Marca

value: Braile Biomedica

Modelo

value: BEC

Procedencia

value: Brasil

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

status: valid

value: Sudameris Bank

Marca

value: RADWAG

Procedencia

value: POLONIA

description: Balanza con altimetro

Marca

value: Labomed

Fabricante

value: Labo America Inc.

Procedencia

value: India/EEUU

description: Microscopio binocular

Marca

value: Presvac

Modelo

value: MSP 4650 R Plus

Procedencia

value: Argentina

description: Centrifuga de laboratorio refrigerada

description: Balanza electronica pediátrica

description: Balanza con altimetro

value: ASEPASA

Marca

value: GREETMED NINGBO

Procedencia

value: CHINA

description: Mesa Quirurgica

Marca

value: OLIDEF CZ

Modelo

value: MATRIX SC 53030

description: Servocuna de cuidados intensivos

Marca

value: SUMED S.R.L.

Modelo

value: NO REGISTRA

Procedencia

value: PARAGUAY

description: Mesa de instrumental

Marca

value: Greetmed Ningbo

Modelo

value: Tipo Licman - Adulto

Procedencia

value: China

description: Estetoscopio Manual

description: Aspirador de secreciones

Marca

value: INSTRAMED

Modelo

value: CARDIOMAX

description: Cardiodesfibrilador

Marca

value: SAMTRONIC

description: Bomba de Infusión

value: GOLDWAY

Modelo

value: UT 4000 FPRO

description: Monitor de signos vitales

description: Silla de ruedas

description: Mesa Quirurgica

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Monitor multiparametrico

Marca

value: OXIGEL

Modelo

value: MODELO 050

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Camilla con ruedas

value: ESMALTADO

description: Porta suero

description: Oximetro de pulso

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Bomba de Infusión

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Oximetro de pulso

description: Pinza anatomica

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Cajas para instrumental

description: Pinza hemostatica

description: Pinza anatomica

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Pinza anatomica

description: Mesa Quirurgica

description: Asa de corte para urologia

description: Laringoscopio Adulto

description: Separador Gosset con separador suprapubica grande

description: Tijeras Metzembaum curva de 18 cm

description: Cureta quirurgica

Fabricante

value: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP S.R.L.

description: Maquina de anestesia

description: Incubadora standart cerrada de cuidado intensivo

description: Pinza de Agarre

description: Separador de finichetto mediano

description: Pinza para artroscopia corte completo de 3.5 mm de longitud útil

description: Pinza recta de 10 cm N° 16

description: Servocuna de cuidados intensivos

description: Pinza Jeans Louis con diente rectas de 22 cm

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Escoplo Quirurgico

description: Porta aguja Hegar de 22 cm

description: Vacuometro

description: Pinza de Agarre Basket recta ancha de 18 cm

description: Balanza con altimetro

description: Sierra oscilante quirurgica

description: Porta aguja de Hegar de 14 cm

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Pinza Backok recta de 22 cm

description: Pinzas Backaus  recta de 13 cm

description: Porta aguja Cryle de 12 cm

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza sacabocado

description: Kit Aplicador de venda

description: Regla quirurgica

description: Mango de bisturi

description: Pinza para Menisco

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Separador para cirugía

description: Pinza para artroscopia Tester o palpador recta de 18 cm

description: Tijera recta

description: Escoplo Quirurgico

description: Separador para cirugía

description: Mango de bisturi

description: Martillos Quirurgicos

description: Pinza anatomica sin diente recta de 22 cm

description: Mesa de instrumental

description: Dilatadores Vasculares venoso con irrigador grande

description: Pinza Cizalla

description: Microscopio binocular

description: Pinza para artroscopia Basket

description: Estetoscopio Manual

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza Jeans Louis con diente curvas de 22 cm

description: Abre boca metalico

description: Pinza Adson con diente de 12 cm

description: Separador para cirugía

description: Porta aguja de metal de Sarot de 13 cm

description: Aspirador de secreciones

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Pinza anatomica mosquito

description: Cardiodesfibrilador

description: Pinza Kocher  recta de 22 cm

description: Pinza gubia chica de 22 cm de largo punta fina

description: Pinza sacabocado

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Pinza recta punta angulada

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum curva de 14 cm

description: Pinza bengolea curva de 22 cm

description: Cureta quirurgica

description: Bomba de Infusión

description: Legra Neurologica

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Pinza Cizalla

description: Porta aguja vascular de 14 cm

description: Separador Gosset con separador suprapubica pequeña

description: Pinza para Biopsia

description: Pinzas Allis recta de 22 cm

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Separador para cirugía

description: Pinza Kocher  de 14 cm

description: Monitor de signos vitales

description: Luminoterapia

description: Anoscopio con separador

description: Electrodo para coagulacion con bola

description: Pinza anatomica sin diente de Backey de 20 cm

description: Separador para cirugía

description: Cureta quirurgica

description: Separador para cirugía

description: Separador Richarson curva de 22 cm

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Garrot neumatico para miembro superior / Inferior

description: Separador de finichetto grande

description: Separador Gosset con separador suprapubica mediana

description: Porta aguja de metal de Sarot de 20 cm

description: Pinza para Biopsia urológica

description: Silla de ruedas

description: Pico de aspiracion fino N° 9

description: Mesa Quirurgica

description: Pinza Kerrison

description: Elevador de Penfield curva con espátula de 22 cm

description: Tijera Mayo curva de 14 cm

description: Porta aguja de Sharot de 14 cm

description: Pinza Kerrison angulada punta abierta

description: Tijera de Stevens curva (tipo iris punta fina)

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Separador de Denis Braum, pediatrico (juego)

description: Elevador de Penfield

description: Porta aguja Hegar de 17 cm

description: Pinza sacabocado

description: Dilatadores Vasculares

description: Cajas para instrumental

description: Pinza Adson con diente

description: Pinza recta

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bandeja para Esterilizar

description: Pinza hemostatica

description: Pinza para artroscopia corte completo de 3.5 cm, 13 cm de longitud útil

description: Separador para cirugía

description: Pinza anatomica  con diente recta de 14 cm

description: Tijera de Pots recta de 14 cm

description: Pinza Cizalla

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Pinza recta de 10cm N° 9

description: Pinza anatomica de Bakey de 15 cm

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza de Agarre Basket curva derecha de 18 cm

description: Balanza electronica pediátrica

description: Porta aguja vascular de 22 cm

description: Pinza Backok

description: Pinza gubia

description: Pinza anatomica

description: Regla quirurgica

description: Electrobisturi

description: Pinza Foerster rectas de 22 cm

description: Pinza gubia

description: Tijeras Metzembaum curva de 22 cm

description: Compas Quirurgico

description: Mango de bisturi

description: Separador de Gelpi de 18 cm punta fina

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Pinza anatomica sin diente de 20 cm

description: Pinza Cizalla

description: Pinzas Cisticas curva de 22 cm

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Pinza Kerrison

description: Pinza de Agarre

description: Balanza con altimetro

description: Monitor multiparametrico

description: Pinza anatomica con diente de 20 cm

description: Porta aguja Castroviejo de 12 cm

description: Separador Cielnielsem

description: Tijera Mayo curva de 22 cm

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza anatomica  con diente recta de 22 cm

description: Pinza Foerster curva de 22 cm

description: Tijera de Jhosep curva (tipo iris punta fina)

description: Mango de bisturi

description: Tijeras Metzembaum

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza mosquito  curva de 12 cm

description: Decolador Roger

description: Pinza recta de 10 cm N° 28

description: Legra Neurologica

description: Tijeras Metzembaum

description: Pinza Cizalla

description: Separador para cirugía

description: Cureta quirurgica

description: Carro de paro

description: Separador de Doyen mediano

description: Tijera de Pots recta de 18 cm

description: Escoplo Quirurgico

description: Electrocardiografo

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Tijera Mayo curva de 18 cm

description: Pinza hemostatica curva de 12 cm

description: Camilla con ruedas

description: Pinza Micro Adson con diente

description: Porta suero

description: Trocar

description: Pinzas Backaus  de 9 cm

description: Porta aguja Goya de 12 cm

description: Separador de Doyen grande

description: Separador para cirugía

description: Pinza recta de 10 cm N° 47

description: Pinza Cizalla

description: Pinza anatomica mosquito curva

description: Pinza gubia de pato de 22 cm de largo

description: Separador de finichetto pequeño

description: Desfibrilador

description: Porta aguja vascular de 18 cm

description: Oximetro de pulso

description: Pinza gubia grande de 22 cm de largo punta redonda

description: Fluxometro

description: Luminoterapia

description: Pinza Cistica curva de 14 cm

description: Porta aguja de metal de Sarot de 15 cm

description: Maquina de anestesia

description: Servocuna de cuidados intensivos

description: Ecografo

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Cardiodesfibrilador

description: Respirador de alta frecuencia

description: Monitor de signos vitales

description: Luminoterapia

description: Monitor multiparametrico

description: Desfibrilador

description: Luminoterapia

description: Chasis para pelicula radiografica 35 x 43

description: Vacuometro

description: Chasis para pelicula radiografica 30 x 40

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

description: Mesa de instrumental

description: Cardiodesfibrilador

description: Bomba de Infusión

description: Mesa Quirurgica

description: Chasis para pelicula radiografica 18 x 24

description: Electrobisturi

description: Chasis para pelicula radiografica 24 x 34

description: Chasis para pelicula radiografica 35 x 35

description: Carro de paro

description: Desfibrilador

description: Microscopio binocular

description: Pinza anatomica

description: Asa de corte para urologia

description: Pinza para Biopsia

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Kit Aplicador de venda

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Cardiodesfibrilador

description: Pinza para Biopsia

description: Anoscopio con separador

description: Electrodo para coagulacion con bola

description: Pinza para Biopsia urológica

description: Torre para Histeroscopio

value: FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA LTDA.

description: Cajas para instrumental

description: Pinza hemostatica

description: Pinza anatomica

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Pinza caliente para Biopsia de la mucosa

value: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.

description: Desfibrilador

description: Sierra oscilante quirurgica

description: Mesa de instrumental

description: Cardiodesfibrilador

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Monitor de signos vitales

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Pistola Neumatica- Uso Medico

description: Mesa Quirurgica

description: Electrobisturi

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Monitor multiparametrico

description: Carro de paro

description: Electrocardiografo

description: Porta suero

description: Desfibrilador

description: Equipo Revelador de Placa

description: Ecografo

description: Electrocardiografo

description: Equipo Revelador de Placa

description: Electrocardiografo

description: Pinza para Biopsia

description: Kit Aplicador de venda

description: Pinza para Biopsia

description: Anoscopio con separador

description: Cureta quirurgica

description: Pinza de Agarre

description: Pinza recta de 10 cm N° 16

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza sacabocado

description: Regla quirurgica

description: Pinza para Menisco

description: Separador para cirugía

description: Escoplo Quirurgico

description: Separador para cirugía

description: Pinza Cizalla

description: Microscopio binocular

description: Pinza para artroscopia Basket

description: Separador para cirugía

description: Pinza sacabocado

description: Cureta quirurgica

description: Legra Neurologica

description: Pinza Cizalla

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Cureta quirurgica

description: Separador para cirugía

description: Pistola Neumatica- Uso Medico

description: Pinza Kerrison

description: Pinza Kerrison angulada punta abierta

description: Pinza sacabocado

description: Separador para cirugía

description: Pinza Cizalla

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Pinza recta de 10cm N° 9

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza gubia

description: Pinza gubia

description: Separador de Gelpi de 18 cm punta fina

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Kerrison

description: Pinza de Agarre

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza recta de 10 cm N° 28

description: Legra Neurologica

description: Pinza Cizalla

description: Separador para cirugía

description: Cureta quirurgica

description: Escoplo Quirurgico

description: Trocar

description: Separador para cirugía

description: Pinza recta de 10 cm N° 47

description: Pinza Cizalla

description: Pinza gubia de pato de 22 cm de largo

description: Oximetro de pulso

description: Vacuometro

description: Aspirador de secreciones

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Fluxometro

description: Pinza anatomica

description: Laringoscopio Adulto

description: Tijeras Metzembaum curva de 18 cm

description: Cureta quirurgica

description: Pinza de Agarre

description: Separador de finichetto mediano

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Porta aguja Hegar de 22 cm

description: Sierra oscilante quirurgica

description: Porta aguja de Hegar de 14 cm

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Pinza Backok recta de 22 cm

description: Pinzas Backaus  recta de 13 cm

description: Escoplo Quirurgico

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Separador para cirugía

description: Tijera recta

description: Escoplo Quirurgico

description: Mango de bisturi

description: Martillos Quirurgicos

description: Pinza Cizalla

description: Estetoscopio Manual

description: Pinza Adson sin diente

description: Abre boca metalico

description: Pinza Adson con diente de 12 cm

description: Separador para cirugía

description: Porta aguja de metal de Sarot de 13 cm

description: Pinza anatomica mosquito

description: Pinza Kocher  recta de 22 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum curva de 14 cm

description: Pinza bengolea curva de 22 cm

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Collar cervical

description: Pinza Cizalla

description: Pinzas Allis recta de 22 cm

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Separador para cirugía

description: Pinza Kocher  de 14 cm

description: Cureta quirurgica

description: Separador para cirugía

description: Separador Richarson curva de 22 cm

description: Separador de finichetto grande

description: Porta aguja de metal de Sarot de 20 cm

description: Pistola Neumatica- Uso Medico

description: Silla de ruedas

description: Tijera Mayo curva de 14 cm

description: Porta aguja de Sharot de 14 cm

description: Porta aguja Hegar de 17 cm

description: Cajas para instrumental

description: Pinza Adson con diente

description: Pinza recta

description: Pinza hemostatica

description: Pinza Cizalla

description: Cureta quirurgica

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza Backok

description: Pinza gubia

description: Pinza anatomica

description: Regla quirurgica

description: Pinza Foerster rectas de 22 cm

description: Pinza gubia

description: Tijeras Metzembaum curva de 22 cm

description: Compas Quirurgico

description: Mango de bisturi

description: Pinza anatomica sin diente de 20 cm

description: Pinza Cizalla

description: Pinzas Cisticas curva de 22 cm

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Pinza de Agarre

description: Pinza anatomica con diente de 20 cm

description: Separador Cielnielsem

description: Tijera Mayo curva de 22 cm

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza Foerster curva de 22 cm

description: Mango de bisturi

description: Tijeras Metzembaum

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza mosquito  curva de 12 cm

description: Decolador Roger

description: Pinza Cizalla

description: Cureta quirurgica

description: Separador de Doyen mediano

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Tijera Mayo curva de 18 cm

description: Pinza hemostatica curva de 12 cm

description: Pinza Micro Adson con diente

description: Porta suero

description: Pinzas Backaus  de 9 cm

description: Separador de Doyen grande

description: Separador para cirugía

description: Pinza Cizalla

description: Pinza anatomica mosquito curva

description: Separador de finichetto pequeño

description: Porta aguja de metal de Sarot de 15 cm

description: Balanza con altimetro

description: Microscopio binocular

description: Balanza electronica pediátrica

description: Balanza con altimetro

description: Oximetro de pulso

value: Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A.

description: Pinza anatomica

description: Laringoscopio Adulto

description: Tijeras Metzembaum curva de 18 cm

description: Cureta quirurgica

description: Pinza de Agarre

description: Separador de finichetto mediano

description: Pinza recta de 10 cm N° 16

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Escoplo Quirurgico

description: Porta aguja Hegar de 22 cm

description: Balanza con altimetro

description: Porta aguja de Hegar de 14 cm

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Pinza Backok recta de 22 cm

description: Pinzas Backaus  recta de 13 cm

description: Porta aguja Cryle de 12 cm

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza sacabocado

description: Kit Aplicador de venda

description: Regla quirurgica

description: Mango de bisturi

description: Pinza para Menisco

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Separador para cirugía

description: Tijera recta

description: Escoplo Quirurgico

description: Separador para cirugía

description: Mango de bisturi

description: Martillos Quirurgicos

description: Pinza Cizalla

description: Pinza para artroscopia Basket

description: Estetoscopio Manual

description: Pinza Adson sin diente

description: Abre boca metalico

description: Pinza Adson con diente de 12 cm

description: Separador para cirugía

description: Porta aguja de metal de Sarot de 13 cm

description: Pinza anatomica mosquito

description: Pinza Kocher  recta de 22 cm

description: Pinza sacabocado

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Pinza recta punta angulada

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum curva de 14 cm

description: Pinza bengolea curva de 22 cm

description: Cureta quirurgica

description: Bomba de Infusión

description: Legra Neurologica

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Pinza Cizalla

description: Porta aguja vascular de 14 cm

description: Pinza para Biopsia

description: Pinzas Allis recta de 22 cm

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Separador para cirugía

description: Pinza Kocher  de 14 cm

description: Anoscopio con separador

description: Separador para cirugía

description: Cureta quirurgica

description: Separador para cirugía

description: Separador Richarson curva de 22 cm

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Separador de finichetto grande

description: Porta aguja de metal de Sarot de 20 cm

description: Pico de aspiracion fino N° 9

description: Pinza Kerrison

description: Tijera Mayo curva de 14 cm

description: Porta aguja de Sharot de 14 cm

description: Pinza Kerrison angulada punta abierta

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Elevador de Penfield

description: Porta aguja Hegar de 17 cm

description: Pinza sacabocado

description: Dilatadores Vasculares

description: Cajas para instrumental

description: Pinza Adson con diente

description: Pinza recta

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bandeja para Esterilizar

description: Pinza hemostatica

description: Separador para cirugía

description: Tijera de Pots recta de 14 cm

description: Pinza Cizalla

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Pinza recta de 10cm N° 9

description: Pinza anatomica de Bakey de 15 cm

description: Escoplo Quirurgico

description: Balanza electronica pediátrica

description: Porta aguja vascular de 22 cm

description: Pinza Backok

description: Pinza gubia

description: Pinza anatomica

description: Regla quirurgica

description: Electrobisturi

description: Pinza Foerster rectas de 22 cm

description: Pinza gubia

description: Tijeras Metzembaum curva de 22 cm

description: Compas Quirurgico

description: Mango de bisturi

description: Separador de Gelpi de 18 cm punta fina

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Pinza anatomica sin diente de 20 cm

description: Pinza Cizalla

description: Pinzas Cisticas curva de 22 cm

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Pinza Kerrison

description: Pinza de Agarre

description: Balanza con altimetro

description: Pinza anatomica con diente de 20 cm

description: Porta aguja Castroviejo de 12 cm

description: Separador Cielnielsem

description: Tijera Mayo curva de 22 cm

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza Foerster curva de 22 cm

description: Mango de bisturi

description: Tijeras Metzembaum

description: Escoplo Quirurgico

description: Pinza mosquito  curva de 12 cm

description: Decolador Roger

description: Pinza recta de 10 cm N° 28

description: Legra Neurologica

description: Tijeras Metzembaum

description: Pinza Cizalla

description: Separador para cirugía

description: Cureta quirurgica

description: Separador de Doyen mediano

description: Tijera de Pots recta de 18 cm

description: Escoplo Quirurgico

description: Tijera Mayo curva de 18 cm

description: Pinza hemostatica curva de 12 cm

description: Pinza Micro Adson con diente

description: Trocar

description: Pinzas Backaus  de 9 cm

description: Porta aguja Goya de 12 cm

description: Separador de Doyen grande

description: Separador para cirugía

description: Pinza recta de 10 cm N° 47

description: Pinza Cizalla

description: Pinza anatomica mosquito curva

description: Pinza gubia de pato de 22 cm de largo

description: Separador de finichetto pequeño

description: Porta aguja vascular de 18 cm

description: Pinza Cistica curva de 14 cm

description: Porta aguja de metal de Sarot de 15 cm

description: Microscopio binocular

description: Silla de ruedas

description: Porta suero

description: Servocuna de cuidados intensivos

description: Ecografo

description: Cardiodesfibrilador

description: Desfibrilador

description: Mesa Quirurgica

description: Maquina de anestesia

description: Servocuna de cuidados intensivos

description: Vacuometro

description: Halo Cefalico

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

description: Mesa de instrumental

description: Microscopio binocular

description: Aspirador de secreciones

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Cardiodesfibrilador

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Bomba de Infusión

description: Centrifuga de laboratorio refrigerada

description: Luminoterapia

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Mesa Quirurgica

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Electrocardiografo

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Camilla con ruedas

description: Baño maria para laboratorio

description: Desfibrilador

description: Oximetro de pulso

description: Fluxometro

description: Luminoterapia

description: Mesa Quirurgica

description: Maquina de anestesia

description: Ecografo

description: Estetoscopio Manual

description: Aspirador de secreciones

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Cardiodesfibrilador

description: Bomba de Infusión

description: Monitor de signos vitales

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Electrobisturi

description: Monitor multiparametrico

description: Electrocardiografo

description: Oximetro de pulso

description: Maquina de anestesia

description: Electrocardiografo

description: Pinza anatomica

description: Maquina de anestesia

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Respirador de alta frecuencia

Modelo

value: SL 2400 con analizador de gases anestesicos

description: Monitor de signos vitales

description: Cajas para instrumental

description: Pinza hemostatica

description: Pinza anatomica

description: Electrobisturi

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Monitor multiparametrico

description: Tijeras Metzembaum

name: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

description: Vacuometro

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Oximetro de pulso

description: Fluxometro

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Torre para Histeroscopio

description: Torre para Histeroscopio

description: Resectoscopios

description: Electrodo para coagulacion con bola

description: Electrodo para coagulacion con bola

description: Analizadores de electrolitos

description: Asa de corte para urologia

description: Asa de corte para urologia

description: Instrumentos urologicos

description: Cajas para instrumental

description: Cajas para instrumental

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Pinza para Biopsia urológica

description: Pinza para Biopsia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para Biopsia

description: Pinza para Biopsia

description: Pinza para Biopsia

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Pinza Kocher

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Pinza hemostatica

description: Pinza hemostatica

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Pinza anatomica

description: Pinza anatomica

description: Pinza anatomica

description: Pinza anatomica

title: rectificacion_de_resolucion_915_876_y_814_1291027973086.pdf

title: z__a_o_2010_archivo_digital_licitaciones_lpn_sbe_08_equipos_medicos_adjudicacion_cco_por_grupo_1290704283734.pdf

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: rectificacion_de_informe_1291027968185.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

title: z__a_o_2010_archivo_digital_licitaciones_lpn_sbe_08_equipos_medicos_adjudicacion_resolucion_de_adjudicacion_1290704289879.pdf

description: Pinza sacabocado

description: Pinza sacabocado

description: Bisturies, cuchillas, tijeras o pinzas para cirugia oftalmologica, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Regla quirurgica

description: Regla quirurgica

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Pinza recta de 10 cm N° 28

description: Pinza recta

description: Pinza recta de 10cm N° 9

description: Pinza recta

description: Pinza para Menisco

description: Pinza para Menisco

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Pinza Kerrison

description: Pinza Kerrison

description: Pinza anatomica

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Pinza Kerrison

description: Pinza Kerrison

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Kit Aplicador de venda

description: Kit Aplicador de venda

description: Aplicadores de bandas ligadoras quirurgicas o bandas o productos relacionados

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abre boca metalico

description: Abre boca metalico

description: Accesorios de instrumentos dentales

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Pinza para artroscopia Basket

description: Pinza para artroscopia

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza Adson

description: Pinza de Agarre

description: Pinza gubia

description: Pinzas Backaus  de 9 cm

description: Pinzas Backaus

description: Compas Quirurgico

description: Compas Quirurgico

description: Instrumentos quirurgicos de marcar de uso general

description: Anoscopio con separador

description: Anoscopio

description: Anoscopios o proctoscopios

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Pinza Micro Adson con diente

description: Pinza Adson

description: Trocar

description: Trocar

description: Trocares quirurgicos para uso general o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Pinza recta de 10 cm N° 47

description: Pinza recta

description: Pinza para artroscopia

description: Decolador Roger

description: Decolador Roger

description: Disectores quirurgicos

description: Porta aguja de metal de Sarot de 15 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Pinza gubia de pato de 22 cm de largo

description: Pinza gubia

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Elevador de Penfield

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Monitor de signos vitales

description: Monitor de signos vitales

description: Legra Neurologica

description: Legra Neurologica

description: Raspas quirurgicas

description: Porta aguja de metal de Sarot de 20 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Pinza Adson con diente

description: Pinza Adson

description: Pinza recta de 10 cm N° 16

description: Pinza recta

description: Legra Neurologica

description: Legra Neurologica

description: Raspas quirurgicas

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Separador de Gelpi de 18 cm punta fina

description: Separador para cirugía

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza Adson

description: Regla quirurgica

description: Regla quirurgica

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Porta aguja de metal de Sarot de 13 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Pinza gubia

description: Pinza para artroscopia

description: Pinza anatomica con diente de 20 cm

description: Pinza anatomica

description: Pinza anatomica mosquito curva

description: Pinza anatomica

description: Pinza anatomica mosquito

description: Pinza anatomica

description: Pinza sacabocado

description: Pinza sacabocado

description: Pinza anatomica sin diente de 20 cm

description: Pinza anatomica

description: Pinza de Agarre

description: Pinza sacabocado

description: Pinza sacabocado

description: Pinza para Biopsia

description: Pinza para Biopsia

description: Servocuna de cuidados intensivos

description: Servocuna

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Pinza para artroscopia

description: Pinza Kerrison angulada punta abierta

description: Pinza Kerrison

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Pinza anatomica

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Balanza electronica pediátrica

description: Balanza electronica

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Balanza con altimetro

description: Balanza con altimetro

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

description: Tijeras Metzembaum curva de 18 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitadores y Accesorios o componentes

description: Separador Richarson curva de 22 cm

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Porta aguja Castroviejo de 12 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Separador de Doyen mediano

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Separador de Doyen grande

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Dilatadores Vasculares

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Pinza anatomica

description: Porta aguja Goya de 12 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Pinza recta

description: Pinza bengolea curva de 22 cm

description: Pinza bengolea

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Tijera Mayo curva de 14 cm

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Pinza recta

description: Porta aguja Hegar de 17 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Pinzas Backaus  recta de 13 cm

description: Pinzas Backaus

description: Pinzas Cisticas curva de 22 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Martillos Quirurgicos

description: Martillos Quirurgicos

description: Martillos o mazos quirurgicos

description: Pinza anatomica de Bakey de 15 cm

description: Pinza anatomica

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Pinza Foerster curva de 22 cm

description: Pinza Foerster

description: Tijeras Metzembaum curva de 22 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Elevador de Penfield

description: Elevador de Penfield

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Tijera de Pots recta de 14 cm

description: Tijera quirúrgica recta

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijera Mayo curva de 18 cm

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Laringoscopio Adulto

description: Laringoscopio Adulto

description: Laringoscopios o accesorios

description: Pinza Backok recta de 22 cm

description: Pinza Backok

description: Balanza con altimetro

description: Balanza con altimetro

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Porta aguja vascular de 22 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Pinza Foerster rectas de 22 cm

description: Pinza Foerster

description: Porta aguja vascular de 14 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Tijeras Metzembaum curva de 14 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Dilatadores Vasculares

description: Dilatadores Vasculares

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Porta aguja Cryle de 12 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Tijera Mayo curva de 22 cm

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Pinza anatomica

description: Pinza Cistica curva de 14 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Pico de aspiracion fino N° 9

description: Pico de aspiracion

description: Sondas de drenaje para la aspiracion quirurgica

description: Porta aguja vascular de 18 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Tijera de Pots recta de 18 cm

description: Tijera quirúrgica recta

description: Tijeras quirurgicas

description: Porta aguja Hegar de 22 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Pinzas Allis recta de 22 cm

description: Pinzas Allis

description: Pinza Kocher  recta de 22 cm

description: Pinza Kocher

description: Estetoscopio Manual

description: Estetoscopio Manual

description: Estetoscopio mecanico o accesorios

description: Pinza recta punta angulada

description: Pinza recta

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza de Agarre

description: Pinza de Agarre

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Pinza gubia

description: Pinza gubia

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza gubia

description: Pinza gubia

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Pinza de Agarre

description: Pinza de Agarre

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Microscopio binocular

description: Microscopio binocular

description: Microscopios compuestos ligeros binoculares y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Electrobisturi

description: Electrobisturi

description: Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Equipo Revelador de Placa

description: Equipo Revelador de Placa

description: Equipos Toners o reveladores

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Chasis para pelicula radiografica

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Desfibrilador

description: Desfibrilador

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Respirador de alta frecuencia

description: Respirador con filtro

description: Respiradores

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Ecografo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Fluxometro

description: Fluxometro

description: Cajas de valvulas o valvulas de cierre de gas medico y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Centrifuga de laboratorio refrigerada

description: Centrifuga de laboratorio refrigerada

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Cardiodesfibrilador

description: Cardiodesfibrilador

description: Mesa de instrumental

description: Mesa de instrumental

description: Mesas de procedimiento de la sala de operacion o accesorios o productos relacionados

description: Pistola Neumatica- Uso Medico

description: Pistola Neumatica- Uso Medico

description: Monitores de oxigeno o suministros

description: Mesa Quirurgica

description: Mesa Quirurgica

description: Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

description: Sierra oscilante quirurgica

description: Sierra oscilante quirurgica

description: Sierras quirurgicas o taladros o impulsores de clavija neumaticos o de pila o electricos o accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Vacuometro

description: Vacuometro

description: Manometros para laboratorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

description: Retractores cardiovasculares o toracicos y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Baño maria para laboratorio

description: Baño maria para laboratorio

description: Equipo de calentamiento o secado, o accesorios

description: Mesa Quirurgica

description: Mesa Quirurgica

description: Halo Cefalico

description: Halo Cefalico

description: Concentradores de oxigeno

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Maquina de anestesia

description: Maquina de anestesia

description: Equipos para anestesia y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Oximetro de pulso

description: Oximetro de pulso

description: Oximetros de pulso

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Accesorios para productos de administracion de oxigenoterapia o sus suministros

description: Bomba de Infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bombas de infusion intravenosa con jeringa

description: Silla de ruedas

description: Silla de rueda cromada

description: Sillas de ruedas

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Camilla con ruedas

description: Camilla con ruedas

description: Camillas de paciente o accesorios de camilla

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1290703728599.pdf

title: resolucion_1293536992217.zip

title: 22 - Mesa de quirofano

title: 52 - Set de Instrumental para cirugia pediatrica

title: 35 - Microscopio

title: 57 - Set de Instrumentales para endoscopio

title: 25 - Incubadora de terapia

title: 43 - Pistola neumatica

title: 53 - Set de Instrumentales para cirugia vascular

title: 9 - Cardiodesfibrilador

title: 20 - Histeroscopio

title: 31 - Chasis radiologico

title: 45 - Sellador de polietileno

title: 47 - Instrumentales para cirugia menor

title: 40 - Halo cefalico

title: 2 - Laringoscopios

title: 49 - Set de instrumental para Urologia

title: 38 - Camilla

title: 5 - Vacuometros

title: 30 - Revelador de placas

title: 4 - Reductor de oxigeno

title: 26 - Incubadora de traslado

title: 17 - Mesas

title: 7 - Desfibrilador

title: 10 - Collar Cervical

title: 18 - Resucitador manual

title: 54 - Set de Instrumentales para cirugia abdominal

title: 32 - Ecografo

title: 3 - Fluxometros

title: 21 - Centrifuga

title: 42 - Bomba extracorporea

title: 23 - Respiradores

title: 56 - Set de Instrumental para labio leporino

title: 28 - Maquina de anestesia

title: 41 - Baño Maria de Laboratorio

title: 55 - Set de Instrumental para Artroscopio

title: 1 - Estetoscopio

title: 37 - Luminoterapia

title: 39 - Silla de ruedas

title: 19 - Electrobisturi

title: 13 - Bomba de infusion volumetrica

title: 15 - Aspiradores

title: 6 - Portasuero

title: 24 - Servocuna

title: 36 - Garrot

title: 48 - Set de instrumental para cirugia de traumatologia

title: 34 - Sierra

title: 12 - Bomba de infusion a jeringa

title: 51 - Set de Instrumental para cirugia de columna

title: 29 - Canastillas

title: 14 - Monitores

title: 27 - Balanzas

title: 16 - Carro de paro

title: 8 - Electrocardiografo

title: 11 - Oxímetro

title: 50 - Set de Instrumental para Proctologia

description: Torre para Histeroscopio

description: Torre para Histeroscopio

description: Resectoscopios

description: Pinza caliente para Biopsia de la mucosa

description: Pinza para Biopsia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para Biopsia

description: Pinza para Biopsia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Compas Quirurgico

description: Compas Quirurgico

description: Instrumentos quirurgicos de marcar de uso general

description: Regla quirurgica

description: Regla quirurgica

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Pinzas Backaus  de 9 cm

description: Pinzas Backaus

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica mosquito curva

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica mosquito

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Tijera de Stevens curva (tipo iris punta fina)

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijera de Jhosep curva (tipo iris punta fina)

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza Adson

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Micro Adson con diente

description: Pinza Adson

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica sin diente de Backey de 20 cm

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica sin diente de 20 cm

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica con diente de 20 cm

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Adson sin diente

description: Pinza Adson

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Adson con diente

description: Pinza Adson

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Porta aguja de metal de Sarot de 13 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja de metal de Sarot de 15 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja de metal de Sarot de 20 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Decolador Roger

description: Decolador Roger

description: Disectores quirurgicos

description: Abre boca metalico

description: Abre boca metalico

description: Accesorios de instrumentos dentales

description: Pinza para artroscopia corte completo de 3.5 mm de longitud útil

description: Pinza para artroscopia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para artroscopia corte completo de 3.5 cm, 13 cm de longitud útil

description: Pinza para artroscopia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para Menisco

description: Pinza para Menisco

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para artroscopia Tester o palpador recta de 18 cm

description: Pinza para artroscopia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza de Agarre Basket recta ancha de 18 cm

description: Pinza de Agarre

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza de Agarre Basket curva derecha de 18 cm

description: Pinza de Agarre

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para artroscopia Basket

description: Pinza para artroscopia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza recta de 10 cm N° 47

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza recta de 10cm N° 9

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza recta de 10 cm N° 16

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza recta de 10 cm N° 28

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Trocar

description: Trocar

description: Trocares quirurgicos para uso general o accesorios

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Mango de bisturi

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Martillos Quirurgicos

description: Martillos Quirurgicos

description: Martillos o mazos quirurgicos

description: Separador de Doyen grande

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Separador de Doyen mediano

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Separador Gosset con separador suprapubica grande

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Separador Gosset con separador suprapubica mediana

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Separador Gosset con separador suprapubica pequeña

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Pinza Foerster rectas de 22 cm

description: Pinza Foerster

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Foerster curva de 22 cm

description: Pinza Foerster

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador Richarson curva de 22 cm

description: Separador Abdominal

description: Separadores quirurgicos

description: Pinza Jeans Louis con diente curvas de 22 cm

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Jeans Louis con diente rectas de 22 cm

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinzas Allis recta de 22 cm

description: Pinzas Allis

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Backok recta de 22 cm

description: Pinza Backok

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza bengolea curva de 22 cm

description: Pinza bengolea

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinzas Cisticas curva de 22 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica sin diente recta de 22 cm

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica  con diente recta de 22 cm

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica  con diente recta de 14 cm

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Kocher  recta de 22 cm

description: Pinza Kocher

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinzas Backaus  recta de 13 cm

description: Pinzas Backaus

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Porta aguja Hegar de 17 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja Hegar de 22 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Tijera Mayo curva de 14 cm

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijera Mayo curva de 18 cm

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijera Mayo curva de 22 cm

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras Metzembaum curva de 14 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras Metzembaum curva de 18 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras Metzembaum curva de 22 cm

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Dilatadores Vasculares venoso con irrigador grande

description: Dilatadores Vasculares

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Pico de aspiracion fino N° 9

description: Pico de aspiracion

description: Sondas de drenaje para la aspiracion quirurgica

description: Dilatadores Vasculares

description: Dilatadores Vasculares

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Porta aguja Castroviejo de 12 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja Goya de 12 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja Cryle de 12 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Pinza anatomica de Bakey de 15 cm

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Elevador de Penfield

description: Elevador de Penfield

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Tijera de Pots recta de 18 cm

description: Tijera quirúrgica recta

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijera de Pots recta de 14 cm

description: Tijera quirúrgica recta

description: Tijeras quirurgicas

description: Porta aguja vascular de 22 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja vascular de 18 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja vascular de 14 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Pinzas Cisticas curva de 18 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza recta punta angulada

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Cistica curva de 14 cm

description: Pinzas Cisticas

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Pinza recta

description: Pinza recta

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Backok

description: Pinza Backok

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Tijera recta

description: Tijera quirúrgica recta

description: Tijeras quirurgicas

description: Separador de Denis Braum, pediatrico (juego)

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador de finichetto grande

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador de finichetto mediano

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador de finichetto pequeño

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador Cielnielsem

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Adson con diente de 12 cm

description: Pinza Adson

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza hemostatica curva de 12 cm

description: Pinza hemostatica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza mosquito  curva de 12 cm

description: Pinza mosquito

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Kocher  de 14 cm

description: Pinza Kocher

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Porta aguja de Sharot de 14 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Porta aguja de Hegar de 14 cm

description: Porta aguja de metal

description: Porta agujas

description: Pinza sacabocado

description: Pinza sacabocado

description: Bisturies, cuchillas, tijeras o pinzas para cirugia oftalmologica, o accesorios

description: Pinza sacabocado

description: Pinza sacabocado

description: Bisturies, cuchillas, tijeras o pinzas para cirugia oftalmologica, o accesorios

description: Pinza sacabocado

description: Pinza sacabocado

description: Bisturies, cuchillas, tijeras o pinzas para cirugia oftalmologica, o accesorios

description: Legra Neurologica

description: Legra Neurologica

description: Raspas quirurgicas

description: Legra Neurologica

description: Legra Neurologica

description: Raspas quirurgicas

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Pinza Kerrison

description: Pinza Kerrison

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Kerrison

description: Pinza Kerrison

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Regla quirurgica

description: Regla quirurgica

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Pinza gubia de pato de 22 cm de largo

description: Pinza gubia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador de Gelpi de 18 cm punta fina

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Elevador de Penfield curva con espátula de 22 cm

description: Elevador de Penfield

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Pinza Kerrison angulada punta abierta

description: Pinza Kerrison

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza gubia chica de 22 cm de largo punta fina

description: Pinza gubia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza gubia grande de 22 cm de largo punta redonda

description: Pinza gubia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Anoscopio con separador

description: Anoscopio

description: Anoscopios o proctoscopios

description: Kit Aplicador de venda

description: Kit Aplicador de venda

description: Aplicadores de bandas ligadoras quirurgicas o bandas o productos relacionados

description: Pinza para Biopsia

description: Pinza para Biopsia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Electrodo para coagulacion con bola

description: Electrodo para coagulacion con bola

description: Analizadores de electrolitos

description: Asa de corte para urologia

description: Asa de corte para urologia

description: Instrumentos urologicos

description: Pinza para Biopsia urológica

description: Pinza para Biopsia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Cureta quirurgica

description: Cureta quirurgica

description: Curetas quirurgicas

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Escoplo Quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza gubia

description: Pinza gubia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza gubia

description: Pinza gubia

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza de Agarre

description: Pinza de Agarre

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza de Agarre

description: Pinza de Agarre

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Separador para cirugía

description: Separador para cirugía

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza Cizalla

description: Pinza Cizalla

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza anatomica

description: Pinza anatomica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Mango de bisturi de acero inoxidable

description: Mango de bisturi

description: Bisturies de laboratorio

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras Metzembaum

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijera de mayo de 15 cm curva

description: Tijera quirúrgica curva

description: Tijeras quirurgicas

description: Pinza Kocher rectas de 15 cm

description: Pinza Kocher

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza hemostatica

description: Pinza hemostatica

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Cajas para instrumental

description: Cajas para instrumental

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Sellador para Esterilizacion

description: Sellador para Esterilizacion

description: Selladores de calor de esterilizacion

description: Pistola Neumatica- Uso Medico

description: Pistola Neumatica- Uso Medico

description: Monitores de oxigeno o suministros

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

description: Maquina de Circulacion Extracorporea

description: Retractores cardiovasculares o toracicos y accesorios

description: Baño maria para laboratorio

description: Baño maria para laboratorio

description: Equipo de calentamiento o secado, o accesorios

description: Halo Cefalico

description: Halo Cefalico

description: Concentradores de oxigeno

description: Silla de ruedas

description: Silla de rueda cromada

description: Sillas de ruedas

description: Camilla con ruedas

description: Camilla con ruedas

description: Camillas de paciente o accesorios de camilla

description: Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Garrot neumatico para miembro superior / Inferior

description: Garrot neumatico para miembro superior / Inferior

description: Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

description: Garrot neumatico para miembro superior / Inferior

description: Garrot neumatico para miembro superior / Inferior

description: Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

description: Microscopio binocular

description: Microscopio binocular

description: Microscopios compuestos ligeros binoculares y accesorios

description: Sierra oscilante quirurgica

description: Sierra oscilante quirurgica

description: Sierras quirurgicas o taladros o impulsores de clavija neumaticos o de pila o electricos o accesorios

description: Ecografo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

description: Chasis para pelicula radiografica 35 x 43

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis para pelicula radiografica 35 x 35

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis para pelicula radiografica 30 x 40

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis para pelicula radiografica 24 x 34

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis para pelicula radiografica 18 x 24

description: Chasis para pelicula radiografica

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Equipo Revelador de Placa

description: Equipo Revelador de Placa

description: Equipos Toners o reveladores

description: Bandeja para Esterilizar

description: Bandeja para Esterilizar

description: Bandejas o contenedores de esterilizacion

description: Maquina de anestesia

description: Maquina de anestesia

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Balanza con altimetro

description: Balanza con altimetro

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Balanza con altimetro

description: Balanza con altimetro

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Balanza electronica pediátrica

description: Balanza electronica

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Incubadora standart cerrada de cuidado intensivo

description: Incubadora standart cerrada de cuidado intensivo

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Incubadoras de Terapia Intensiva

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Servocuna de cuidados intensivos

description: Servocuna

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Respirador de alta frecuencia

description: Respirador con filtro

description: Respiradores

description: Mesa Quirurgica

description: Mesa Quirurgica

description: Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

description: Centrifuga de laboratorio refrigerada

description: Centrifuga de laboratorio refrigerada

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

description: Electrobisturi

description: Electrobisturi

description: Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitadores y Accesorios o componentes

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitadores y Accesorios o componentes

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

description: Resucitadores y Accesorios o componentes

description: Mesa de instrumental

description: Mesa de instrumental

description: Mesas de procedimiento de la sala de operacion o accesorios o productos relacionados

description: Mesa Quirurgica

description: Mesa Quirurgica

description: Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Monitor de signos vitales

description: Monitor de signos vitales

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Bomba de Infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bombas de infusion intravenosa con jeringa

description: Oximetro de pulso

description: Oximetro de pulso

description: Oximetros de pulso

description: Collar cervical

description: Collar cervical

description: Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

description: Cardiodesfibrilador

description: Cardiodesfibrilador

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Desfibrilador

description: Desfibrilador

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Vacuometro

description: Vacuometro

description: Manometros para laboratorios

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Accesorios para productos de administracion de oxigenoterapia o sus suministros

description: Fluxometro

description: Fluxometro

description: Cajas de valvulas o valvulas de cierre de gas medico y accesorios

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopio Adulto

description: Laringoscopio Adulto

description: Laringoscopios o accesorios

description: Estetoscopio Manual

description: Estetoscopio Manual

description: Estetoscopio mecanico o accesorios

title: Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: addenda5_1281454991178.pdf

title: addenda_no__7_1282747764078.pdf

title: cgc_subasta.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios por Subasta

title: addenda_no__6_1282061577594.pdf

title: addenda_2_1279632727343.pdf

title: iao_subasta.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios por Subasta

title: pliegosbe_eqmedicos_1278612525309.pdf

title: addenda_1_1278954677921.pdf

title: addenda_3_1280236490751.pdf

title: addenda_4_1280849951348.pdf

title: ITEM35: Maquina de anestesia:

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta: En las especificaciones no se citaron todos los gases halogenados que el  analizador de gases de la máquina de anestesia debe medir, favor indicar. También aclarar si el analizador de gases debe medir valores inspirados de Oxido Nitroso, FiO2, capnometría y capnografía.

Consulta: Favor aclarar si el circuito paciente para pediátricos se refiere a circuitos de sección de 10mm que normalmente son utilizados con pacientes neonatos e infantes.

Consulta: Favor aclarar si los circuitos respiratorios deben ser siliconados y autoclavables.

Consulta: Favor aclarar si el monitor que acompaña la máquina debe poseer la capacidad de medir dos canales de temperatura, ya que solicitan 2 sensores de piel no invasivos y 2 sensores de piel invasivos o esofágicos. De esta manera, se podrán medir dos temperaturas: central y periférica (T1, T2) y Temperatura diferencial. Estos parámetros son relevantes para la detección del stress térmico durante la anestesia.

Consulta: Favor aclarar la cantidad de pomos de gel solicitados, se solicita uno o dos de 500g.

Consulta: La Cal Sodada viene en paquetes o recimientes de 1kg no en paquetes de 5kg, favor aclara la cantidad solicitada.

Consulta: Favor corregir la especificación ?puerto de USB con 6 entradas, si es necesario? ya que no corresponde a las especificaciones de una máquina de anestesia.

Consulta: Favor aclarar si el ventilador debe poder trazar las curvas de Presión x tiempo para ventilación Control por Volumen y de Flujo x tiempo para ventilación por Control de Presión.

Consulta: En las especificaciones se solicita un manifold para 3 vaporizadores, pero la mayoría de las máquinas de anestesia vienen con una manifold para 2 (02) vaporizadores que seria la configuración más común y standard. Se consulta si se puede cotizar un manifold para 2 vaporizadores.

Consulta: Se consulta si se considerar la valvula de Bypass de CO2 como opcional.

title: ítem 12 ?Oxímetro de pulso?

answer: Ver Addenda.

description:
solicita pantalla de 10" como mínimo .
Creemos que hay un error pues ese tamaño de pantalla es para un monitor con 4 o 5 curvas en pantalla. Normalmente los Oxímetros cuando poseen pantalla es entre 3 y 4 ". Favor aclarar

title: GRUPO 48

answer: Se mantienen las especificaciones tecnicas.

description: ITEMS 74- 75 ? 78 ? 83 ? 84 ? 85 ? 86 -89 ¿Podrían proveer mayores datos, como por ejemplo: medida, forma, nombre del autor, etc?

title: GRUPO 8 ? ITEM 9: ELECTROCARDIOGRAFO

answer:
Donde dice: Doce derivaciones.... SE REFIERE A 10 SEGUMENTOS O TEST DE MEMORIA (CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO).

Donde dice: Cable paciente de diez derivaciones.... SE REFIERE A LOS 6 CABLES PARA LOS ELECTRODOS DE SUCCIÓN TORÁCICA Y 4 CABLES PARA LOS ELECTRODOS DE LAS EXTREMIDADES.

Donde dice: Dos programas definidios.... Se refiere a 1 forma de trazos para las 12 derivaciones.

No se necesita impresora adicional.

En cuánto a la consulta de la pantalla, se mantienen las especificaciones te´cnicas.

En cuánto a la sugerencia de equipos con funcion de interpretación en español y reporte, no se necesita de éstas características.

Las demás consultas fueron tenidas en cuenta para la Addenda.

description:
El tamaño de la pantalla LCD,  ¿podría ser de 64 x 128 puntos?
Donde dice: Doce derivaciones standard de adquisicion simultanea, 10 seg. de memoria. ¿ A que se refiere al decir 10 segundos de memoria?
Donde dice: Frecuencia de Muestreo: 1000 Hz, esto se refiere a la frecuencia máxima. ¿Se podría cotizar con frecuencia de muestreo minimo de 500 Hz?
Donde dice: Resolución digital 5 pV LSB. Por favor, aclarar si se refiere al conversor analógico digital, o al amplificador.
Donde dice: Cable-paciente de diez derivaciones. ¿Esto se refiere a los 6 cables para los electrodos de succion torácico y 4 cables para los electrodos de las extremidades?

Donde dice: Dos programas definidos de usuario para conseguir diferentes formatos de impresión. ¿Esto se refiere a la posibilidad de impresión en 1 o 3 formas de trazos para las 12 derivaciones?

Donde dice: Impresora para impresión en blanco y negro. Los equipos ya cuentan con impresora incorporada. ¿Ustedes están solicitando una impresora adicional?

title: Docuemntos Formales 2.3

answer: Ver Addenda.

description: Constancia del Registro de Habilitacion del Servicio tecnico, para oferentes que ofertan unicamente instrumentales, estetoscopios, perforadores electricos, muebles o productos de minima complejidad se podria eliminar este punto?. Ya que el mismo tiene sentido unicamente para oferentes de equipo complejos y de alta complejidad que requieran mantenimiento y/o reparaciones continuas. En su lugar se podria presentar la constancia de habilitacion expedida por el MSPyBS. Favor aclarar

title: Grupo 14 - Item 15 - Monitor Multiparamétrico

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta: Solicitan que se puedan realizar mediciones de PNI (Presión no invasiva) por dos canales. Normalmente los monitores multiparamétricos solo tienen un canal de medición de PNI.
Se pueden cotizar equipos que tengan un canal de PNI.

title: ITEM 37 REVELADOR AUTOMATICO APRA PLACAS RADIOGRAFICAS

answer: Puede ser por sistema de secado. Ver Addenda.

description: Solicitan secador de placas por infrarrojo.  Esta caracerística no es la reunida por todos los oferentes del mercado, por lo tanto solictamos se admitan los que ofrezcan secador por infrarrojo u otro sistema de secado. Siendo que cualqueira de los sistemas,  el resultado será de igual beneficio.

title: Set de Histeroscopia y presentacion de oferta

answer:
la torre de histeroscopia debe ser compatible con la marca Storz. El monitor debe ser de uso médico.

Las ofertas serán adjudicadas por Lotes, considerandose cada Grupo como Lote. Igualmente el oferente debe cotizar en la carga de precios el precio unitario y entrar a competir por el total.

description:
A quien corresponda,

Acercamos nuestras consultas con referencia a la Licitación Pública Nacional No. 08/2010
Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos

Grupo 20        Consulta

Histeroscopia
Torre para histeroscopía.-
Longitud focal = 25-50 mm (2x).-        Puede ser distancia focal de 12 a 26 mm o 21 a 36 mm, o de 32 mm? Dichas epsecificaciones dirijen a una sola marca en el mercado.
Un monitor pantalla plana LCD de alta resolución de 14".    El monitor debe ser de uso medico? Con resolución por lo menos de 1028 x 768?

Solicitamos aclarar si las ofertas serán adjudicadas por grupo o por ítem. Por ejemplo, en el lote o grupo 55 no contamos con todos los ítems citados, en este caso no nos deberíamos de presentar ya que no tenemos la totalidad del grupo o lote? El hecho confunde ya que en la lista de precios solicita poner el precio individual de cada ítem.

title: Grupo Nº43 Pistola neumatica

answer:
1. Se refiere a que debe ser visible con el intensificador de imágenes, o sea deben ser radioopacos.
2. La fresa simple y el fresado acetabular e intramedular son las mismas cosas.

description:
En el detalle de las especificaciones tecnicas dice: Accesorios incluidos: 1 Adaptador radiotransparente, a que se refiere exactamente este punto, que adaptador es?
El adaptador de anclaje rapido para fresa triple no es acaso el mismo que el de fresado acetabular e intramedular?
Favor aclarar ambos puntos

title: GRUPO 33. ITEM N° 44 ECOGRAFO OBSTETRICO Y ABDOMINAL

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta 1:

Donde dice "Transductores lineales de frecuencia dual para exámenes abdominales y gineco-obstétricos"
Los transductores lineales para uso en estas aplicaciones son actualmente muy poco utilizadas debido a que a la hora de hacer este tipo de estudios es mejor el uso de transductores de arreglo convexo. Recomendamos eliminar este punto y solicitar para el efecto solo dos transductores convexo externo y convexo endocavitario.

Consulta 2:
Donde dice "Transductor convexo con frecuencia de 3,5 Mhz"

Se solicita modificar este ítem por transductores multifrecuenciales convexos con frecuencia dual de 3,5 y 5,0 Mhz, de manera a aprovechar el equipo utilizando transductores multifrecuenciales.

Consulta 3:
Donde dice "Transductor convexo endocavitario 6,5 Mhz."

Se solicita modificar este ítem por transductores multifrecuenciales convexos endocavitarios con frecuencia dual de 6 y 8 Mhz de manera a aprovechar el equipo utilizando transductores multifrecuenciales.

Consulta 4:
Se recomienda que el equipo cuente con dos puertos activos para transductores de manera a resguardar los  conectores de los transductores ya que los mismos no estarán siendo conectados y desconectados todo el tiempo, y por otro lado agilizar el trabajo del médico a la hora de realizar los estudios.

Consulta 5:
Favor aclarar si el equipo deberá tener video printer blanco y negro.

title: Ítem 35 ? Máquina de anestesia

answer:
Ver Addenda. En los puntos:
Manuales? Deben ser en español.

description:
Consulta 1: Donde se refiere al absorvedor, dice : ?analizador de gases tanto para CO2 como de agentes halogenados (sevoflurano, iso??. Sin embargo, en donde se refiere al monitor, describe todos los parámetros necesarios pero no hacer referencia a agentes halogenados. Por favor confirmar si se requiere o no este parámetro ya que encarece bastante el producto a cotizar?

Consulta 2: Donde se refiere al absorvedor, dice ??con capacidad de 500 grs. Por favor confirmar si se requiere que el absorvedor sea de doble canister y si cada canister debe tener una capacidad mínima de 500 grs.

Consulta 3: Donde se refiere a los accesorios, sugerimos aumentar a 50 la cantidad de kit para capnografía ya que son productos  semi-descartables.

Consulta 4: Donde solicitan los manuales técnicos, solicitamos se permita entregar los mismos en idioma ingles.

title: GRUPO 27 ? ITEM 32: BALANZA ELECTRONICA PEDIATRICA

answer: Ver Addenda.

description: A fin de dar mayor oportunidad a la participación de probables oferentes solicitamos permitan la cotización de Balanzas con ?Graduacion de 5 gramos? y con plataforma cuyas medidas son 54 x 30cms.

title: GRUPO 26 ? ITEM 31: INCUBADORA PARA TRASLADO

answer: Ver Adenda.

description:
En donde dice Cúpula de acrílico de doble pared, con techo en cúpula de una sola pieza, con 4 puertas rebatibles a 180º, 2 de terapia intensiva con 2 portillos ovales cada una y dos puertas auxiliares para los procedimientos menores, 8 pasa cánulas, 2 en cada vértice del equipo para el ingreso de sensores, tubuladuras y otros.
En esta descripción observamos que es de una incubadora de una marca específica, solicitamos tomar estas características como referenciales.
Solicitamos se pueda cotizar incubadoras con cúpula de acrílico con pared doble y puertas de acceso frontal y lateral, con abertura basculante para abajo. Con dos puertas con puño elástico en la puerta interna frontal y una puerta con puño elástico en la puerta lateral, con pasa cánulas en cada vértice, para el ingreso de sensores, tubuladuras y otros.

En donde dice Posiciones de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg continuos, accionados eléctricamente, hasta un ángulo de +/- 15º, con posicionamiento horizontal automático de la cuna.
Solicitamos se pueda cotizar incubadoras con cuna fija (sin movimiento), estas posiciones mencionadas son utilizadas en una incubadora de cuidados intensivos, y creemos que con estas posiciones se crearía inestabilidad por los movimientos propiamente dichos de la ambulancia, o el transporte a utilizar
En donde dice sobrepico de temperatura: 0,5°C. Solicitamos se pueda cotizar con un sobre pico de 0,8°C.
En donde dice velocidad de calentamiento: aprox. 10°C cada 30 minutos. Solicitamos se pueda cotizar con una velocidad de calentamiento aproximado 10°C cada 45 minutos
En donde dice Nivel de ruido: 50dB o menos. Solicitamos se pueda cotizar con un nivel de ruido máximo de 60dB.

title: GRUPO 11 ? ITEM 12: OXIMETRO DE PULSO

answer: Ver Addenda.

description:
Dice pantalla de 10? como mínimo.
A fin de dar mayor oportunidad a la participación de probables oferentes solicitamos permitan cotizar Oximetros con pantalla a partir de 6 pulgadas, que igualmente permiten la visualización de las curvas plestimograficas y los datos numéricos en forma clara y legible.

title: Item 31 Desfibrilador

answer: SE mantienen las especificaciones tecnicas.

description: Entre los accesorios solicitan dos pares de paletas para desfibrilación externa y un par de paletas para desfibrilación interna. Como las paletas de desfibrilación externa son de muy larga durabilidad sugerimos se solicite un solo par y se solicite dos pares de paletas internas puesto que estas vienen en muchas medidas.

title: GRUPO 51

answer: Se mantienen las especificaciones técnicas.

description: ITEMS 104- 105 ? 106 ? 117 ? 118 -119 ¿Podrían proveer mayores datos, como por ejemplo: medida, forma, nombre del autor, etc?

title: Grupo Nº5 Regulador y reductor de oxigeno

answer: Ver Addenda.

description: En las especificaciones tecnicas requiere un frasco humidificador de plastico de 300ml, favor cambiar esta medida ya que la medida estandard de los humidificadores es de 250ml, ademas en el item anterior flujometro con humidificador lo solictan de 250ml.

title: GRUPO 18 ? ITEM 21: RESUCITADORES

answer: SE mantienen las especificacinoes tecnicas.

description: A fin de dar mayor oportunidad a la participación de probables oferentes solicitamos permitan la cotización de resucitadores con capacidad desde 1600ml hasta 2000ml. A partir de esta medida ya se cumple con los requerimientos de una persona adulta.

title: ITEM 37 REVELADOR AUTOMATICO PARA PLACAS RADIOGRAFICAS

answer: Ver Addenda.

description:
Solicitamos que en este punto sea incluido Secador de Peliculas por infrarrojos y/o Aire Caliente. Ya que esto depende de la tecnologia de cada fabricante. Obs. No hay Fabricante que tenga secado unicamente por INFRARROJOS. En este caso las especificaciones tecnicas de este pliego corresponden a la procesardora Classic E.O.S. de AGFA que ademas del Secador Infrarojos utiliza tambien Aire Caliente para el secado.

Solicitamos eliminar este punto ya que no corresponde que la procesadora tenga una UPS para funcionar 30 minutos siendo que los equipos de Rayos-X debido al alto consumo de corriente electrica no tienen UPS. Al no haber Equipos de Rayos-X en funcionamiento en caso de corte de energia electrica tampoco tendria sentido que las procesadoras si lo tengan ya que no se podran realizar placas de Rayos-X.

CONSULTA SOBRE ACCESORIOS:
Solicitan que los liquidos revelador y fijador sean de la misma marca que el equipo.  Solciitamos excluir este requerimiento siendo que es irrelevante la marca de los liquidos para la obtenciòn de un buen resultado en el revelado cuando lso liquidos utilizados (de cualquier marca) son de buena calidad garantizada y con certificaciones internacionales de calidad, lo cual los hace compatibles con cualquier marca de procesadoras

title: Garantía

answer: La garantía será de 2 dos años.

description: En las especificaciones técnicas de los ítems: 15, 16, 28, 29, 30 y 35, existe una contradicción en el tiempo de garantía requerido para los equipos, ya que solicitan por un lado 1 (un) año de garantía y luego solicitan 2 años de garantía. Solicitamos que el tiempo de garantía requerido para los equipos de los ítems N° 15, 16, 28, 29, 30, y 35 sea de 1 (un) año, que es el plazo que normalmente los fabricantes ofrecen y ya viene incluido en el precio del equipo. Extender este plazo a dos años encarecería el monto de la oferta.

title: Documentos adicionales a la oferta 2.4.3

answer: Ver Adenda.

description: Copias de Contratos ejecutados de provision o facturacion de bienes similares a lo ofertado por un monto equivalente al 35%, se podria eliminar la frase bienes similares, ya que esto es muy limitativo, se deberia aceptar contratos de bienes correspondientes al rubro de la contratacion, es decir instrumentales o equipos medicos varios en general.

title: Item 43

answer:
Ver Addenda.
En lo que respecta a la función EcoStress, el mismo es solicitado como parte integrante del software, conforme las especificacioens técnicas.

description:
-	Donde dice ?Diseño acorde a normas VDE 0730 + 0720 y supresión VDE 0875?
Solicitamos aclarar este punto ya que no es una norma generalizada y parece diereccionar las especificaciones a una marca en particular.

-	Donde dice ?Canales de procesamiento no menos de 1020, no multiplexados?
Considerando las aplicaciones solicitadas y el transductor tranesofagico pediátrico, el equipo solicitado deberá ser de altas prestaciones, por lo que recomendamos solicitar un equipo con por lo menos 9.216 canales de procesamiento digital, para asegurar la mejor calidad de imagen y adquisición del espectro Doppler en las aplicaciones cardiacas en adultos y pediátricos.

-	Donde dice ?Capacidad para utilizar transductores multifrecuenciales?
Se solicita poder ofertar transductores con tecnología broadband (de banda ancha), esta tecnología permite que el transductor utilice todas las frecuencia en un rango definido, lo que  le permite tener mejor  resolución espacial al utilizar todas las frecuencias.

-	Donde dice ?Transductor transesofagico pediatrico sectorial electrónico multi-frecuencia banda ancha de 2 a 4 MHz?
Ya que este transductor será utilizado para aplicaciones pediátricas cardiológicas, la recomendación es que el rango de frecuencia sea de por lo menos 3 a 8 MHz.

-	Respecto a la tecnología d elos transdcutores:
Los transductores pueden ser multifrecuenciales o de banda ancha, pero no ambas tecnolgias, como se puede leer en los transductores especificados.
Esto se debe a que los transductores de banda ancha trabajan en toda la banda no importa la profundidad de las estructuras,  va a emitir en todas las frecuencias de forma que se pueda obtener mejor resolución espacial. Cuando uno cambia la frecuencia lo que hace es priorizar una, pero no deja de transmitir en las otras frecuencias.
Cuando se tiene un transductor multi frecuencia, transmite en varias bandas de frecuencias (deja a fuera algunas intercaladamente) al elegir la frecuencia de transmisión deja de transmitir en las otras frecuencias. Son frecuencias fijas de trabajo.
Solicitamos que los transducotres solicitados queden de la siguiente manera:
Transductor sectorial electronico banda ancha de 2 a 4 MHz
Transductor transesofagico banda ancha con frecuencia de 2 a 7 MHz
Transductor ciego para aplicaciones cardiologicas
Transductor transesofagico pediatrico sectorial electrónico banda ancha de 3 a 8 MHz

-	Se menciona la función de eco estrés, esta deberá estar incluida en las herramientas del sistema?

Donde dice ?Dispositivos de almacenamiento externo de informacion: unidad CD-RW?
Favor incluir unidad de CD y DVD RW para almacenamiento externo de la información.

-	Donde dice ?Incluir bateria y cargador?
Ya que no se especifica que el equipo sea portátil, se solicita eliminar esta especificación, pudiendo ser aumentado el tiempo de autonomía de la UPS( por lo menos una hora) de manera a dar mayor tiempo de trabajo sin alimentación de la red eléctrica.

title: Ítem 13 "Bomba a jeringa"

answer: Ver Addenda.

description:
Favor aclarar si se pueden cotizar bombas para jeringas
de 10 ? 20 y 50 ml

title: GRUPO 22 ? ITEM 27: MESA DE QUIROFANO RADIO TRANSPARENTE

answer: Ver Addenda.

description: Donde dice: Sistema manual de freno eléctrico hidráulico. Las mesas tienen distintos tipos de frenos: ?manual? o ?eléctrico? o ?hidráulico?, ninguna mesa tiene estos tres tipos de frenos a la vez. Por esta razón, solicitamos tengan a bien que aclarar que tipo de freno requieren.

title: Sobre el Grupo 8; item 9-Electrocardiografo

answer: Ver Addenda.

description:
En el pliego de base y condiciones se especifica idioma del menu operador en espanol.
Podria ser admitido electrocardiografos con el menu en el idioma Ingles con las mismas funcionalidades especificadas en el pliego de base y condiciones?

title: INSTRUMENTALES EN GENERAL

answer: Ver Addenda

description: Solicitamos que las medidas de los instrumentales tengan un rango de variacion de + - 2 cms.

title: Grupo 14, Item 15

answer: Ver Addenda.

description: En las Especificaciones Técnicas primeramente habla de pantalla color de 10" pero más adelante pide pantalla de 14". ¿A qué se refiere este último punto?

title: Grupo 7 - Item 8 - Desfibrilador

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta 1: Existen equipos de marca Japonesa que cuentan con pantalla color LCD/TFT de 5,7?en los que se visualizan muy bien todos los parámetros y curvas de ECG.
Se pueden cotizar equipos que tengan pantalla tipo LCD/TFT de 5,7?o más?

title: GRUPO 55

answer: Se mantienen las especificaciones tecnicas.

description: ITEMS 183- 184 ? 185 ? 186 ? 187 191 - 192 ? 193 ? 194 ¿Podrían proveer mayores datos, como por ejemplo: medida, forma, nombre del autor, etc?

title: ítem 18 "Carro de Paro"

answer: Debe ser todo de acero inoxidable. Ver Addenda.

description: en los datos técnicos solicita primero " fabricado en acero inoxidable?   luego fabricado en ?acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi ". Preguntamos si no será de acero inoxidable sólo  la mesada superior y el resto de acero carbono?

title: Especificaciones Técnicas Ítem 35 Máquina de Anestesia

answer: Se elimina este punto. Ver Addenda.

description:
En las especificaciones técnicas del Ítem 35, Máquina de Anestesia, solicitan:
?puerto de USB con 6 entradas, si es necesario?.
Solicitamos nos aclaren cual sería la aplicación de estos puertos USB ya que   no es usual en una máquina de anestesia.

title: GRUPO 43 ? ITEM 56:  PISTOLA NEUMATICA

answer:
Las piezas de mano tienen que ser canulada.
No es necesario que las pistolas sean compataibles con los equiops que se poseen

description: ¿Las pieza de mano debe ser canulada o no? ¿Las pistolas deben se compatibles con los equipos que poseen Uds.?

title: Aspirador portatil de secreciones

answer: Ver Addenda.

description: En el detalle de las especificaciones tecnicas dice con frasco lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 5 litros con tapa y conexion, se podria ofertar con dos frascos de 5 litros para una mayor capacidad de recoleccion?

title: item 19 "Mesa Rodante"

answer: Ver Addenda.

description:
solicitan mesa rodante de 0.90 m de ancho x 1,20 m de largo y 0.80 m de alto . Nos parece que puede haber un error en la
medida del ancho, normalmente son de 0,35 m a 0,45m. Podrían aclararlo ?

title: Grupo 8 - Item 9 - Electrocardiógrafo

description:
Consulta 1: Actualmente la mayoría de los electrocardiógrafos tienen pantalla LCD para verificación de curvas de ECG, configuraciones, etc. La pantalla es muy útil porque permite verificar que todas las derivaciones estén saliendo correctamente antes de realizar la impresión.
Sugerimos soliciten electrocardiógrafos con pantalla LCD de al menos 4,8? de 320 x 240 Dots.

Consulta 2: Actualmente la mayoría de los electrocardiógrafos cuentan con la función de interpretación y reporte que se imprimen al final de las doce derivaciones de ECG.
Sugerimos soliciten equipos con función de interpretación en Español y reporte.

title: Item 44 ECOGRAFO OBSTETRICO y ABDOMINAL

answer:
Consultas 1, 2, 3, se mantienen las especificaciones técnicas.
En los demás puntos, se modifican mediante Adenda No. 5

description:
1. Sugerimos modificar el requerimiento ?Panel de control con teclado cubierto de membrana táctil, joystick, mouse, etc. para introducción y regulación de los parámetros de medición y datos del paciente.? Por:
Equipo con tablero plegable que cubra completamente el monitor durante el transporte para su protección. Desplazamiento de cursores por trackball de al menos 1" de diámetro desarmable desde el exterior para su limpieza por el operador.

2.  Sugerimos modificar el requerimiento ?Unidad portátil y compacta con tecnología de barrido lineal, anular y arreglo curvo. La tecnología anular se refiere a uno
de los parámetros del equipo. Se pueden ofertar equipos con barrido anular o mejor.?
Por:  Unidad portátil y compacta con peso inferior a 10 Kg. con Beamformer digital de 16 canales  con focalización multizona, focos posicionables transmisión,  focos, combinados transmisión.

3. Sugerimos solicitar 2 Puertos para transductores de selección electrónica, Zoom 2x Picture in Picture que permite la magnificación de el área seleccionada, mientras mantiene la imagen de referencia, Optimizacion automática de Tejidos, para ajuste de la curva de gris automaticamente al presionar un boton
6 controles deslizables de ganancia TGC
Archivo  de imagenes estaticas de al menos 96 imagenes
Software para transferencia de imagenes de archivo a PC por cable
Cineloop de 64 cuadros minimo
Graficas de crecimiento fetal de hasta 4 fetos simultaneos
Reporte de Volumenes Foliculares
Capacidad de conexion a impresora HP LaserJet

4. Solicitamos eliminar el siguiente  requerimiento ya que este es propio de equipos antiguos ya en desuso ?Transductores lineales de frecuencia dual para exámenes
abdominales y gineco-obstétricos.?, actualmente los exámenes gineco - obstétricos son realizados con transductores convexos.

5. Solicitamos modificar el requerimiento ?Transductor de arreglo lineal: frecuencia dual 3.5 / 5.0 Mhz? por Transductor lineal con frecuencia de operación de 7.5 MHz.

6. Solicitamos modificar el requerimiento ?Transductor convexo de 3,5 Mhz? por:
Transductor convexo de frecuencia dual de 3.5 MHz/ 5.0 MHz.

title: GRUPO Nº 11. ITEM 12: OXIMETRO DE PULSO

answer: RESPUESTA: Se aclara que es un OXIMETRO PORTATIL;RESPUESTA: Ver Addenda.

description: Favor aclarar si lo que solicitan son OXIMETROS DE PULSO PORTATIL. De ser así, no corresponde a este tipo de equipo el siguiente texto que aparece en las especificaciones técnicas: .....con curva pletismográfica en pantalla de 10 " como mínimo. Módulo para oximetría....... Solicitamos que se aclaren estos puntos.

title: GRUPO N º 43 ÍTEM 56: PISTOLA NEUMÁTICA COMPAC.

answer: Ver Addenda

description: ?Compac? esta expresión favorece a una marca en particular (Synthes) y las especificaciones también, de manera a dar posibilidad de ofertar a otros oferentes solicitamos se puedan cotizar un producto similar que reúne las necesidades para los diferentes tipos de cirugías traumatológicas como ser, fracturas, prótesis, etc.

title: GRUPO 12 ? ITEM 13: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

answer: Se refiere al servicio de macro gotero, que va al equipo.

description: En la parte de Accesorios solicitan:"Línea de extensión o prolongador  estéril". Solicitamos aclarar si se refieren al servicio de macro gotero, que va del equipo al paciente.-

title: ITEM16: Monitor con signos vitales con capnógrafo

answer:
En cuánto a la capacidad de cálculos de
parámetros, no se solicita el cálculo RENAL.-

En cuánto al tamaño del monitor, se modifican mediante Addenda No. 5.

En cuánto a los gases, ver Addenda.

En la pregunta, "favor aclarar si el monitor debe poseer la conexión en red, la respuesta es NO DEBE TENER CONEXION EN RED.

En la consulta: "favor aclarar si el monitor debe poseer la capacidad de cálculo de dosificacion de fármacos" la respuesta es NO, SOLO DE GASES.

En cuánto a la consulta "Favor indicar si el monitor debe poseer capacidad para medir el Indice Biespectral BIS" la respuesta es NO ES NECESARIO QUE POSEA LA CAPACIDAD DE MEDIR EL INDICE BIESPECTRAL.

description:
Consulta: Favor aclarar si el display del monitor es del tipo touchscreen, color LCD.

Consulta: Favor aclarar si el monitor debe poseer capacidad de cálculos de parámetros hemodinámicos, de oxigenación, de ventilación y renales.

Consulta: En las especificaciones se solicita un monitor multiparamétrico de 12 pulgadas pero con capacidad para trazar 4 curvas. Considerando que el monitor va trazar curvas de: ECG, SPO2, RESP, TEMP y 2 PI (sin tener en cuenta gases anestésicos que también pueden ser trazados en curvas), se recomienda solicitar capacidad para trazar 6 curvas, porque para un monitor de 12 pulgadas trazar 4 curvas es subutilizar o subdimensionar la capacidad de trazado del display del monitor.
Resumiendo, en estas especificaciones se solicita adquirir señales biomédicas que representan 6 curvas con un display de 12 pulgadas, pero en la realidad, al mismo tiempo se limita el trazado a 4 curvas. Favor verificar.

Consulta: En las especificaciones no se citaron todos los gases halogenados que el  analizador de gases de la máq. de anestesia debe medir, favor indicar porque quedó incompleto. También aclarar si el analizador de gases debe medir valores inspirados de Oxido Nitroso, FiO2, capnometría y capnografía, recomendado para anestesia de bajo flujo y para salas de quirófano de media y alta complejidad.

Consulta: Favor aclarar si el monitor debe posee la capacidad de conexión en red sin la necesidad de un monitor central.

Consulta: Favor aclarar si el monitor debe poseer capacidad de cálculo de dosificación de fármacos.

Consulta: Favor indicar si el monitor multiparamétrico es del tipo modular, de forma que en el futuro el monitor pueda se expandido con otros parámetros, flexibilizando el uso del monitor y no limitándolo a algunos parámetros, como en es el caso de los  monitores preconfigurados.

Consulta: Favor indicar si el monitor debe poseer capacidad para medir el Indice Biespectral BIS.

title: Ítem 17 "Aspirador Portatil de Secreciones"

answer: Se mantienen las especificaciones técnicas en éste punto.

description:
Debido al gran tamaño que puede tener un aspirador con dos frascos de 5 lts. cada uno como se solicita, se pueden cotizar con 1
frasco de 5 lts. o 2 frascos de 2,5 lts.?

title: ítem 20 "Mesa para Instrumentales"

answer: Lo que se solicita es la mesa de Finochetto que es semicircular o riñonera.

description: En la descripcion de medidas  Dice : " manteniendo el estilo semicircular " , no debería decir : "manteniendo el estilo rectangular " ?

title: Item 43 ECOGRAFO CON SONDA TRANSESOFAGICA

answer:
1. Ajustarse a las especificaciones técnicas.-
2. Ajustarse a las especificaciones técnicas.-
3. Ajustarse a las especificacines tecnicas.-
4. Ajustrase a las especificaciones técnicas.-
5. Solo se modifica el tipo de almacenamiento externo (Ver Addenda) lo demás, ajustarse a las especificaciones técnicas.
6. La función Eco Stress es solicitada en el software de las especificaciones técnicas.
7. Ver Addenda.
8. Ver Addenda.
9. Ver Addenda,.
10. Ver Addenda.
11. Ajustarse a las especificaciones técnicas.
12. Ver Addenda.
13. Ver Addenda.

description:
1. Sugerimos modificar el requerimiento ?Pantalla gráfica de LCD color de 15 pulgadas (mínimo), panel de control: teclado alfanumérico que permita la introducción
de datos, mouse óptico o algún dispositivo para movimiento de puntero.? Por:
Pantalla gráfica de LCD color de 15 pulgadas plegable, con resolución mínima de 1600x1200, panel de control: teclado alfanumérico retroiluminado con ajuste  de iluminación, que permita la introducción de datos, Mouse óptico o algún dispositivo para movimiento de puntero.

2. Sugerimos modificar el requerimiento ?Canales de procesamiento no menos de 1020, no multiplexados? por: Beamformer con rango operativo de 1.7MHz a 18MHz, de 1024 canales.

3. Sugerimos solicitar 6 controles de ganancia deslizables TGC, 1 Salida VGA, integrada en consola para conexión de proyectores.

4. Para los requerimientos de Modos de Imagen: solicitamos hacer las siguientes modificaciones:

Modo B con parámetros modificables en postproceso (en la imagen congelada o del archivo), como ganancia, mapa de gris, zoom, etc (Procesamiento de Datos Crudos),
Proceso de Reduccion de Speckle ajustable en imagen congelada

Modo M:  con parámetros modificables en imagen congelada: ganancia y velocidad de barrido,
Modo M anatómico en tiempo real y a partir de un cineloop B

Modo B/M, con al menos 3 tamaños de disposición B/M (1/3, ½, 2/3), configurable B-arriba/M-abajo, lado/lado en imagen congelada

Modo Doppler Color: con los siguientes parámetros modificables en imagen congelada:  ganancia, línea de base, mapas color, varianza.

Modo Doppler Pulsado:
Con los siguientes parámetros postprocesables Línea de Base, Ganancia, Velocidad de Barrido, Formato (lado a lado/ariba abajo) partiendo de imagen congelada.
Optimizacion Automatica Espectral (ASO), que ajuste automaticamente con solo un boton el mejor PRF, Linea de Base e Inversion Espectral,
B-arriba/M-abajo, lado/lado y al menos 3 tamaños B/PW (1/3, ½, 2/3)
Filtro de pared desde 8Hz o menor

Doppler Continuo

Harmónica para tejidos
Al menos 6 frecuencias Harmonics en el phased array de adultos,
Posibilidad de CPI (Coded Phase Inversion Harmonics),

Doppler tisular color, con capacidad de incluir software de Tissue Tracking e Imagen de Resincronización:
Modo Tissue tracking, para visualizar acumulacion recorrido sistolico en toda la imagen partiendo de un tisular color.
Modo Imagen de Resincronizacion, que permita evaluar en colores el grado de disincronia miocardica

Posibilidad de agregar Modo vascular de visualizacion flujo sanguineo sin usar efecto doppler, por visualizacion directa de la sangre.

5. Sugerimos modificar el requerimiento Dispositivos de almacenamiento externo de información: unidad CD-RW y puertos USB por:
Archivo integrado al equipo de imágenes en movimiento de al menos 5,000 cuadros por cada loop, sin límites de loops hasta llenar la capacidad de archivo del equipo de al menos 80GB. Cineloop de al menos 100,000 cuadros en tiempo real
Revisión de 12 imágenes simultaneas en movimiento en pantalla.
Capacidad de exportar información a través de Dispositivos de almacenamiento externo de información: unidad CD-RW y puertos USB.
Capacidad de exportar cineloops a estación de trabajo externa para análisis cuantitativo de Strain/Strain Rate basado en 2 métodos:
Doppler Color Tisular y
Speckle Tracking

6. Sugerimos solicitar Software de Echostress con protocolos editables, y visualización simultanea de la imagen basal versus la imagen de la etapa actual (ejercicio y farmacológico).

7. Sugerimos solicitar Optimización automática de imagen con un botón, para modo B, Color y espectral.

8. En el requerimiento Transductor sectorial electrónico multi-frecuencia banda
ancha de 2 a 4 MHz, Solicitamos modificar el rango de frecuencia de operación del transductor para aplicaciones en cardiología adulta a:  1.5 a 3.6 MHz, con al menos 6 frecuencias de armónicos, ya que este ancho de banda es suficiente para la realización de estudios cardiológicos en pacientes adultos.

9. En el requerimiento: Transductor transesofagico con frecuencia de 2 a 7 MHz
Solicitamos modificar el rango de frecuencia de operación del transductor Transesofágico para aplicaciones en cardiología adulta a:  3.0 a 8 MHz, ya que este ancho de banda es suficiente para la realización de estudios transesofagicos en pacientes adultos.

10. En el requerimiento Transductor transesofagico pediatrico sectorial electronico multi-frecuencia banda ancha de 2 a 4 MHz, solicitamos modificar este requerimiento por
Transductor transesofagico pediatrico sectorial electronico multi-frecuencia banda ancha de 4.0 a 10 MHz, ya que se necesita mayor frecuencia para estudios transesofágicos en pacientes pediátricos y neonatales.

11. Sugerimos solicitar que el equipo tenga capacidad de operar transductores intracardiacos de diámetro 8Fr y 10Fr, y compatibilidad de conexión con el sistema CartoXP  de mapeo 3D de cavidades auriculares vía intracardiaca.

12. En el requerimiento ?El equipo debe estar montado en un carro de transporte?
Se da por entendido que el equipo debe ser un portátil, sugerimos que la especificación sea modificada por: Equipo portátil de ultrasonido con peso inferior a 6 Kg., montado sobre carro de transporte de la misma marca del equipo, con conexiones y soportes adecuados para los periféricos.

13. Solicitamos modificar el requerimiento: ?Incluir batería y cargador? por
Equipo Operado a 220V y batería de Li-Ion, con acceso a todas las funciones del equipo (archivo, DVD, salida VGA, etc.) mientras esta operado a batería, incluir además el  cargador de batería.

title: Sobre el Grupo 44; item 57-Impresora Mamografica

description: El pliego especifica Tecnologia "Laser Seca" de impresion con resolucion de 508ppp para mamografia. Se aceptaran impresoras con tecnologia Termica (superior a la tecnologia laser) dentro de las bases del pliego?

title: Consulta sobre plazo para reparar o reemplazar bienes

description:
En el PBC en: 1. Calendario de Eventos y Datos Específicos, en la Sección
Plazo para reparar o reemplazar los bienes, dice:
?Será de las 48 horas posteriores al requerimiento por escrito de la Contratante?.

?	Solicitamos: Que el plazo para  el reemplazo de piezas o repuestos se extienda a 15 días calendario, caso no exista disponible en plaza la pieza.

title: Especificaciones Técnicas- Ítem 28 Respirador de alta frecuencia

answer: Se puede cotizar hasta 20 kg.

description:
En las especificaciones técnicas del Ítem 28 Respirador de alta frecuencia, solicitan: para neonatos y niños hasta 35 Kg.  como mínimo.
Solicitamos que se acepte equipos de alta frecuencia para neonatos y niños de hasta 20 Kg de peso como mínimo, ya que la aplicación de ventilación de alta frecuencia se realiza normalmente en neonatos y con este rango de kg. se cubre ampliamente el mencionado espectro de pacientes.

title: GRUPO 7, ITEM N° 8 DESFIBRILADOR

answer: Ver Addenda.

description:
Donde dice: Energía para desfibrilacion externas regulables de 2 a 360 j.
Ya que la energía de desfibriladores bifásicos externos deben equilibrar una eficacia máxima de la unidad con su propia potencialidad de ocasionar disfunción miocardica,  ésto se consigue con mayor frecuencia utilizando energías mas bajas a la hora de hacer una descarga por lo que solicitamos poder cotizar desfibriladores bifásicos con energía seleccionables de 0  a 200 joules.

title: Tiempo de Garantía

description:
En las especificaciones técnicas del Ítem 15  Monitor Multiparamétrico, existe una contradicción en el tiempo de garantía requerido para los equipos, ya que solicitan por un lado 1 (un) año de garantía (pág 39) y luego solicitan 2 años de garantía (pág 41)
Solicitamos que el tiempo de garantía requerido para los equipos de los ítems N° 15, 16, 28, 29, 30, y 35 sea de 1 (un) año, que es el plazo que normalmente los fabricantes ofrecen y ya viene incluido en el precio del equipo. Extender este plazo a dos años encarecería el monto de la oferta.

title: Grupo 43 - Item 56 ? Pistola Neumática

answer: La respuesta a la consulta ya está en la Addenda.

description:
Accesorios Incluidos:
Consulta 1: Solicitan Fresas, favor informar que tipo de fresas y la medida.
Consulta 2: Solicitan Agujas de Kirchner, favor informar diámetro y longitud.
Consulta 3: Solicitan Lamina dentada para sierra oscilante, favor informar espesor y longitud.

title: Grupo 12 - Item 13 - Bomba de Infusión a Jeringa

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta: Solicitan que los equipos admitan jeringas de 10 ? 20 ? y 60 CC. Existen equipos de marcas japonesas que admiten jeringas de cualquier marca de 10; 20; 30 y 50 CC.
Se pueden cotizar equipos que admitan jeringas de 10; 20; 30 y 50 CC.

title: Grupo 14 - Item 16 - Monitor de Signos Vitales con capnógrafo

answer:
El equipo debe contar con los accesorios para medición de gases anestésicos y debe ser capaz de medificación de capnografía y gases en neonatos.

En cuánto a las mediciones de PNI por dos canales, se modifican las especificaciones técnicas. Ver Addenda No. 5

En cuánto a la pantalla, pueden ofertarse LCD TFT

description:
Consulta 1: Solicitan Gases Anestésicos.
Favor aclarar que accesorios necesitan para la medición de gases anestésicos y si el equipo debe ser capaz de hacer la medición de capnografía y gases anestésicos en neonatos.

Consulta 2: Solicitan que se puedan realizar mediciones de PNI (Presión no invasiva) por dos canales. Normalmente los monitores multiparamétricos solo tienen un canal de medición de PNI.
Se pueden cotizar equipos que tengan un canal de PNI.

Consulta 3: Solicitan monitor con pantalla de 700 x 500 SVGA. La mayoría de los monitores multiparamétricos tienen pantalla color tipo LCD/TFT.
Se pueden cotizar equipos que tengan pantalla color LCD/TFT de 800 x 600 Dots

title: GRUPO Nº 14. ITEM 15: MONITOR MULTIPARAMETRICO.

answer: Ver Adenda.

description: Solicitan monitoreo de la PNI (Presión No Invasiva) por 2 canales. Creemos que se deslizó un error involuntario en este punto, puesto que la PNI se mide por medio de 1 canal. Favor aclararlo.

title: Ítem 14 Bomba volumétrica:

answer: Ver Addenda.

description: Favor aclarar si se pueden cotizar bombas con precisión en el rango de 3 al 5 %

title: Item 10 - Cardiodesfibrilador

answer: Ver Addenda.

description:
Se podrán cotizar equipos con pantalla de 11 X 8 cm aproximadadamente, electroluminiscente, con resolución de 320 X 240 pixels?
Este desfibrilador es solicitado con onda bifásica, estos equipos cargan hasta 200 joules, podrían modificar las especificaciones en carga de 2 a 200 joules?
Para el ECG los defibriladores no utilizan electrodos de reusables, por favor solicitar electrodos descartables y en qué cantidad?

title: Todos los grupos que corresponden a instrumentales

description: Consulta: Debido a la cantidad solicitada, se solicita que todos los items correpondientes a instrumentales tengan un anticipo del 50%.

title: Ítem 16 Monitor con capnógrafo :

answer: Ver Addenda en donde se incluyen las especificaciones técnicas de los gases anestésicos.

description:
 Favor aclarar los parámetros requeridos ya que se indica un módulo de gases anestésicos pero no se detallan sus
especificaciones.

title: Ítem 23 "Resucitador Manual 500 ml. c/reservorio para oxigeno"

answer: No, se mantienen las especificaciones tecnicas.

description: la bolsa del reservorio puede cotizarse de 1000ml.?

title: Sobre el Grupo 31; Item 38,39,40,41 y 42-Chasis.

answer: Ver Addenda. El material del chasis debe ser de aluminio.

description:
El pliego no especifica el material de composicion del Chasis. Podrian ser Chasis de Plastico Novodur o simplemente Chasis normales de Aluminio?
Favor especificar

title: GRUPO N º 46 ÍTEM 59: PERFORADOR ELÉCTRICO PARA TRAUMATOLOGÍA

description: Favor especificar si el mismo debe ser Canulado o no.

title: Especificaciones Técnicas- Ítem 15 Monitor Multiparamétrico

answer: Ver Addenda.

description:
En las especificaciones técnicas del Ítem 15  Monitor Multiparamétrico, existe una contradicción en el tamaño de la pantalla solicitada, por un lado piden de 10 pulgadas y luego piden de 14 pulgadas.
Por favor aclarar.
Solicitamos que se permita cotizar monitores con pantallas de 10 pulgadas para dar oportunidad de participación a un mayor número de oferentes.

title: ITEM28: Respirador de alta frecuencia:

answer:
Se refiere a bi-modal o dual.
El mezclador deberá ser incorporado.
Deberá tener las modalidades citadas
Tiene que contar con el visor de presión y de flujo
Se puede cotizar hasta 20 kg
Las conexiones deben ser tipo francés, ya que todo el sistema del HN cuenta con ese sistema francés.
Si se puede aceptar con mezcladores internos.

description:
Consulta: Favor indicar si el ventilador de alta frecuencia es del tipo Bi-modal o Dual, es decir, puede realizar ventilación por oscilaciones de alta frecuencia y ventilación convencional. De esta manera, el intensivista podrá destetar al paciente utilizando el mismo equipo y sin necesidad cambiar el circuito paciente y sus accesorios, evitando paradas en la ventilación y la necesidad de contar con otro ventilador para ventilación convencional.

Consulta:
Favor aclarar si el mezclador de Oxígeno y Aire debe ser digital e incorporado en el equipo. Cabe mencionar que los mezcladores mecánicos son obsoletos y de precisión inferior cuando comparados con los digitales.

Consulta: Favor indicar si el ventilador debe tener modalidades ventilatorias como: SIMV y CPAP con PSV.

Consulta: Favor aclarar si el ventilador debe poder graficar las curvas de Presión x Tiempo, para ventilación de alta frecuencia y de Flujo x Tiempo para ventilación por convencional. Actualmente todos los ventiladores Bi-modales cuentan con la posibilidad de graficar curvas y son muy importantes en el proceso de destete de la alta frecuencia.

title: Grupo 7 - Item 8 - Desfibrilador

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta 2: Todos los equipos de última generación cuentan con la tecnología Bifásica, que justamente hace que la energía de descarga necesaria para lograr una desfibrilación efectiva sea menor y cause menos daño al miocardio, por tal motivo los fabricantes de desfibriladores están haciendo equipos con topes de descarga menores a 360 Joule, solo llegan a 270 Joule, esto se debe a que la FDA recomienda usar baja energía en las descargas para no causar daños al utilizar el equipo.
Se pueden cotizar equipos con Energía de 2 a 270 Joule o mayores?

title: Grupo 17 - Item 19 ? Mesa rodante

answer: Todo de acero inoxidable. Ver Addenda.

description:
Al comienzo se pide estructura tubular y mesada de acero inoxidable rectangular, pero luego al dar las medidas se pide que se mantenga el estilo semicircular.
Consulta: A que se refieren?

title: Item 31 - Incubadora de translado

answer: Ver Addenda.

description:
Como las especificaciones técnicas publicadas en el Pliego corresponden a una incubadora de terapia intensiva y no de traslado, sugerimos si podrían cambiar las especificaciones por las que enviamos a continuación, estas especificaciones lograrán dotar al hospital de una incubadora de transporte con propiedades de terapia intensiva:
Descripción general: Incubadora de Transporte
Cantidad:
Marca:
Modelo:
Origen:
Normas de calidad: FDA, TUV, UL, CE o alguna de ellas.
Soporte de Mantenimiento preventivo y correctivo: 2 (dos) años a partir de la firma del acta de recepción definitiva.  En el primer año se deberá incluir la garantía otorgada por el fabricante incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica.
Descripción:
Estructura metálica cromada o con pintura epoxi.
La estructura deberá ser resistente, construida de tal manera que la cuna permanezca estable, las partes deberán estar perfectamente encajadas entre sí sin permitir juegos.
Cúpula transparente
Portasueros con posibilidad de fijación de equipos.
Medidas:
Dentro de los siguientes rangos:
Altura: 120 - 140 cm
Ancho: 60 - 75 cm
Largo: 105 - 115 cm
Carga de trabajo: 7 Kg como mínimo.
Distancia colchón - cúpula: al menos 27 cms
Aberturas en la cúpula (pasabrazos): como mínimo 3 (tres) aberturas cilíndricas u ovaladas.
Características generales
Base plegable
Transporte mediante 4 (cuatro) ruedas fácilmente direccionables. Diámetro de ruedas mayor o igual a 10 cm
Frenos en al menos dos ruedas
Controles de humedad, temperatura y porcentaje de oxígeno microprocesado
Modos: Manual y Servocontrolado
Modo aire.
Rango de control temperatura de 30ºC a 38ºC
Resolución de 0.1 ºC
Modo piel.
Rango de control temperatura de 35ºC a 38ºC
Resolución de 0.1 ºC
Colchón:
De tamaño adecuado a la cuna
Grosor del colchón mínimo 3 cms.
Impermeable
Controles:
Humedad relativa de 30 a 95% o mejor
Porcentaje de Oxígeno en la cúpula de 21 a 65% o mejor
Visualización de parámetros:
Visualización en pantalla de temperatura prefijada
Visualización en pantalla de temperatura controlada en el modo aire
Visualización en pantalla de la humedad relativa y el porcentaje de oxígeno en la cúpula.
Alarmas:
Temperatura aire: ± 2ºC del punto seleccionado
Temperatura paciente: ± 1 del punto seleccionado
Falla del sistema: alerta de fallo general del sistema
Falla en la alimentación: Alerta de interrupción de alimentación eléctrica principal.
Silenciado manual de alarmas por 60 segundos
Otras especificaciones
Soportes para tanques de Oxígeno y Aire
Adecuado para transportar en móviles con autonomía de batería de por lo menos 4 (cuatro) horas de funcionamiento y cargador automático.
Alimentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz ó 12 V DC autónoma de la ambulancia
Idioma de paneles: Español o Inglés con su correspondiente pictografía
Manuales Técnicos: Español, Inglés o Portugués
Manuel de operaciones en español o con traducción al español por traductor matriculado
Todos los accesorios del equipo deben ser originales y de la misma marca del mismo

title: ítem 5 "Reductor y Regulador de Oxigeno para cilindro portatil"

answer: Ver Addenda.

description: Solicita humidificador de 300ml, puede cotizarse 500 ml.?

title: ítem 27 "Mesa de quirofano radiotransparente"

answer: Ver Addenda.

description: No indica en ningún lugar cuales son los movimientos que deben ser eléctricos, o es sólo el freno ?

title: ITEM  57 IMPRESORA MAMOGRAFICA COMPATIBLE CON  MAMOGRAFO DIGITAL SELENIA

description: Solicitamos que en este punto puedan ofertarse impresoras de mesa o piso siempre que cumplan con las epecificaciones tecnicas requeridas

title: Ítem 15 - Monitores

answer:
Ver Addenda.
En cuanto a la conexión en red, no es necesario.

description:
Consulta 1: Donde dice: ?Construcción compacta con sistema modular u otro??. Se refiere a que el equipo pueda incorporar a futuro nuevos parámetros sin necesidad de intervención técnica, es decir, por simple acoplamiento de un dispositivo compatible de la misma marca?

Consulta 2: Requieren que los monitores tengan capacidad de conexión en red?

Consulta 3: Requieren que los monitores tengan a futuro la capacidad de recibir vía red resultados de laboratorio y/o imágenes en formato digital?

title: Grupo 19 - Item 24 - Electrobisturí

answer: Se mantienen las especificaciones técnicas.

description: Consulta: Solicitan equipos que tengan tres tipos de corte y coagulación. Se pueden cotizar equipos que tengan dos tipos de corte y coagulación.

title: Item 44

description:
Consulta 1: Donde dice "Transductores lineales de frecuencia dual para exámenes abdominales y gineco-obstétricos" Los transductores lineales para uso en estas aplicaciones son actualmente muy poco utilizadas debido a que a la hora de hacer este tipo de estudios es mejor el uso de transductores de arreglo convexo con tecnología banda ancha.

Consulta 2: Donde dice "Transductor convexo con frecuencia de 3,5 Mhz"
Se solicita modificar este ítem por transductores de banda ancha convexos con frecuencia de 2 a 5MHz de manera a tener una mejor banda de frecuencia de trabajo.

Consulta 3: Donde dice "Transductor convexo endocavitario 6,5 Mhz." Se solicita modificar este ítem por transductores de banda ancha intracavitarios convexos con frecuencia de 4 a 8MHz de manera a tener una mejor banda de frecuencia de trabajo.

Consulta : Donde dice ?Transductor de arreglo lineal: frecuencia dual 3.5 / 5.0 Mhz?
Favor especificar que tipo de transductor y para que aplicaciones se requiere este transductor, ya que este tipo de transductores está desuso con la frecuencia solicitada.

Consulta: Donde dice ?Monitor de 7?.?
Favor solicitar un minimo de 15? para jus

 Consulta 4: Se recomienda que el equipo cuente con dos puertos activos para transductores de manera a resguardar los conectores de los transductores ya que los mismos no estarán siendo conectados y desconectados todo el tiempo, y por otro lado agilizar el trabajo del médico a la hora de realizar los estudios. Consulta 5: Favor aclarar si el equipo deberá tener video printer blanco y negro.

title: Item 29 - Servocunas

answer:
1. Si, es neceasrio los movimientos Trendelemburg y antitrendelemburtg.
2. Es preferible la luminoterapia leds por las ventajas.

description:
Consulta 1: Requieren de movimientos Trendelemburg y antitrendelemburg eléctricos para evitar sacudidas al paciente?

Consulta 2: Requieren  que la luminoterapia sea de tecnología de leds que ha demostrado ser más efectiva y de mayor duración de las lámparas?

title: ítem 24 "Electrobisturi"

answer: Ver Addenda.

description: indicar potencia estimada máxima para el electrobisturí.

title: Grupo 7 Ítem 8 ? Desfibrilador

answer: Ver Addenda emitida referente a las consultas.

description:
En donde dice "Unidad portátil con pantalla y memoria para ECG para aproximadamente 30 minutos". Solicitamos aclarar a que se refiere con aproximadamente 30 minutos, esto sería la capacidad de la batería de monitorear ECG o de la capacidad de memoria para almacenar las medidas de ECG, en este caso se miden en MB (Mega bytes) y no se mide en minutos.
En donde dice Velocidad de barrido 12,5; 25 y 50 mm/s aproximadamente. Solicitamos aclarar si se refieren a la velocidad de impresión o a la velocidad seleccionable de curva ECG en pantalla.

A fin de dar mayor oportunidad a la participación de probables oferentes solicitamos las siguientes modificaciones:
En donde dice Sistema de visualización con pantalla de LCD de 8 pulg (más o menos 1 pulg.) de aproximadamente 640 x 200 pixeles de resolución. se puedan cotizar con pantalla LCD de 8 pulgadas (más o menos 2 pulgadas) y a partir de 320 x 240 pixeles de resolución.
En donde dice Rango de medición de pulso 15 a 300 lpm. Solicitamos se tome esta medida como un rango minimo.
En donde dice Batería recargable para funcionamiento independiente de fuente de corriente alterna con autonomía de 3 horas para monitoreo o por lo menos 40 descargas. Se podrán cotizar equipos con batería de autonomía 2 horas o 100 descargas.

title: Item 44

answer:
Ver Addenda.
Video printer blanco y negro debe tener el equipo, conforme figura en las especificacioens técnicas.

title: GRUPO 53

answer: SE mantienen las especificaciones técnicas

description: ITEMS 149- 150 ? 151 ¿Podrían proveer mayores datos, como por ejemplo: medida, forma, nombre del autor, etc?

title: Item Nº48-49-50-51-52-53-54-55 y 56 Set de Instrumentales

answer: Ver Addenda.

description: Solicitamos para los diversos set de instrumentales, que emitan un margen de + - 2 cm. por variacion en la medida de los instrumentales y para los contenedores (cajas) de + - 5cm. Favor confirmar.

title: Ítem 21 "Resucitador Manual de 2000 ml. c/reservorios para oxigeno"

answer: No, se mantienen las especificaciones tecnicas.

description: la bolsa del reservorio puede cotizarse de 2500 ml?

title: Ítem 51 "Camilla Rodante"

answer: Ver Addenda.

description:
En los datos técnicos Medidas: solicita 2,10 m de largo x 0,65m. De ancho x 0,80m. de
altura de lecho. (+/- 5 cm),En general las camillas se fabrican desde 1.95 m hasta 2.00. Se podrá ofertar de 2,00 mts.?

title: Grupo 9 - Item 10 - Cardiodesfibrilador

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta 1: Existen equipos de marcas Japonesas que cuentan con pantalla color LCD/TFT de 5,7? de 320 x 240 Pixeles en los que se visualizan muy bien los parámetros y curvas de ECG.
Se pueden cotizar equipos que tengan pantalla tipo LCD/TFT de 5,7? de 320 x 240 Píxeles?

Consulta 2: Todos los equipos de última generación cuentan con la tecnología Bifásica, que justamente hace que la energía de descarga necesaria para lograr una desfibrilación efectiva sea menor y cause menos daño al miocardio, por tal motivo los fabricantes de desfibriladores están haciendo equipos con topes de descarga menores a 360 Joule, solo llegan a 270 Joule. Actualmente en los Estados Unidos y en Europa está prohibida la utilización de desfibriladores monofásicos por los daños que producen al miocardio y es recomendación de la FDA usar cada vez menos energía en la desfibrilación.
Sugerimos que se soliciten equipos con tecnología Bifásica de 2 a 270 Joule o mayores.

title: ITEM15: Monitor multiparamétrico

answer:
El monitor no es del tipo touchsceen.
Se modifica el monitor a 10 pulgadas.
Se modifica el punto de 0 a 200 joule.
Ver Addenda.
Se aclarar que no es necesario que el equipo cuente con capacidad de claculos renales.
El monitor es del tipo modular.

description:
Consulta: Favor aclarar si el display del monitor es del tipo touchscreen, color LCD.

Consulta: Favor aclarar si el monitor debe poseer capacidad de cálculo de dosificación de fármacos.

Consulta: En una parte de la licitación se solicita que el monitor debe ser de 10 pulgadas y en otra que sea de 12 pulgadas pero con capacidad para trazar 4 curvas, siin embargo en el ítem 16 ?Monitor con signos vitales con capnógrafo? se solicitó un monitor de 12 pulgadas. Considerando que el monitor va trazar curvas de: ECG, SPO2, RESP, TEMP y 2 PI, se recomienda solicitar capacidad para trazar 6 curvas con un display de mínimo 12 pulgadas. Porque trazar 4 curvas es subutilizar o subdimensionar la capacidad de trazado del display del monitor.
Resumiendo, en estas especificaciones se solicita adquirir señales biomédicas que representan 6 curvas con un display de 12 pulgadas, pero en la realidad, al mismo tiempo se limita el trazado a 4 curvas. Favor verificar.

Consulta: Favor aclarar si el monitor debe posee la capacidad de conexión en red sin la necesidad de un monitor central.

Consulta: Favor aclarar si el monitor debe poseer capacidad de cálculos de parámetros hemodinámicos, de oxigenación, de ventilación y renales.

Consulta: Favor indicar si el monitor multiparamétrico es del tipo modular, de forma que en el futuro el monitor pueda se expandido con otros parámetros (por ejemplo: Gasto cardiaco CO, Indice Biespectral BIS, EEG, etc), flexibilizando el uso del monitor y no limitándolo a algunos parámetros, como en es el caso de los  monitores preconfigurados.

title: GRUPO 1 ITEM 1 ESTETOSCOPIO

answer: Se elimina la palabr amodular, lo demás se mantiene las especificaciones técnicas.

description:
No nos queda claro la palabra "concepto modular". Este es un termino que se utiliza generalmente en equipos como monitores multiparametricos.
Sugerimos la siguiente caracteristicas tecnicas:
Construcción acorde a normas internacionales: CE; ISO-13485; FDA.-
Especificaciones técnicas de la Campana
Con membranas de excelente sensibilidad intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia.
Con gran fidelidad acústica y  de peso ligero.
Anillo de materia plástica para membrana y campana para evitar sensación de frio.
Especificaciones técnicas de la Horquilla
Horquilla auricular, con doble resorte integrado dentro del tubo, que garantiza la durabilidad y otorga comodidad.
Estructura metálica de aluminio inoxidable.
Olivas blandas con fijación roscada.
Tubo sin latex.
Una campana de gran fidelidad acústica y  de peso ligero.
Acompaña 1 par de olivas y 1 membrana de recambio.

title: Grupo 17 - Item 20 ? Mesa para instrumentales

answer: Si, se refiere a una mesa tipo riñonera.

description: Favor confirmar si esta mesa semicircular que piden se refiere a una mesa tipo riñonera.

title: Silla de ruedas

answer: Ver Addenda.

description: En las especificaciones tecnicas detallan que la silla debe venir con tapizado en cuerina y una colchoneta en espuma de alta densidad, esa almohada o colchoneta no corresponde a las especificaciones de una silla de ruedas ya que la misma es un accesorio anti escara no incluido en ningun fabricante de sillas de ruedas. favor eliminar dicha colchoneta

title: ITEM 43 ECOGRAFO CON SONDA TRANSEOSFAGICA

answer:
RESPUESTA: En cuánto a los trasductores, se modifican en la Addenda No. 5.
En cuánto al rango diámico, se modifican en la Addenda No. 5.
En cuánto a la computadora y accesorios, se mantienen en las especificaciones técnicas.;RESPUESTA: En cuánto a la consulta del Modo, se mantienen las especificacines técnicas.

description:
Para el ítem 43 ecógrafo con sonda transesofagica:

-          Se requiere el Transductor Transesofagico pediátrico o sectorial pediátrico? Preguntamos esto por que la frecuencia de banda solicitada para este ítem (2 a 4 MHz) corresponde a un Transductor Sectorial adulto y no pediátrico.

-          Solicitamos que el rango de banda de frecuencia del Transductor transesofagico con frecuencia de 2 a 7 MHz sea ampliado para aceptar transductores del rango 3.7 a 6 MHz

-          Solicitamos excluir  el punto que dice Incluir batería y cargador ya que esto no es aplicable para equipos transportables.

-          Dentro de las especificaciones técnicas del ecógrafo incluyeron una PC Pentium IV con monitor, impresora y accesorios. Debido a que NO ES PARTE DEL ECOGRAFO solicitamos confirmar si la PC Pentium deberá también ser proveída junto con el ecógrafo?.

-          Solicitamos remover de las especificaciones ?Rango dinámico? solicitado ya que esto corresponde a un modelo especifico: HD7 de Philips .  Por lo que limita a las demas marcas  modelos el cumplimiento de ese requerimiento.

-    Modo M anatómico:  Solictiamos que este punto sea ampliado de la sigiguiente forma... Modo M Anatomico o recurso de medida paralela, debido a que algunas marcas en lugar del modo mencionado ofrecen dicho recurso, lo cual ofrecerá la oportunidad de participar al mayor número de oferentes. La medida paralela permite que se hagan medidas convencionales de VE (Teichholz, Cubo y Gibson) en el modo B, de la misma forma que seria hecho en modo M anatómico: medidas anguladas, con mayor resolución de imagen, permitiendo resultados mas fidedignos de los volúmenes y fracción de eyección.

                 Considerando lo arriba expuesto solicitamos que el modo m anatómico sea excluida o que se agregue la Medida Paralela como un equivalente del Modo M anatómico.

title: GRUPO  46 Perforador electrico para traumatologia

answer: Se refiere a un persoafor sencillo, de uso común.

description:
Se refiere a perforador neumatico con consola electrica para uso en traumatologia? Si es asi debe ser con mandril o con encastre rapido?
Favor aclarar.

title: Grupo 7 - Item 8 - Desfibrilador

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta 3: Cable de ECG con electrodos reutilizables para extremidades. Normalmente este tipo de equipos utilizan electrodos descartables para ECG debido a que se colocan por el torax del paciente, no en las extremidades.
Se pueden cotizar equipos que utilicen electrodos descartables para ECG?

title: GRUPO 19 ? ITEM 24: ELECTROBISTURI

answer: Ver Addenda.

description: Solicitamos tengan a bien aclarar la potencia para este electrobisturi.

title: Para el ítem 44 ECOGRAFO OBSTETRICO y ABDOMINAL

answer:
El equipo es portátil.
Ver addenda en las demás consultas.

description:
Para el ítem 44 ECOGRAFO OBSTETRICO y ABDOMINAL:

-Podrán ofertarse equipos montados en carro?

- Solicitamos excluir el sistema de autotest, Watch Dog; que corresponde a la característica de un fabricante, o en su defecto dejar como caracteristica alternativa no excluyente.

- Solicitamos que el rango de banda de frecuencia del Transductor de arreglo lineal: frecuencia dual 3.5 / 5.0 Mhz sea ampliado para permitir la inclusión de transductores de 4 a 7MHz.

title: Grupo 6 Ítem 7 ? PORTA SUERO

answer: Se mantienen las especificaciones tecnicas.

description: Solicitan "Base metalica esmaltada estable, con contrapeso, de minimo 4 ruedas antiestáticas". Solicitamos permitir la cotización de: "Base metalica cromada estable, con contrapeso, de minimo 3 (tres) ruedas antiestáticas"

title: GRUPO 9 ? ITEM 10: CARDIODESFIBRILADOR

answer:
Si se refire a la capacidad de la bateria.

En donde dice Sistema de visualización, se refiere a la curva.

Las demás consultas fueron modificadas por Addenda.

description:
En donde dice Unidad portátil con pantalla y memoria de ECG para aproximadamente 30 minutos. Solicitamos aclarar a que se refiere con aproximadamente 30 minutos, esto sería la capacidad de la batería de monitorear ECG o de la capacidad de memoria para almacenar las medidas de ECG, en este caso se miden en MB (Mega bytes) y no se mide en minutos.
En donde dice Sistema de visualización con pantalla de LCD de aproximadamente 640 x 200 pixeles de resolución. A fin de dar mayor oportunidad a la participación de probables oferentes solicitamos se puedan cotizar con pantalla LCD de aproximadamente 320 x 240 pixeles de resolución.
En donde dice Velocidad de barrido 12,5; 25 y 50 mm/s aproximadamente. Solicitamos aclarar si se refieren a la velocidad de impresión o a la velocidad seleccionable de curva ECG en pantalla.
En donde dice Rango de medición de pulso 15 a 300 lpm. Solicitamos se tome este dato como un rango mínimo.

title: GRUPO 4 ITEM 5 Reductor y regulador de oxigeno

answer: Ver Addenda.

description: Donde dice frasco humidificador de plástico con capacidad de 300ml. A fin de dar mayor oportunidad de participacion, solicitamos permitan la cotización de frascos a partir de 250ml,

title: SOBRE LAS GARANTIAS SOLICITADAS

answer: Debe ser de 2 dos años.-

description:
SOBRE LAS GARANTIAS SOLICITADAS:

En este llamado se solicita que los equipos a cotizar ofrezcan garantia de 2 (dos) años con provisiòn de repuestos, lo cual no se ajusta a los ofrecido por los fabricantes, y de tener que los oferentes ajustarse al mismo debemos encarecer sustancialmente el precio de los ítems, por lo tanto solicitamos aceptar garantias  de los fabricatens, es decir:  1 (un) año

title: Grupo 43 Pistola neumatica

answer: Ver Addenda.

description:
En las especificaciones tecnicas dice Pistola neumatica  compac, podrian eliminar la palabra compac, ya que esta corresponde al modelo de una marca especifica?.
Podrian ampliar el margen en las especificaciones referentes a la velocidad, peso y consumo de aire debido a que estos parametros son limitativos a un solo equipo, lo ideal serian que habiliten rangos para estas especificaciones para asi no direccionar dicho producto.

title: item 20 "Mesa para Instrumentales"

answer: Lo que se solicita es una mesa de quirófano, por ello las medidas solicitadas.

description:
solicitan: medidas de 0.90 m de ancho x 1,20 m de largo y 0.80 m de alto . Nos parece que puede haber un error en la
medida del ancho, normalmente son de 0,35 m a 0,45m. Podrían aclararlo ?

title: Especificaciones Tácnicas- Ítem 35 Máquina de Anestesia

answer: Se mantienen en 5 (cinco) años.

description:
En las especificaciones técnicas del Ítem 35 Máquina de Anestesia, solicitan:
Que los vaporizadores de la máquina de anestesia tengan 5 (cinco) años de garantía. Pedimos que la garantía requerida para los vaporizadores sea de 1 (un) año, lo cual es otorgado por los fabricantes y viene incluido en el precio del equipo. De no ser así se encarecería mucho el precio de la oferta.

title: Grupo 16 - Item 18 - Carro de paro

description:
Al comienzo pide carro de acero inoxidable, pero luego dice fabricado en acero al carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura epóxica de alta resistencia y acabado liso.
Consulta 1: Necesitan la bandeja superior de acero inoxidable y el carro pintado?
Consulta 2: Todas las ruedas son con freno?

title: Item 8 - Desfibrilador

answer: Ver Addenda.

description:
Consulta 1 - Se podrán cotizar equipos con pantalla electrolumiscente de 11 X 8 cm. aproximadamente con resolución de 320 X 240 pixeles?
Consulta 2 - Para la medición de ECG en desfibirladores no se utilizan electrodos reusables, podrían modificar la solicitud de ventosas a electrodos descartables? Cuántas unidades?
Consulta 3 - Como la solicitud es de un desfibrilador de tecnología bifásica, la carga máxima soportada es de 200J, sugerimos modificar a carga de 2 a200 joules
Consulta 4 - El desfibrilador deberá contar con el parámetro de SpO2?

title: GRUPO 14 ? ITEM 15: MONITOR MULTIPARAMETRICO

description: Donde dice: Visualizacion de la curva de pulsación y diagrama de oscilación o curva plestimografica con los valores medidos en pantalla color de 14 pulgadas o mayor. Solicitamos la eliminación de este punto, debido que ya es solicitado en el inicio de este ítem.

title: Especificaciones Técnicas Ítem 28- Respirador de alta frecuencia

answer:
Las conexiones deben ser del tipo francés, ya que todo el sistema del Hospital nacional cuenta con este sistema.

Se pueden aceptar con mezcladores internos

description:
En las especificaciones técnicas del Ítem 28 Respirador de alta frecuencia,     solicitan: ?Conexiones para Air/O2 Blender tipo francés: O2 , 40 - 60psig , 40 LPM?

Favor considerar que al solicitar  blender tipo francés limitan la participación de varias marcas de ventiladores que poseen otros mecanismos, además los ventiladores con tecnología de avanzada realizan la mezcla de gases de forma interna y ya no através de un mezclador externo acoplado al ventilador. Por tanto solicitamos que sean aceptados los ventiladores con las tecnologías actuales de mezcla de aire/O2.

title: GRUPO 21 ? ITEM 26: CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BOLSA DE SANGRE

answer: Ver Addenda,.

description:
Creemos que existe un error en las especificaciones del PBC porque describen una MACRO CENTRIFUGA PARA TUBOS.
Las características técnicas para una Centrifuga refrigerada para bolsa de sangre deberían ser las siguientes: Control micro procesado y display LCD, Construcción robusta en chapa de acero tratada con fino acabamiento en epoxi, Cámara de la centrifuga en acero inoxidable protegida con cinta acerado, Indicadores en el display de la rotación, tiempo de proceso, aceleración y frenado, Traba electromagnética accionada por interruptor con posibilidad de  abertura manual si falta energía, Sistema con motor de inducción de 1,5HP sin escobas (brushless), actuando por inversor de frecuencia, Bajo desgaste, Bajo ruido eléctrico y audible, Alta estabilidad de rotación, Tapa con visor acrílico, Sistema de detección de desequilibrio de cargas, Panel frontal con display de cristal liquido con 5 teclas tipo membranas, 20 programas de trabajo, Capacidad de 4 litros en paquetes de 500 ml., Control de temperatura -10ºC a 40ºC , Velocidad de rotación de 300 a14000rpm en intervalos de 100 rpm con tecla HOLD para procesos rápidos,  Dimensiones externas 820 x 620 x 430 mm, Alimentación eléctrica 220 V 50Hz

title: GRUPO 32, ITEM N° 43 ECOGRAFO TRANSESOFAGICO

answer: RESPUESTA: En cuánto a la consulta 5. se mantienen las especificaciones tecnicas.;RESPUESTA: Ver Addenda, en donde se modifican todas las especificaciones técnicas de la consulta.

description:
Consulta 1:
Favor aclarar si el equipo a ser ofertado debe ser un equipo portátil con carro y batería, o debe ser un equipo modular fijo. Cabe mencionar que los equipos modulares fijos no tienen batería integrada.

Consulta 2:
Donde dice "Diseño acorde a normas VDE0730 + 0720 y supresión VDE 0875."

Las normas VDE 0730 + 0720 y supresión VDE 0875, no son aplicables en los equipos de ultrasonido, las
mismas son utilizadas en la fabricación de reveladoras de placas radiográficas, u otro tipo de equipamientos por lo que solicitamos eliminar este punto.

Consulta 3:
Donde dice "Rango dinámico 232 dB, disco duro no menos de 80 Gb."

Se solicita poder ofertar equipos portátiles con rango dinámico de al menos 200 dB, puesto que el parámetro solicitado corresponde a equipos modulares fijos.

Consulta 4:
Donde dice "Transductor transesofágico con frecuencia de 2 a 7 Mhz."

Los transductores transesofágicos son utilizados de manera invasiva, por lo que las bajas frecuencias no son utilizadas en este tipo de transductor, se solicita poder ofertar transductores transesofágicos de 3 a 7 Mhz, pues son las frecuencias más utilizadas para estos estudios.

Consulta 4:
Donde dice "Transductor transesofágico pediátrico sectorial electrónico multi-frecuencia banda ancha de 2 a 4 Mhz"

Favor aclarar si lo solicitado es un transductor sectorial electrónico transtorácico o transductor transesofágico para uso en pacientes pediátricos,
De ser  un transductor para uso en pacientes pediátricos el rango de frecuencias del mismo debería ser de 3 a 8 Mhz, frecuencias ideales para este tipo de pacientes.
De ser un transductor transesofágico, como los mismos son utilizados de manera invasiva, las bajas frecuencias no son aplicadas en este tipo de transductor, se solicita poder ofertar transductores transesofágicos pediátricos de 3 a 7 Mhz, pues son las frecuencias más utilizadas para estos estudios.

Consulta 5:
Los transductores transesofágicos elevan de sobremanera los costos del equipo por lo que recomendamos estudiar las necesidades del servicio de manera tal a realizar el pedido de los mismos.

title: grupo 20 - torre histeroscopia

answer:
La Torre de histeroscopisa debe ser compatible con los instrumentales de la marca Storz. El monitor debe ser de uso médico.

La adjudicacion será por Lote, siendo cada lote un grupo.

description:
En las especificaciones técnicas dice a) Longitud focal = 25-50 mm (2x).-	¿Puede ser distancia focal de 12 a 26 mm o 21 a 36 mm, o de 32 mm? Dichas epsecificaciones dirijen a una sola marca en el mercado.
b) Un monitor pantalla plana LCD de alta resolución de 14".	El monitor debe ser de uso medico? Con resolución por lo menos de 1028 x 768?
Además, Solicitamos aclarar si las ofertas serán adjudicadas por grupo o por ítem. Por ejemplo, en el lote o grupo 55 no contamos con todos los ítems citados, en este caso no nos deberíamos de presentar ya que no tenemos la totalidad del grupo o lote? El hecho confunde ya que en la lista de precios solicita poner el precio individual de cada ítem.

title: ITEM 37 REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS RADIOGRAFICAS

answer: No es necesario que sean de la misma marca, siempre que cumplan con las especificaciones tecnicas.

description: ACCESORIOS:  solicitan que los liquidos de revelado y fijado sean dela misma marca quie el equipo. Solicitamos que esta condiciòn sea excluida puesto que la marca de los liquidos utilizados no interfieren de ninguna manera en el resultado de la imagen siempre y cuando estos liquidos sean de calidad garantizada y reunan las certificaciones internacionales de calidad.

title: GRUPO 18 ? ITEM 22: RESUCITADORES

answer: Se mantienen las especificaciones tecnicas.

description: A fin de dar mayor oportunidad a la participación de probables oferentes solicitamos permitan la cotización de resucitadores con capacidad desde 900ml hasta 1000ml.

title: Consulta referente a Reajuste de Precios

description:
En el PBC en: 1. Calendario de Eventos y Datos Específicos, en la Sección Reajuste de Precios dice:
El precio del Contrato será reajustable. La formula y el procedimiento
para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán
sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por
el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince porciento
(15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la
siguiente fórmula:

Pr= P x IPC1/IPC0

Donde:

Pr: Precio Reajustado.
P: Precio adjudicado
IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del
Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.
IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del
Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

Solicitamos que la fórmula para el reajuste de precios se modifique teniendo en cuenta la variación de la tasa cambiaria de acuerdo a la siguiente fórmula:

P = Po x C/Co

Donde:

P = Precio reajustado de la oferta
Po = Precio original de la oferta
C = Tipo de cambio referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al de la fecha de pago.
Co = Tipo de cambio referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de la Apertura de Sobres-Ofertas.

Nuestra solicitud obedece a que las empresas adjudicadas normalmente hacen los pagos a sus proveedores en Dólares y si existiera una variación en la tasa cambiaria Dólar/ Guaraní, entre la fecha de apertura de sobres y la fecha de pago, implicará que las empresas adjudicadas no dispondrán del monto en Dólares  previsto para el pago a sus proveedores.

title: Especificaciones Técnicas- Ítem 35 Máquina de Anestesia

answer: Se puede cotizar a piston o a fuelle. Ver Addenda.

description:
En las especificaciones técnicas del Ítem 35 Máquina de Anestesia, solicitan:
?Ventilador: con fuelle de 300 a 1500 ml?, con lo cual limitarían la posibilidad de participación de la marca que cuenta con máquinas de anestesia con ventiladores a pistón. Por tal motivo proponemos que acepten ofertas de máquinas de anestesia con ambos tipos de tecnología, a pistón y a fuelle.
Considerar que los ventiladores a pistón permiten un ahorro importante en concepto de gas motriz (O2) ya que el pistón no lo utiliza. Sin embargo el sistema a fuelle necesita de gas para mover el fuelle y esto resulta en un mayor costo operativo.

title: GRUPO Nº 14. ITEM 15: MONITOR MULTIPARAMETRICO.

answer: Ver Adenda.

description: Solicitamos que aclaren si el tamaño de la pantalla debe ser 10" o más, o 14" o mayor. Esto es atendiendo a que en un punto solicitan un tamaño y más adelante mencionan otro tamaño diferente de pantalla. Entendemos que si estos monitores serán destinados para uso en Unidades de Terapia Intensiva serían las pantallas de 14" o mayor, para una mejor visualización de los signos vitales de los pacientes.

title: Grupo Nº48-50-51-52-53-54-55 y 56

answer: Ver Addenda en donde se modifican y amplian las especificaciones tecnicas.

description:
Faltan las cajas para esterilizacion (contenedor) en estos set, deben llevar? si es asi de que medida precisan?
Es un solo set, o sea una caja con todos los instrumentales descriptos? o que cantidad de sets son?. favor detallar y aclarar

title: GRUPO Nº 11.  ITEM 12: OXIMETRO DE PULSO.

answer: Deben ser con baterías internas recargables, no se refiere a pilas recargables.

description: Favor aclarar si lo solicitado para estos equipos son Baterías Internas Recargables o podrán ser ofertados con Pilas recargables.

title: GRUPO 13 ? ITEM 14: BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA

answer:
a) Se refiere al servicio de macro gotero.
b) Se refiere a bateria adicional.

description:
Dice en la parte de Accesorios :
a)	 Set de infusión. Solicitamos aclarar si se refieren al servicio de macro gotero, que va del equipo al paciente.-
b)	Batería  de 12 V recargable a 220v/50Hz. Ustedes están una solicitando una batería adicional?

title: Ítem 35 Maquina de anestesia

description:
Para permitir la mayor cantidad de oferentes favor considerar la opción de
cotizar maquinas con bloque de vaporizadores para la conexión de dos
vaporizadores que es la  configuración estándar en el mercado.

title: Instrumentales en General

answer: Ver Addenda.

description: Solicitamos que las medidas de los instrumentales tengan un rango de variacion de + 2 cms

title: SOBRE LAS CAPACITACIONES DE USO:

answer: Sin ningún problema, pero coordinado con el personal de la Institución.

description:
SOBRE LAS CAPACITACIONES DE USO:

Solicitan capacitación de uso durante el tiempo de garantia.  Solcitamos que las capacitaciones de uso se realicen de acuerdo al programa de aplicaciòn (capacitaciòn) recomendada por lso fabricantes de cada equipo y modelo, acorde a lo necesario.  Todo esto con el fin de ofrecerles la mejor oferta con precios convenientes para la institución

title: Item 27 - Mesa para quirófano radiotransparente

answer: Ver Addenda.

description:
solicitan en los datos técnicos movimientos que son específicos de una marca por lo que solicitamos que amplíen el rango de movimientos para que entren mas oferentes
Solicitamos ampliar los rangos a:

Movimiento rotacional hasta 90° o mas
Movimiento reverse total de TRENDELENBURG 25° a 60º.
Movimiento del cabezal entre 30° y  135º y el respaldo entre 20°
Y 120º.
Pierneras con movimientos horizontal de izquierda/derec
Entre 45° y 90º y arriba/debajo entre 80° y  90º.
Movimiento en posición de silla con angulacion de pierne
Entre 80° y  105º.
Elevación máxima de la mesa entre 74cms y  110 cms.
Elevación minima de la mesa hasta 74 cms.
Dimensión de la mesa de preferencia 195 cms x 50 cms.

title: Item 30 - Incubadora para terapia intensiva

answer: El servocontrol debe ser externo.

description: Consulta 1: Donde dice ?servocontrol de humedad?, requieren que la fuente de agua sea externa para evitar contaminación de la misma?

title: Item 44

answer: Ver Addenda.

title: GRUPO 16 ? ITEM 18: CARRO DE PARO

description: Solicitamos tengan a bien aceptar la presentación del Registro de Marca otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio para este ítem.

name: Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Sistema SB || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

legalName: Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

name: RUBEN DARIO BOGARIN - RODRIGO JORGE - FERNANDO BONONI JUNIOR

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

name: PATRICIA GRANDA DE SERRATI, JORGE ROMUALDO GRANDA

ALBATROS SACI

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

JACK FACK SRL

name: DR. HUGO CODAS THOMPSON - FLORENCIA MARIA LLANO DE CODAS

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

legalName: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

name: LUIS HERNANDO ACHA FELTES, IVAN DARIO LUSICHI SALDIVAR

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

name: CARLOS CLARI- LUCAS CLARI- LUCIANO ORTELLADO

B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

name: JESUS DONADO-MAZARRON, JOGE CADENA, MARTIN HELMUT

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil

IMESE S.A.

name: EMIGDIO ELIZAUR ALFONSO - MARIA EMILIA ELIZAUR GAONA

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

streetAddress: YATAITY CORA NÂº 229 E/ 25 DE SETIEMBRE Y 14 DE JULIO

SCARPE SRL

streetAddress: COLON N°230 E/ PRESIDENTE FRANCO Y PALMA

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

SALUMAX S.A.

streetAddress: Tte. Eugenio Ramon Fernandez N° 711 c/ Venezuela

name: JUAN CARLOS CARBONATI - MARIA DEL CARMEN ORONOZ - JAVIER CARBONATI - LORENA CARBONATI - ROSANA CARBONATI - MATIAS CARBONATI - LUCAS CARBONATI

DEZETA S.A

streetAddress: ITAPUA N°273 ESQ. DEMETRIO ARAUJO.- TRINIDAD

name: LUIS ERNESTO DOLLSTADT-FEDERICO KURT DOLLSTADT

VIPAL SA

name: MARIA ESTER PALLARES SCHAERER - MARIA TELLECHEAR - JORGE TELLECHEAR

SOLUMEDIC S.A.

name: LIZ ADOLFINA CHAMORRO FERREIRA - ADRIANA CABAÑAS CHAMORRO- CINTHIA SANCHEZ

SAN PABLO SA

streetAddress: CRUZ DEL CHACO ESQ. CUARTEL DE LA RIBERA Casa #1292

STEVEN S SA

name: VIRGINIO ARISTIDES GARCETE CABRAL - SANDRA LORENA OVELAR - LIZ ROSSANA VERA MARÍN.

CATETERES Y AFINES S.A.

streetAddress: Carmen Soler 3894 c/ Radio Operadores del Chaco

name: PATRICIA FONTENLA MELETTI- DANIELA AYALA

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

name: CARLOS DIEGO GIMENA, GUILLERMO FRANCISCO PERONI- Viviana Villasboa- Ana Ma.Gonzalez- Joao Cardoso

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Beneficio MIPYME

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Separadores quirurgicos

description: Separadores quirurgicos

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Instrumentos urologicos

description: Instrumentos urologicos

description: Curetas quirurgicas

description: Curetas quirurgicas

description: Raspas quirurgicas

description: Raspas quirurgicas

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Curetas quirurgicas

description: Curetas quirurgicas

description: Sillas de ruedas

description: Sillas de ruedas

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Separadores quirurgicos

description: Separadores quirurgicos

description: Bisturies de laboratorio

description: Bisturies de laboratorio

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Bandejas o contenedores de esterilizacion

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Dilatadores quirurgicos o accesorios

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Selladores de calor de esterilizacion

description: Selladores de calor de esterilizacion

description: Curetas quirurgicas

description: Curetas quirurgicas

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Concentradores de oxigeno

description: Concentradores de oxigeno

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Curetas quirurgicas

description: Curetas quirurgicas

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Separadores quirurgicos

description: Separadores quirurgicos

description: Disectores quirurgicos

description: Disectores quirurgicos

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Equipo para radiografias mamograficas y accesorios

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Ecografos y accesorios

description: Ecografos y accesorios

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Calibradores o reglas quirurgicos

description: Curetas quirurgicas

description: Curetas quirurgicas

description: Respiradores

description: Respiradores

description: Bisturies de laboratorio

description: Bisturies de laboratorio

description: Equipos Toners o reveladores medicos

description: Equipos Toners o reveladores

description: Oximetros de pulso

description: Oximetros de pulso

description: Analizadores de electrolitos

description: Analizadores de electrolitos

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Martillos o mazos quirurgicos

description: Martillos o mazos quirurgicos

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Estetoscopio mecanico o accesorios

description: Estetoscopio mecanico o accesorios

description: Resectoscopios

description: Resectoscopios

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Accesorios o componentes resucitadores

description: Monitores de oxigeno o suministros

description: Monitores de oxigeno o suministros

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Elevadores o palancas quirurgicos

description: Jeringas odontológicas, agujas o jeringas con agujas

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Anoscopios o proctoscopios

description: Anoscopios o proctoscopios

description: Accesorios o componentes resucitadores

description: Separadores quirurgicos

description: Separadores quirurgicos

description: Estetoscopio mecanico o accesorios

description: Estetoscopio mecanico o accesorios

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Cincel o gubia quirurgico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopios o accesorios

description: Separadores quirurgicos

description: Separadores quirurgicos

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Tornos de laboratorio dental o accesorios

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Ecografos y accesorios

description: Ecografos y accesorios

description: Raspas quirurgicas

description: Raspas quirurgicas

description: Porta agujas

description: Porta agujas

description: Separadores quirurgicos

description: Separadores quirurgicos

description: Accesorios de instrumentos dentales de afilar

description: Accesorios de instrumentos dentales

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Manometros para laboratorios

description: Manometros para laboratorios

description: Curetas quirurgicas

description: Curetas quirurgicas

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Tijeras quirurgicas

description: Tijeras quirurgicas

description: Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopios o accesorios

description: Kits de torno o pulidor dental

description: Kits de torno o pulidor dental

description: Accesorios o componentes resucitadores

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

title: contrato_imese_1293115296194.pdf

name: Hospital Nacional - Centro Medico Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

title: addenda_1293536931048.zip

title: contrato_distribuidora_ypacarai_1292846432236.pdf

title: contrato_la_casa_del_medico_1290790361703.pdf

title: la_casa_del_medico_1291059667474.pdf

title: contrato_de_argon_s_r_l__1291059554372.PDF

title: contrato_argon_1290790272408.pdf

title: contrato_charpentier_srl_1290703396876.pdf

title: contrato_steven_s_1290703436993.pdf

title: contrato_la_oxigena_1291293784140.pdf

title: contrato_scarpe_1290703293162.pdf

title: contrato_cateteres_1290703528951.pdf

title: contrato_vipal_1290703557865.pdf

title: contrato__albatros_1290703500097.pdf

title: contrato_inpagas_1290703167235.pdf

title: contrato_dezeta_1290703340506.pdf

title: contrato_sempro_1290703372089.pdf

title: contrato_ventas_paraguayas_1290790211581.pdf

title: contrato_nelson_arcos_1290790313211.pdf

title: san_pablo_1291059440941.pdf

title: contrato_san_pablo_1290790401417.pdf

title: contrato_suministros_1291293840166.pdf

title: contrato_in_situ_s_a_1290703469071.pdf