendelkezésre. A vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása.
További részletes műszaki információk a II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban találhatók.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
1Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48): 10
2Az M2. alkalmassági feltételre bemutatott szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalatának mértéke (projektek száma, megajánlható: 0-5 db): 10
3Az organizációs terv szakmai megfelelősége: 10
Ár szempont – Megnevezés::

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás

Nyalka Község Önkormányzata

street: Kossuth Út 54.

Táp Községi Önkormányzat

street: Győri U. 39.


name: Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

name: LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft.

name: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Country Prestige Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Fenntartható Városfejlesztési Stratégia készítése

description: A TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívás keretében Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterv készítése.

awardCriteriaDetails:
M/2. szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőbb: 3 db): 20
Ár szempont – Megnevezés:: 1

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Nyílt eljárás

Baja Város Önkormányzat

street: Szentháromság Tér 1.

street: Öreghegyi Út 3.

countryName: Magyarország

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

street: Lövőház Utca 37.

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.

street: Bimbó Út 7. 3. em

street: Vérhalom Utca 33/a

street: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

street: Váci Út 76. 3. emelet

street: Egyetem Tér 1

street: Emília Utca 46 Mf. 2.

street: Dandár Utca 17. III.em. 4.


title: Kaba 0178/2,0192,0273 hrsz-ú útépítés

title: Kaba 0178/2,0192,0273 hrsz-ú útépítés

documentType: cancellationDetails

description: A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt keretében Kaba település külterületén lévő 0178/2, 0192, 0273 hrsz-ú út útépítése és csapadékvíz elvezetése

awardCriteriaDetails:
A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem): 10
A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van csapadékvíz-elvezetés építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem): 10
Többlet jótállás vállalt időtartama a kötelező jótállási időn felül (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 10
Ár szempont – Megnevezés:: 4

Kaba Város Önkormányzata

street: Szabadság Tér 1


name: PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság

name: Garden-System Kertépítő és Szolgáltató Kft.

name: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

title: Sportpályák felújítása - keretszerződés

title: Sportpályák felújítása - keretszerződés

description:
Sportpályák felújítása - keretszerződés
A beárazandó munkanemeket, tételeket a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák.

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails:
1II. Felvonulási idő (munkanap, minimum 1, maximum 15 munkanap a Megrendelői értesítéstől számítva): 15
2III. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap): 15
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

street: István Út 14

street: Székesdülő Sor 8

GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.

street: Haraszti Út 120/b

street: Móra Ferenc Utca 87.

Mindigfa Bt.

street: Erzsébet királyné út 41/1 II/7

Liget Mester Kertépítő Parkrendező Kft.

street: Keresztúri Út 106/D


name: Dräger Safety Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Tűzoltó védőcsizma

description: Tűzoltó védőcsizmaMennyiség: nettó 3 858 268,- Ft keretösszegig.A tervezett mennyiség 70 pár tűzoltó védőcsizma.Ajánlatkérőt a tervezett mennyiség nem köti, kizárólag az árak összehasonlítása érdekében került megadásra.Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának felhasználására vállal kötelezettséget.Ajánlatkérő egy megrendelés megküldésére jogosult a szerződéskötést követően, melyet a szerződés aláírását követő 21. napig küld meg nyertes Ajánlattevő részére.A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

title: Tűzoltó védősisak

description: Tűzoltó védősisakMennyiség: nettó 6 614 173,- Ft keretösszegig.A tervezett mennyiség 70 db tűzoltó védősisak.Ajánlatkérőt a tervezett mennyiség nem köti, kizárólag az árak összehasonlítása érdekében került megadásra.Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának felhasználására vállal kötelezettséget.Ajánlatkérő egy megrendelés megküldésére jogosult a szerződéskötést követően, melyet a szerződés aláírását követő 21. napig küld meg nyertes Ajánlattevő részére.A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

title: Tűzoltó védőruha

description: Tűzoltó védőkabát és védőnadrágMennyiség: nettó 44 645 669,- Ft keretösszegig.A tervezett mennyiség 95 db tűzoltó védőkabát és védőnadrágAjánlatkérőt a tervezett mennyiség nem köti, kizárólag az árak összehasonlítása érdekében került megadásra.Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának felhasználására vállal kötelezettséget.Ajánlatkérő egy megrendelés megküldésére jogosult a szerződéskötést követően, melyet a szerződés aláírását követő 21. napig küld meg nyertes Ajánlattevő részére.A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

title: Tűzoltó védőruha, védősisak, védőcsizma

description: Tűzoltó szakalegységek védőfelszerelés és tűzmegközelítő ruha beszerzése 20221. rész: Tűzoltó védőruha2. rész: Tűzoltó védősisak3. rész: Tűzoltó védőcsizma

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Schweidel Utca 2-4.

name: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis

street: Újszász Utca 37-39.

name: Magyar Honvédség Logisztikai Támogató Parancsnokság

street: Soroksári Út 152

street: Szent László út 95.

street: Nagytétényi Út 112


title: Kötegyán – Idősek otthona felújítása

title: Kötegyán – Idősek otthona felújítása

description:
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00036 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra a tervezett beruházás, mely az idősek otthonának energetikai korszerűsítést tartalmazza.
Az önkormányzat a fentiekben megnevezett pályázati forrás igénybevételével kívánja az épületet felújítani, korszerűsíteni, melynek eredményeképp az épület energiatakarékos besorolást kap. A felújítási munkák a következőkre terjedjenek ki:
- födémszigetelés: 578 m2
- hőszivattyús fűtés: 62 kW-os kültéri egység, 21 db beltéri egység
- napelemes rendszer kialakítása: 40 kW
- akadálymentes mosdó kialakítása: projektarányos akadálymentesítés kialakítása

Fejlesztéssel érintett ingatlan hasznos alapterületei:
„A” épület: 135,86 m2,
„B” épület: 150,55 m2,
„C” épület: 170,82 m2,
„D” épület: 169,93 m2,
„E” épület: 146,84 m2,
mindösszesen: 774 m2
A részletes kimutatásokat a műszaki dokumentáció és a helyszínrajzok, alaprajzok tartalmazzák.
A beruházás engedélyhez nem kötött építési, kivitelezési tevékenységeket tartalmaz.
A további információkat az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

awardCriteriaDetails:
1Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap): 15
2Többlet jótállás időtartam (0-24 hónap): 15
Ár szempont – Megnevezés::

Kötegyán Község Önkormányzata

street: Kossuth Utca 33 251


name: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Reaktor zóna kilépő hőelemek szállítása

title: Reaktor zóna kilépő hőelemek szállítása

description:
Áruszállítási szerződések / Reaktor zóna kilépő hőelemek szállítása

A beszerzés célja fix 296 db in-core zóna kilépő és keverőtéri hőelem szállítása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére.
Fix terjedelem 2025-2027. évben: 280 db in-core zóna kilépő és keverőtéri hőelem és 16 db in-core iker hőelem
Opcionális terjedelem: vételi jog a Szerződés 3. számú mellékletében (Ártáblázat) meghatározott tételekre vonatkozóan a Szerződés fix terjedelmére vonatkozó ellenszolgáltatás 30 %-a értékében meghatározott összegben.

A hőelemek feladata a reaktor aktív zóna kilépő síkjában uralkodó, az üzemanyag kazettákból kilépő hőhordozó hőmérsékletének megfelelő (melegpont) és a hidegpont kompenzáló doboz belső terének hőmérséklete (hidegpont) közötti különbséggel arányos villamos jelek biztosítása. A mérőrendszer az in-core reaktor belső mérések egyike, biztonsági osztályba sorolása Atomerőművi Rendszerek és Rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 3 és Földrengés-Biztonsági Osztályba Sorolása (FBOS) 1.
A hőelemek bármely pontjának legnagyobb átmérője nem haladhatja meg a
4+0,1mm -t.
Amennyiben a leszállítandó áru nem rendelkezik az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott gyártási, beszerelési engedéllyel akkor az ezen esetben szükséges engedélyezési dokumentáció biztosítása is a Szállító feladata, melynek során az FBOS1 „földrengésállósági típusvizsgálatokról” szóló vizsgálati eredményeket is mellékelnie kell az engedélyezési dokumentációhoz.
A hőelemeknek a funkciójuk ellátására 6 X 15 hónapos üzemelési időszak kiszolgálására alkalmasnak kell lenniük.
Műszaki leírás minimumkövetelményei:
Az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlatában nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a KML 3.2.3 és 3.2.4 pontjában szereplő alábbi tulajdonságoknak megfelelnek a hőelemek:

Az in-core kazetta kilépő hőmérsékletet mérő és keverőtéri hőmérséklet mérő hőelemek műszaki minimum követelménye:
Érzékelő:    1xNiCr-Ni (K típusú);
Érzékelők száma:   egy;
Érzékelő kialakítása:   egyenes;
Méréstartomány:   normál üzemi méréstartománya 0 °C és +400 °C közötti,
Tolerancia besorolás: „2 osztály” vagy annál jobb osztálypontosságúaknak kell lenniük az MSZ EN 60584-1:2014 számú vagy azzal egyenértékű szabvány szerint;
Merőpont kivitel:   szigetelt, földelés nélküli;
Védőcső átmérője és anyaga: Ø4+0,1x1 mm, rozsdamentes acél: 1.4571 anyagminőség;
Rögzített kompenzáló vezetek: NiCr-Ni (K típusú);

A Súlyos Baleset Kezelő (SBK) és in-core kazetta kilépő hőmérséklet mérő iker hőelemek műszaki minimum követelménye:
Érzékelő:    2xNiCr-Ni (K típusú);
Érzékelők száma:   kettő [1.) és 2.)];
Érzékelő kialakítása:   egyenes;
Méréstartomány: 1.) normál üzemi méréstartománya 0 °C és +400 °C közötti, és
2.) ASTM E608 / E608M szerint, rövid időre (~1 óra) minimum 1200 °C;
Tolerancia besorolás: 2 osztály” vagy annál jobb osztálypontosságúaknak kell lenniük az MSZ EN 60584-1:2014 számú vagy azzal egyenértékű szabvány szerint;
Merőpont kivitel:   szigetelt, földelés nélküli.
Védőcső átmérője és anyaga: Ø4+0,1x1 mm, INCONEL Alloy 600 rozsdamentes acél: 2.4816 anyagminőség;
Rögzített kompenzáló vezetek: NiCr-Ni (K típusú);

A részletes műszaki feltételeket a KD részét képező KML tartalmazza.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: neg-w-call


name: Intravision Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.

title: Előre töltött műlencse

description: Adásvételi szerződés egy évben szükséges különböző műlencsék és a beültetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére a Szent LázárMegyei Kórházban kihelyzett áruraktár biztosításával 20233. Előre töltött műlencse:- Előre töltött műlencse 50 db/évÖsszesen 50 db/év. Ajánlattevő a műlencsék leszállítását követően a teljesítés időszaka alatt kihelyezett áruraktár biztosítására köteles.

title: Hidrofób műlencse

description: Adásvételi szerződés egy évben szükséges különböző műlencsék és a beültetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére a Szent LázárMegyei Kórházban kihelyzett áruraktár biztosításával 20232. rész - Hidrofób műlencse:- Hidrofób akrilát alapanyagű, aszférikus egytestű lencse: 400 db/év- Na-hialuronát viszkoelasztikus anyag 200 db/év- Szemészeti egyszer használatos steril cataracta műtéti szett meghatározása 400 db/évÖsszesen 1 000 db/év. Ajánlattevő a műlencsék leszállítását követően a teljesítés időszaka alatt kihelyezett áruraktár biztosítására köteles.

title: Hydrofilműlencse

description: Adásvételi szerződés egy évben szükséges különböző műlencsék és a beültetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére a Szent LázárMegyei Kórházban kihelyzett áruraktár biztosításával 20231. rész - Hydrofilmműlencse:- Összehajtható egytestű hydrofil akrilát aszférikus mikroincíziós műlencse: 300 db/év- Szemészeti egyszer használatos steril cataracta műtéti szett 300 db/év- Viszkoelasztikus anyag: 200 db/évÖsszesen 800 db/év. Ajánlattevő a műlencsék leszállítását követően a teljesítés időszaka alatt kihelyezett áruraktár biztosítására köteles.

title: Műlencsebeszerzés Szent Lázár Megyei Kórházba

description: Adásvételi szerződés egy évben szükséges különböző műlencsék és a beültetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére a Szent LázárMegyei Kórházban kihelyzett áruraktár biztosításával 20231. rész - Hydrofilmműlencse:- Összehajtható egytestű hydrofil akrilát aszférikus mikroincíziós műlencse: 300 db/év- Szemészeti egyszer használatos steril cataracta műtéti szett 300 db/év- Viszkoelasztikus anyag: 200 db/év2. rész - Hidrofób műlencse:- Hidrofób akrilát alapanyagű, aszférikus egytestű lencse: 400 db/év- Na-hialuronát viszkoelasztikus anyag 200 db/év- Szemészeti egyszer használatos steril cataracta műtéti szett meghatározása 400 db/év3. Előre töltött műlencse:- Előre töltött műlencse 50 db/évÖsszesen 1 850 db/év. Ajánlattevő a műlencsék leszállítását követően a teljesítés időszaka alatt kihelyezett áruraktár biztosításáraköteles.Ajánlatkérő fenntartja + 50 % opciós mennyiség megrendelésének lehetőségét minden tétel esetén a szerződés időtartama alatt.

street: Bem József Utca 9 fszt

street: Herceghalmi Út 1

street: Rétköz Utca 18.


name: Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Veolia Waste Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

name: GV Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Belvard Power Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Danucem Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

name: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: RDF UA hasznosítás és szállítás 2022

description: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében Ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás.A Ht. rendelkezései értelmében Ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során 2016. július 01. után gyűjtött hulladékból származó folyamatosan keletkező RDF UA haszonanyag hasznosításáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás(ok) és az azok alapján meghatározott havi közvetlen megrendelések útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.A nyertes ajánlattevő feladata, amellyel az ajánlatkérő keretmegállapodást köt, hogy az ajánlatkérő egyedi közvetlenmegrendeléseiben foglalt mennyiség és minőség szerinti anyagot a megrendelőben foglaltak szerint a megjelölt telephelyről átvegye és elszállítsa vagy elszállíttassa, valamint az átvételtől számított 90 napon belül gondoskodjon a hasznosítás útján történő kezeléséről.A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás és a Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

street: Lajos Utca 103

street: Kőhídpart Dűlő 2

street: Cement Utca 1

street: Szabadság Út 76.

street: Szabadság Utca 301

Sylvestris Szolgáltató Kft

street: Tsz Major 1

GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság

street: Külterület hrsz. 07/130


name: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Hajdúböszörményi Bocskai István Ált Isk takarítása

description:
A Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola takarítása az alábbiak szerint.
A napi takarítási feladatok ellátása, mely kiterjed a tantermek, tornatermek, tanulók által használt vizesblokkok (WC-k, mosdók, zuhanyozók), irodák, tanári szobák, alkalmazottak által használt vizesblokkok (WC-k, mosdók, zuhanyozók), folyosók, aulák, lépcsőházak, egyéb közlekedés céljára szolgáló helyiségek és az étkező takarítására.
Udvar, járdák, parkolók esetében elvégzendő feladatok:
- utcai és udvari járdák és udvari belső utak, parkolók munkanaponkénti felseprése (3200 m2/nap),
- téli időszakban pedig utcai és udvari járdák és udvari belső utak, parkolók csúszás-mentesítése síktalanító anyag felhasználásával (1520 m2/téli napok).
Hetente elvégzendő a tantermek, tornatermek, irodák, tanári szobák, vizesblokkok (WC-k, mosdók, zuhanyozók), folyosók, aulák, egyéb közlekedés céljára szolgáló helyiségek, valamint egyéb helyiségek (pl. szertár, irattár, raktárhelyiség) Ajánlati dokumentáció szerinti takarítása.
Félévenkénti nagytakarítás elvégzése.
A napi takarítással érintett terület nagysága: 3848 m2.
A fentieken túl az ajánlattevő köteles 1 fő takarítási feladatot ellátó személyt biztosítani az intézményben, minden tanítási napon 7:00 órától délután 20:00 óráig.
A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a takarítószereket és higiéniai anyagokat is.

awardCriteriaDetails:
1Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata takarítási szolgáltatások teljesítésében és/vagy ezen szolgáltatások irányításában (hónap, 0-12 hónap): 50
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

street: Mester Utca 9.

street: Désány István Utca 16. IV/15.

Arnóth és Társa Kft

street: Bercsényi Miklós Utca 60

street: Ráby Mátyás Utca 26


name: A-MEZŐGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Topeto Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése Földeákon

description:
8.230 m csatorna építése,
földmedrű csatorna építése 6.265 m
áteresz építése TBH 30/50/40 (vagy azzal egyenértékű) 1.873 m
áteresz építése U 40/20/200 (vagy azzal egyenértékű) 56 m
áteresz építése DN 400 KG PVC, végfallal, iránytörésnél 2 db aknával 28 m
áteresz építése Ø 60 cm beton, végfallal 8 m
szivattyúállás építése 3 db
tiltós szivattyúállás építése 4 db
mederkorrekció 230 m
térburkolat készítése 8 cm vastag betonból 1.184,95 m2
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.

awardCriteriaDetails:
1A teljesítésbe bevonásra kerülő, M2. alk. igazoló, a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember csapadékcsatorna kiépítésének helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapaszt 0-3db: 15
2A teljesítésbe bevonásra kerülő, az adott helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember beton térburkolat készítésének helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata 0-3 db projekt: 10
3A teljesítésbe bevonásra kerülő, az adott helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember közműépítés/felújítás utáni úthelyreállítás készítésének helyszíni irányításában szerzett szakmaitap: 5
Ár szempont – Megnevezés::

Földeák Községi Önkormányzat

street: Szent László Tér 1.

Szatlóczki Solutions kft.

street: Hársfa Út 15

street: Röszkei Út 38

P+P Gép Korlátolt Felelősségű Társaság

street: Tanya 962.

street: Belterület 6238/9


name: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

name: Plant Industrial Engineering Korlátolt Felelőségű Társaság

name: Dr.Motor Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: NRG-AGENT Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: MWM Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe

name: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: JENBACHER gázmot. kiserőm karbantart., hibaelh.

description:
Gázmotor típusa: JMS 612 GS-N.LC
Modulszám: J A653
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény: 3 886 kW
Villamos teljesítmény: 1 644 kW
Termikus teljesítmény: 1 681 kW
Üzembe helyezés ideje: 2002/07
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 93 459
Utolsó karbantartás típusa: Blokkcserés karbantartás
Utolsó karbantartás dátuma: 2021/12
Következő karbantartás típusa: 2.000 üzemórás
Várható éves üzemóra: 2.000-2.500

A GE Jenbacher gyártmányú gázmotor előre tervezhető karbantartásai:
- gyártóművi előírások szerinti 2.000 üzemórás szervíztevékenység elvégése a gépkönyv szerinti anyagok felhasználásával
- Gyártóművi előírások szerinti 6.000 üzemórás szerviz tevékenységek elvégzése a gépkönyv szerinti anyagok felhasználásával
- 500 üzemóránkénti motordiagnosztikai vizsgálat elvégzése
- Generátor karbantartása (csapágycsere nélkül)
- Generátor karbantartása (csapágycserével)

Hibaelhárítások:
Kiemelt hibajavítások az alábbi tételeknél
- dugattyúsérülés,
- hajtókarsérülés,
- hüvelysérülés,
- hengerfejsérülés,
- gázkeverék szabályozó rendszer meghibásodása,
- gyújtásrendszer meghibásodása (kivéve a gyújtásvezérlő rendszer),
- önindító meghibásodása.

Vállalkozó vállalja a folyamatos (7/24) ügyelet biztosítását, és az ügyelet folyamatos telefonos és e-mailes elérhetőségét.

A karbantartás és hibaelhárítás zavartalan biztosítás érdekében az Ajánlattevő feladata a javításhoz, karbantartáshoz szükséges készlet biztosítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg 71.441.741,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével készítette.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

title: DEUTZ gázmot. kiserőm karbantart., hibaelh.

description:
Kiserőmű megnevezése: Tatai GM1
Gázmotor típusa: TCG 2020 V20
Motor gyári száma: 220.5363
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény: 4 728 kW
Villamos teljesítmény: 1 938 kW
Termikus teljesítmény: 2 048 kW
Üzembe helyezés ideje: 2005/02
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 97 813
Utolsó karbantartás típusa: E60
Utolsó karbantartás dátuma: 2021.12.15.
Következő karbantartás típusa: E30
Nagyfelújítás (E70) időpontja: 2015.03.06.
Várható éves üzemóra: 3 285

Kiserőmű megnevezése: Tatai GM2
Gázmotor típusa: TCG 2020 V20
Motor gyári száma: 220.5389
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény: 4 728 kW
Villamos teljesítmény: 1 938 kW
Termikus teljesítmény: 2 048 kW
Üzembe helyezés ideje: 2005/02
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 95 174
Utolsó karbantartás típusa: E30
Utolsó karbantartás dátuma: 2021.05.05.
Következő karbantartás típusa: E60
Nagyfelújítás (E70) időpontja: 2015.04.13
Várható éves üzemóra: 3 285

Kiserőmű megnevezése: Lakatos GM1
Gázmotor típusa: TCG 2020 V20
Motor gyári száma: 220.5831
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény: 4 728 kW
Villamos teljesítmény: 1 938 kW
Termikus teljesítmény: 2 048 kW
Üzembe helyezés ideje: 2005.12.
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 90 341
Utolsó karbantartás típusa: E60
Utolsó karbantartás dátuma: 2022.10.31.
Következő karbantartás típusa: E30
Nagyfelújítás (E70) időpontja: 2016.08.08.
Várható éves üzemóra: 3 285

Kiserőmű megnevezése: Lakatos GM2
Gázmotor típusa: TCG 2020 V20
Motor gyári száma: 220.5838
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény: 4 728 kW
Villamos teljesítmény: 1 938 kW
Termikus teljesítmény: 2 048 kW
Üzembe helyezés ideje: 2005.12
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 87 976
Utolsó karbantartás típusa: E30
Utolsó karbantartás dátuma: 2021.11.22.
Következő karbantartás típusa: E40
Nagyfelújítás (E70) időpontja: 2016.11.14.
Várható éves üzemóra: 3 285

Kiserőmű megnevezése: Mogyoródi GM
Gázmotor típusa TBG 620 V16K
Motor gyári száma: 220.3673
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény: 3 393 kW
Villamos teljesítmény: 1 364 kW
Termikus teljesítmény: 1 548 kW
Üzembe helyezés ideje: 2002.12.
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 102 075
Utolsó karbantartás típusa: E50
Utolsó karbantartás dátuma: 2020.12.03.
Következő karbantartás típusa: E30
Nagyfelújítás (E70) időpontja: 2018. március 19.
Várható éves üzemóra: 3 285
A Deutz gyártmányú gázmotorok előre tervezhető karbantartásai:
- gyártóművi előírások szerinti E30, E40, E60 szervíztevékenység elvégése a gépkönyv szerinti anyagok felhasználásával,
- 500 üzemóránkénti motordiagnosztikai vizsgálat elvégzése,
- Generátor karbantartása (csapágycsere nélkül),
- Generátor karbantartása (csapágycserével),
- Turbófeltöltők karbantartása
Hibaelhárítások:
Kiemelt hibajavítások az alábbi tételeknél
- dugattyúsérülés,
- hajtókarsérülés,
- hüvelysérülés,
- hengerfejsérülés,
- gázkeverék szabályozó rendszer meghibásodása,
- gyújtásrendszer meghibásodása (a tartalék gyújtás modult a Megrendelő biztosítja),
- önindító meghibásodása.
Vállalkozó vállalja a folyamatos (7/24) ügyelet biztosítását, és az ügyelet folyamatos telefonos és e-mailes elérhetőségét.

A karbantartás és hibaelhárítás zavartalan biztosítás érdekében az Ajánlattevő feladata a javításhoz, karbantartáshoz szükséges készlet biztosítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg 373.080.802,- Ft. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével készítette.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

title: CATERPILLAR gázmot. kiserőm karbantart., hibaelh.

description:
Kiserőmű megnevezése: Pusztazámor GM1Gázmotor típusa: CATERPILLAR G3516A
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény: 2 934 kW
Villamos teljesítmény: 1 100 kW
Termikus teljesítmény: 746 kW
Üzembe helyezés ideje: 2015.03.
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 44 956
Következő karbantartás típusa: 48 000 üzemórás „Overhaul” karbantartás
Várható éves üzemóra: 2 000

Kiserőmű megnevezése: Pusztazámor GM2
Gázmotor típusa: CATERPILLAR G3516A
Tüzelőanyaggal bevitt teljesítmény 2 934 kW
Villamos teljesítmény: 1 100 kW
Termikus teljesítmény: 746 kW
Üzembe helyezés ideje: 2015
Aktuális üzemóra (2023.01.01.): 45 549
Következő karbantartás típusa: 1 250 üzemórás kis karbantartás
Várható éves üzemóra: 2 000
A Caterpillar gyártmányú gázmotorok előre tervezhető karbantartásai:
- gyártóművi előírások szerinti 1 250 üzemórás, „Overhaul” szervíztevékenység elvégése a gépkönyv szerinti anyagok felhasználásával,
- Generátorok karbantartása (csapágycserével),
- Turbófeltöltők karbantartása
Hibaelhárítások:
Kiemelt hibajavítások az alábbi tételeknél:
- dugattyúsérülés,
- hajtókarsérülés,
- hüvelysérülés,
- hengerfejsérülés,
- turbósérülés,
- gyújtásrendszer meghibásodása,
- önindító meghibásodása.
Vállalkozó vállalja a folyamatos (7/24) ügyelet biztosítását, és az ügyelet folyamatos telefonos és e-mailes elérhetőségét.

A karbantartás és hibaelhárítás zavartalan biztosítás érdekében az Ajánlattevő feladata a javításhoz, karbantartáshoz szükséges készlet biztosítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg 304.430.543,- Ft. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével készítette.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

title: Gázmotoros kiserőművek karbantart., hibaelhárítása

description: Gázmotoros kiserőművek karbantartása, hibaelhárítása vállalkozási keretszerződés keretében.

procurementMethodDetails: open

street: Kalotaszeg Utca 31

Greenergy-Service Karbantartó Kft.

street: Tomori Utca 34

roles: supplier tenderer

street: Kórház Utca 6-12.

roles: tenderer supplier

street: Váchartyán Utca 2

POWER SZERVIZ Kft.

street: Szurdokpart Utca 11.

street: Grassalkovich Út 255.

street: Mindszenti Körút 27

street: Szilas Utca 4


name: CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság

name: NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Személygépjárművek bérlete

description: Nyertes ajánlattevő feladata 10 db új, közép kategóriás személygépjármű szállítása a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő Szerződés mindkét fél általi aláírását követő legfeljebb 240 naptári napon belül (nyertes ajánlatevő ajánlata szerint) azzal, hogy a teljesítési határidő a felhívás II.2.5) pontja szerint értékelési szempontnak minősül, majd a szállítást követően 48 hónap (+ 6 hónap opciós) időtartamban bérleti szolgáltatás nyújtása  – az esetleges garancia/jótállás és a szervizszolgáltatásokhoz kapcsolódó egységes ügyintézés biztosításával az alábbiak szerint:Technikai paraméterek:— benzines hibrid motoros kivitel— minimális hosszúság 4100 mm— min. szélesség 1700 mm— max. magasság 1650 mm— csomagtartó min. mértet 370 liter— szállítható személyek száma: 5 fő— min. teljesítmény: 95 kW/130 LE— kivitel: 5 ajtós— kibocsátási norma min. EURO 6— váltó: minimum 6 fokozatú mechanikus, vagy automataFelszereltség:— Elsőkerék-hajtás 2WD— Festett könnyűfém kerékrács— Sötétített üvegezés a hátsó ablakokon, hátsó szélvédőn— Fényszórók LED multireflektor— LED hátsó lámpák— Smartphone kapcs. érintőképernyő, Bluetooth— Tolatókamera— Adaptív tempomat— Ülésfűtés legalább elől— Hegymeneti elindulássegítő— Ködlámpa elől-hátul— Nyitott ajtó emlékeztető— Olajcsere emlékeztető— Abroncsnyomás figyelmeztető— Elektromos ablakemelő elől-hátul központi zár kapcsolóval— Távirányítású központi zár— Automata klímaberendezés— Fűtőberendezés— Első-hátsó hangfalak— Ráfutás érzékelő— Sebességlimitáló— Szövet üléskárpit— ABS, EBD, ESP— Fékasszisztens— Hét légzsák— Indításgátló (biztosítók által elfogadott)— Riasztó— Automata start/stop rendszerA fenti gépjármű kategória esetében többféle, a műszaki paramétereknek megfelelő gépjármű is megajánlható, azonban a megajánlott havidíjaknak kategóriánkként egyezőnek kell lenniük.A futásteljesítmény egyaránt átlagosan évi 30 000 km a jelenlegi gépjárműflotta alapján (indikatív jelleggel prognosztizált futásteljesítmény). Azoknál a gépjárműveknél, ahol a bérlendő autók rendelkeznek gyári garanciával, Ajánlatkérő elvárja, hogy a szerződés teljesítése során egyéb, nem természetes elhasználódásból eredő hibák esetén nyertes ajánlattevő intézze a garanciális elemek cseréjét.Az Éves/Teljes futásteljesítmény számítása olyan módon történik (illetve olyan módon kerültek megadásra), hogy a szerződéses futamidő végén, a szerződés hatálya alá eső autók futásteljesítménye kerül egybeszámításra és ahhoz képesti alul-, illetve túlfutás esetén számolnak el a Felek az ajánlatban megajánlottak szerinti díjakkal. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az alul- illetve a túlfutás tekintetében az ajánlattevőknek 10 000 km-re (indikatív mennyiség) vetített díjakat kell szerepeltetniük az ajánlataikban (az alul-futás esetében az ajánlati árat csökkentő tételként), megadva a km-re vetített elszámolási összeget is.Az alul- illetve túlfutás elszámolása a szerződéses időszak lejártával történik meg, a szerződés teljes időszakára vonatkozóan (48 hónap (+ 6 hónap opció)), valamennyi, a szerződés hatálya alá tartozó, egyes kategóriájú gépjárművekre vonatkozottan, egyesítetten. Tehát ezen elszámolás során az egyes kategóriába tartozó valamennyi gépjárműre előirányzott teljes futásteljesítmények valamennyi gépjármű esetében összeadásra kerülnek.További információ a II.1.4) pontban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban.

title: Haszongépjárművek bérlete

description: Nyertes ajánlattevő feladata (A) 2 db dobozos kis autó, (B) 3 db kis busz, (C) 1 db nagyobb dobozos, (D) 1 db nagyobb dobozos (2), (E) 1 db nagy busz és (F) 3 db Pick up gépjármű szállítása a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő Szerződés mindkét fél általi aláírását követő legfeljebb 60 naptári napon belül (nyertes ajánlatevő ajánlata szerint) azzal, hogy a teljesítési határidő a felhívás II.2.5) pontja szerint értékelési szempontnak minősül, majd a szállítást követően 36 hónap (+ 6 hónap opciós) időtartamban bérleti szolgáltatás nyújtása – az esetleges garancia/jótállás és a szervizszolgáltatásokhoz kapcsolódó egységes ügyintézés biztosításával az alábbiak szerint:Technikai paraméterek:— diesel motoros kivitel— minimális hosszúság (mm) A: 4300, B: 5300, C: 4600 D: 6000, E: 6500, F: 5300— min. szélesség (mm) A: 1700, B: 2000, C: 1920, D: 2000, E: 2100, F: 1800— min. tengelytáv (mm) A: 2800, B: 3200, C: 2925, D: 3750, E: 3700, F: 3100— max. magasság (mm) A: 1800, B–C: 1895, D: 2600, E: 2700, F: 1800— max. km: 100000, vagy max. életkor (év) a felhívás feladástól számítva: 5— szállítható személyek száma (fő) A: 2, B: 8, C–D: 3, E: 17+1, F: 5— min. teljesítmény (kW) A: 55, B–C: 110, D: 90, E–F: 100— kivitel (ajtók száma) A: 3, B: 5, C–F: 4— min. kibocsátási norma A: EURO5, B–F: EURO6— Euro NCAP törésteszt: A: min. 3 csillagos, B–F: min. 5 csillagos— minimum 6 fokozatú mechanikus váltóFelszereltség:— Hátsó ködlámpa— Ködfényszóró— Vezető és utasoldali első légzsák— Oldallégzsákok elől (B–F)— Függöny(fej)légzsák elől és hátul (B, C, D, F)— Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez (B, E, F)— Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken— Állítható fejtámla valamennyi üléshez— Állítható magasságú vezetőülés— Állítható kormányoszlop— Belülről állítható külső visszapillantó tükrök— ABS, ESP— Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök (B–F)— Zárható üzemanyagtöltő nyílás— USB + bluetooth hangszórókapcsolat— Indításgátló (biztosítók által elfogadott)— Osztottan dönthető hátsó üléstámla (B, E)— Szervokormány— Központi zár— Belső levegőkeringtetés— Pollenszűrő— Elektromos ablakemelő elől— Fűthető hátsó szélvédő (B, E)— Légkondicionáló berendezés— Vonóhorog (C–F)Extra felszereltség:— Tempomat— Tolatóradar (B, C)— Tolatókamera (E, F)— Elektromos tachográf (E)— Navigáció/telefon tükrözés (F)Az egyes gépjármű kategóriák esetében – ahol ez értelmezhető – többféle, a műszaki paramétereknek megfelelő gépjármű is megajánlható, azonban a megajánlott havidíjaknak kategóriánkként egyezőnek kell lenniük.Ajánlatkérő új, vagy a felhívás feladásától számított legfeljebb 5 éves (azaz a gyártási ideje nem lehet a felhívás időpontjához viszonyítva 5 (öt) évnél korábbi) gépjárművek megajánlását fogadja el, vagy olyan gépjárművek megajánlását fogadja el, amelyek futásteljesítménye a teljesítéskor (szállításkor/a teljesítés megkezdésekor) – a kilométeróra-állása szerint – nem érheti el a 100 000 km-t azzal, hogy a megajánlott havidíjaknak kategóriánkként (gépjármű korától függetlenül) egyezőnek kell lenniük.További információ a II.1.4) pontban és a VI.4.3) pontban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban.

title: Gépjárművek beszerzése bérleti szerződés keretében

description: Gépjárművek beszerzése 2 részben (1. rész: Haszongépjárművek bérlete, 2. rész: Személygépjárművek bérlete) bérleti szerződés keretében a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint.Kiegészítés a II.2.4) ponthoz – mindkét rész vonatkozásában:Az átadás-átvételkor MAGYARORSZÁGON forgalomba és üzembe helyezve, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ tartozékokkal, a szükséges okmányokkal, magyar nyelvű kezelési utasítással kell rendelkezniük a gépjárműveknek.A gépjárműveknek szükséges megfelelniük a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott mindenkori követelményeknek.Nyertes ajánlattevő feladata a bérbe adott járműveken az évszaknak megfelelő, legalább médium kategóriás (pl. uniroyal, hankook, barum, kelber, semperit) téli, illetve nyári gumi garnitúra biztosítása, szükséges átszerelések elvégzése.Bérleti szolgáltatással szemben támasztott általános elvárások (melyekkel kapcsolatosan felmerülő költségek a nyertes ajánlattevőt (bérbeadót) terhelik):— A Gépkönyvben rögzítettek szerinti időközönként szükséges szervizek elvégzése. A bérleti díjnak magában kell foglalnia a teljes (kötelező és eseti) szervizszolgáltatás, klímatisztítás (1 alk./év), ablaktörlő lapát csere (1 pár/év) anyag- és munkadíj költségét is,— Mindegyik gépjármű tekintetében érvényes nemzetközi Casco biztosítással kell rendelkezni. Töréskár és lopáskár esetén a Casco önrészt Ajánlatkérő fizeti, de Ajánlatkérő kizárólag olyan Casco szolgáltatást fogad el, ahol a minimális önrész legfeljebb „10%, de minimum 50 000 HUF” vagy ennél Ajánlatkérő számára kedvezőbb,— Casco-nak a szélvédő kárt önrész-mentesen kell tudnia biztosítani,— A szerződéskötéskor használt gépjárművek esetén bérleti időszak alatt a 160 000 km-t elért gépjárműveket azonos kategóriájú és felszereltségű, a műszaki dokumentációban részletezettnek megfelelő modellre kell cserélni, mely megfelel a kiírás paramétereinek,— Egy (1) napon túli javítás esetén, a javítás idejére csereautó biztosítása,— Assistance szolgáltatás az EU területére,— Szükséges időszaki hatósági műszaki vizsga lebonyolítása,— MAGYARORSZÁG teljes területére érvényes e-matrica biztosítása az adott gépkocsi bérletének időtartama alatt,— Érvényes GFB biztosítás az érintett gépkocsibérlet teljes időtartama alatt, díjak, ill. cégautó- és gépjármű adó megfizetése.A bérleti idő végén Ajánlatkérő nem kívánja a bérelt gépjárműveket megvásárolni.A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.Az 1. részre vonatkozó további információ a VI.4.3) pontban.

street: Orczy Út 1.

street: Kárpitos Utca 1


name: LAK-ÉP-KER 1998 Korlátolt Felelősségű Társaság

name: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: BIRINCSIK & BIRINCSIK Korlátolt Felelősségű Társaság

name: FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

name: Morpheus 48 Építőipari és Kereskedelmi Kft

name: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

title: Nagy Gyula K.Ált.Isk.-Alapf.Műv.Isk.energ. korsz.

description:
Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése.
Iskolaépület és udvari épület energetikai felújítása építési kivitelezési és gépészeti munkák elvégzése.
Épület energetikai felújítási feladatok ellátása a kiadott műszaki dokumentáció szerint megjelölt ingatlan vonatkozásában.

awardCriteriaDetails:
/ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-3 db projekt): 10
/ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületgépészeti feladatokra vonatkozó műszaki vezetői tapasztalat 0-3 db projekt): 10
/ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építményvillamossági feladatokra vonatkozó műszaki vezetői tapasztalat 0-3 db projekt): 10
Ár szempont – Megnevezés::

street: Jókai Út 2.

street: Varsányi Út 4/a 672/8

PALLAI PROJECT EGYÉNI CÉG

street: Cseresznye Utca 22

DCs-Bau Kft.

street: Tünde Utca 12

street: Árpád Út 64.

street: Mátyás Út 94.

street: Dohány Utca 29.

street: Dózsa György Út 24

street: Jókai Út 19.


title: Balatonfüred, Széchenyi strand kivitelezése

description:
A „Balatonfüred, Széchényi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 azonosítószámú projekt keretében a Széchényi strand kivitelezése 2 résszel tárgyú munkák kivitelezőjének kiválasztása az alábbiak szerint:
1. rész: Gulyás Kert felújítása
2. rész: Új üzletsor építése

awardCriteriaDetails:
1Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 10
2Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 10
3Az M.1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 10
Ár – Súlyszám:: 70

Balatonfüred Város Önkormányzata

street: Szent István Tér 1


name: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

title: GINOP-5.3.17-21-2021-00001 projekt könyvvizsgálat

description: A könyvvizsgálat célja, hogy a nyertes ajánlattevő feladatai ellátása során véleményt alkosson a GINOP-5.3.17-21-2021-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósított elszámolások megbízhatóságáról, valódiságáról, a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá véleményt adjon a GINOP-5.3.17-21-2021-00001 azonosítószámú projekt gazdálkodásáról és működtetésének rendjéről, beleértve mind a továbbadott támogatás felhasználását, mind a Magyar Államkincstár (Konzorciumvezető), a KINCSINFO Nonprofit Kft. (Konzorciumi Tag) és az OFA Nonprofit Kft. (Konzorciumi Tag) feladatellátása során felmerült, a projekthez kapcsolódó, pályázatban elszámolt működési és továbbadott támogatások költségének könyvvizsgálatát.

awardCriteriaDetails:
Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményben bemutatott szakember 24 hónapon felüli, könyvvizsgálat lefolytatásában szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap- max. 6 hónap): 15
Ár szempont – Megnevezés:: 1

street: Hold Utca 7.

name: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

street: Lajos Utca 80.

Magyar Államkincstár

street: Hold Utca 4.


title: Nagykállói utak felújítása 1-2. részben

title: Nagykállói utak felújítása 1-2. részben

description:
Jókai út részleges és a Dózsa György út teljes felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-22-00081 uniós támogatás keretében.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

awardCriteriaDetails:
Teljesítésbe bevonni kívánt szakember M.1. alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek alapján min 0 - max 24 hónap) egész hónapokban: 15
A kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállás vállalása egész hónapokban megadva (Kbt. 77. § (1) bek alapján minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 15
Ár szempont – Megnevezés:: 1

Nagykálló Város Önkormányzata

street: Kállai Kettős Tér 1