Metros cúbicos

currency: USD

description: Diesel

status: valid

value: HSBC Bank Paraguay S. A.

Marca

value: no aplica

description: Diesel

description: Nafta Ron 85

description: Nafta Virgen

description: Nafta Ron 91

value: sudameris bank

Procedencia

value: HOLANDA

Fabricante

value: TRAFIGURA

Modelo

value: NAFTA VIRGEN

description: Nafta Virgen

description: Nafta Virgen

description: Nafta

title: resoucion_460_1314112443026.pdf

title: subasta_id_216629_acta_1314112451281.pdf

title: comite_de_evaluacion_1314112435220.pdf

value: DIESEL

description: Diesel

description: Gasoil - Diesel - Tipo III

description: Gasoil-Diesel

title: resoucion_460_1314112443026.pdf

title: comite_de_evaluacion_1314112435220.pdf

title: 2 - Nafta Virgen

statusDetails: Cerrado Con Lances

openContractType: Por cantidad

title: 1 - Diesel

title: 4 - Nafta Ron 91

title: 3 - Nafta Ron 85

description: Diesel

description: Gasoil - Diesel - Tipo III

description: Gasoil-Diesel

description: Nafta Virgen

description: Nafta Virgen

description: Nafta

description: Nafta Ron 85

description: Nafta Ron 85

description: Nafta

description: Nafta Ron 91

description: Nafta Ron 90

description: Nafta

title: ADQUISICION DE GAS OIL Y NAFTAS PARA PETROPAR

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: adenda_n__2_1311266686278.pdf

title: adenda_n__1_subasta_25_2011_1311186031448.pdf

title: iao.pdf

title: adenda_n__3_gas_oil_y_naftas_1311876103028.pdf

title: cgc.pdf

title: pbc_gasoil_y_naftas_sbe_25_11_segundo_llamado_1311013006044.pdf

streetAddress: Sistema SBE

streetAddress: Sistema SB

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Sistema SB || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

procurementMethodDetails: Licitación Pública Internacional

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Combustibles y Lubricantes

TRAFIGURA BEHEER BV

streetAddress: GUSTAV MAHLERPLEIN 102, 1082MA AMSTERDAM - HOLLAND

name: NICOLAS SIMIAN, AGUSTIN LLAVALLOL, RICARDO RAMIREZ, HUGO ABEL REPETTO

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: Nafta

description: Nafta

description: Gasoil-Diesel

description: Gasoil-Diesel

description: Adquisición de Gas Oil y Naftas para Petropar

title: contrato_440___trafigura_1314117276427.pdf

title: contrato_441___trafigura_1314118506895.pdf


title: 1 - ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

currency: PYG

status: active

statusDetails: Impugnado s/ susp.

description: Programas de contabilidad

description: Programas de contabilidad

scheme: UNSPSC

description: Programas de contabilidad

title: ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: carta_de_invitaci_n_1312561088531.pdf

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: cgc.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios

title: iao.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios

title: aclaracion_software_n_1_1315925974399.pdf

documentType: clarifications

documentTypeDetails: Aclaraciones

title: pliego_software_1312555844839.pdf

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

streetAddress: 1º Piso UOC- Palacete Municipal

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: En Evaluacion (Cerrada)

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: 1º Piso UOC- Palacete Municipal || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

Municipalidad de San Lorenzo

roles: buyer procuringEntity

type: Entidad

level: Municipalidades

entityType: Municipalidades

scheme: DNCP-SICP-CODE

legalName: Municipalidad de San Lorenzo

scheme: PY-PGN

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Programas de contabilidad

description: Programas de contabilidad

description: ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

initiationType: tender


Marca

value: ROCHEM

Modelo

value: NO APLICA

Procedencia

value: INDIA

description: Equipo de concentracion de Vinaza

Marca

value: TRIOCHEM

description: Equipo de Compostaje

name: ROCHEM SEPARATION SYSTEM (INDIA) PVT. LTD

value: HSBC BANK PARAGUAY S.A.

Presentacion

value: UNIDAD

Modelo

value: EQUIPO DE VINAZA

description: Equipo de concentracion de Vinaza

description: Equipo de concentracion de Vinaza

description: Servicios de fabricacion de plantas industriales o maquinaria especiales

Marca

value: TRIO CHEM

Modelo

value: EQUIPO COMPOSTAJE

description: Equipo de Compostaje

description: Equipo de Compostaje

title: resolucion_478_11_1313587290428.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: acta_de_evaluacion_1313587273174.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: subasta_id_217396_acta_1313587309976.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

statusDetails: Adjudicado

title: 1 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONCENTRACION DE VINAZA Y MAQUINA DE COMPOSTAJE

description: Equipo de concentracion de Vinaza

description: Equipo de concentracion de Vinaza

description: Equipo de Compostaje

description: Equipo de Compostaje

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: cgc.pdf

title: adenda_1_compostaje_1311704352486.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: pbc_sbe_23__2011_pliego_nuevo_corregido_1311353133743.pdf

title: iao.pdf

statusDetails: Adjudicada

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

level: Empresas Públicas

entityType: Entidades Descentralizadas

legalName: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

legalName: Petróleos Paraguayos

locality: Mumbai ZIP 400 051

countryName: India

streetAddress: 101 HDIL Towers, Anant Kanekar Marg, Bandra (E)

activityTypes: goods services

legalEntityTypeDetail: Extranjeras

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

relatedLot: dlvnlMeuKtU=

title: contrato445_11_1313588427389.pdf

documentType: contractSigned

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

description: Ampliación de Plazo

description: Ampliación de Plazo

description: Ampliación de Plazo


Procedencia

value: USA/CHINA

Fabricante

value: APLICA

description: Lector de Huellas Dactilares

description: Equipo para huellas dactilares

Marca

value: TOPAZ

description: Capturador de firma electronica

description: Scanners

title: resolucion_de_adj__1319038486991.pdf

title: cco_1319038522915.pdf

title: informe_1319038444646.pdf

Procedencia

value: USA

Marca

value: DELL

description: Servidor, RACKEABLES

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

Procedencia

value: CHINA

Marca

value: ACCER

description: Notebook,Laptop

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

Procedencia

value: MALASIA

Marca

value: EPSON

description: Scanners

description: Scanners

value: INTEL

description: Servidor

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

title: resolucion_de_adj__1319038486991.pdf

title: cco_1319038522915.pdf

title: informe_1319038444646.pdf

Procedencia

value: TAIWAN

Marca

value: Bematech

relatedLot: PTjKRWXryss=

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial y accesorios

title: resolucion_de_adj__1319038486991.pdf

title: cco_1319038522915.pdf

title: informe_1319038444646.pdf

Procedencia

value: EEUU

Marca

value: HP

description: Impresora laser color

description: Impresoras de laser

description: Impresora multifuncion a chorro de tinta

description: Impresoras multifuncion

description: Impresoras multifuncion

value: APS

description: UPS 2500VA

description: UPS 2500VA

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: UPS DE 800 VA, minimo

description: UPS DE 800 VA

description: Memoria DDR2 (Double Data Rate)

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: UPS de 1000 VA

description: UPS de 1000 VA

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Computadoras personales (PC)

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Gaveta externa para disco duro

description: Discos duros y accesorios

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: Computadoras personales (PC)

title: resolucion_de_adj__1319038486991.pdf

title: cco_1319038522915.pdf

title: informe_1319038444646.pdf

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial y accesorios

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial y accesorios

title: resolucion_de_adj__1319038486991.pdf

title: cco_1319038522915.pdf

title: informe_1319038444646.pdf

description: Impresoras de chorro de tinta

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Impresoras de chorro de tinta

description: Disco duro para almacenamiento

description: Discos duros y accesorios

description: Disco duro externo USB

description: Discos duros y accesorios

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Impresoras de chorro de tinta

description: Computadoras personales (PC)

description: Teclado USB

description: Teclado USB

description: Teclados y accesorios

description: Memoria USB 16 GB

description: Memoria USB 16 GB

description: Dispositivos de almacenamiento de memoria flash

description: Mouse optico, USB

description: Mouse optico

description: Mouse o raton de computador

description: Monitor o Pantalla LCD de 17"

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Mouse optico USB

description: Mouse optico

description: Mouse o raton de computador

title: resolucion_de_adj__1319038486991.pdf

title: cco_1319038522915.pdf

title: informe_1319038444646.pdf

description: Impresora de tarjetas plasticas

description: Impresoras de tarjetas platicas

description: Teclado Inalambrico

description: Teclados y accesorios

title: resolucion_de_adj__1319038486991.pdf

title: cco_1319038522915.pdf

title: informe_1319038444646.pdf

title: 37 - Disco duro externo USB,  Dico Duro SATA de 500 GB  a 7200 RPM

title: 38 - Gaveta externa para disco duro, Cajas para conexinon en caliente , para equipo  Dell Poweredge T300

title: 30 - Impresoras matricial carro corto,  de 9 pines, 80 columnas con cable de comunicación de 220 volt. Puerto paralelo y USB.

title: 17 - UPS de 1000 VA

title: 31 - Impresora laser color,  IMPRESORA PARA FORMATO A3

title: 29 - Teclado Inalambrico,  KVM Para 8 servidores, puerto USB, Longitud de cable 4 mts. Cómo mínimo

title: 21 - Impresora de tarjetas plasticas, Compatible con el sistema informatico de Identificacion de Personas implementado en el Departamento de Identificaciones de la Policia Nacional.

title: 35 - Memoria DDR2 (Double Data Rate), Memoria DDR2,Memorias de 14 Gb DIMM SDRAM DDR-2 con ECC a 667, para servidores de equipos Dell Poweredg T300

title: 34 - Porta disco USB

title: 15 - Notebook,Laptop

title: 28 - Mouse optico USB

title: 4 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco

title: 2 - Notebook

title: 9 - Computadoras personales (PC) de escritorio

title: 22 - Computadoras personales (PC) de escritorio

title: 10 - Notebook

title: 12 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco

title: 39 - Disco duro para almacenamiento,  De un TB de 7200 RPM SATA

title: 33 - Impresora multifuncion a chorro de tinta

title: 13 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco

title: 20 - Capturador de firma electronica, LCD 1x15.

title: 6 - UPS DE 800 VA, minimo

title: 7 - Mouse optico, USB

title: 27 - Teclado USB

title: 36 - Memoria DDR (Double Data Rate), Memoria DIM de 14 GB con memoria intermedia completa (FBD) en pares coincidentes de 533 MHz o 667  MHz

title: 1 - Computadoras personales (PC) de escritorio

title: 11 - Servidor

title: 14 - Memoria USB 16 GB

title: 32 - Impresoras matricial carro corto,  (Tickeadora),Compatible con el sistema informatico de Identificacion de Personas implementado en el Departamento de Identificaciones de la Policia Nacional.

title: 5 - Monitor o Pantalla LCD, 17 pulgadas, pantalla plana, Widescreen.

title: 16 - Monitor o Pantalla LCD, de 19 Pulgadas, Widescreen

title: 23 - Notebook

title: 18 - Scanners,ESCANER DE CAMA PLANA.Compatible con el sistema informatico de Identificacion de Personas, implementado en el Departamento.

title: 19 - Lector de Huellas Dactilares, (UNI DACTILAR)

title: 26 - Monitor o Pantalla LCD de 17"

title: 24 - Servidor, RACKEABLES

title: 25 - UPS 2500VA

title: 8 - Impresoras matricial carro corto

description: Computadoras personales (PC)

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Impresoras multifuncion

description: Impresoras de chorro de tinta

description: Monitor / Pantalla LCD

description: UPS DE 800 VA, minimo

description: UPS DE 800 VA

description: Mouse optico, USB

description: Mouse optico

description: Mouse o raton de computador

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial y accesorios

description: Computadoras personales (PC)

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Servidor

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

description: Impresoras de chorro de tinta

description: Impresoras de chorro de tinta

description: Memoria USB 16 GB

description: Memoria USB 16 GB

description: Notebook,Laptop

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Monitor / Pantalla LCD

description: UPS de 1000 VA

description: UPS de 1000 VA

description: Scanners

description: Scanners

description: Lector de Huellas Dactilares

description: Equipo para huellas dactilares

description: Capturador de firma electronica

description: Scanners

description: Impresora de tarjetas plasticas

description: Impresoras de tarjetas platicas

description: Computadoras personales (PC)

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Servidor, RACKEABLES

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

description: UPS 2500VA

description: UPS 2500VA

description: Monitor o Pantalla LCD de 17"

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Teclado USB

description: Teclado USB

description: Teclados y accesorios

description: Mouse optico USB

description: Mouse optico

description: Mouse o raton de computador

description: Teclado Inalambrico

description: Teclados y accesorios

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial y accesorios

description: Impresora laser color

description: Impresoras de laser

description: Impresoras matricial carro corto

description: Impresoras matricial y accesorios

description: Impresoras multifuncion

description: Porta disco USB

description: Porta disco USB

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Discos duros y accesorios

description: Memoria DDR2 (Double Data Rate)

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: Disco duro externo USB

description: Discos duros y accesorios

description: Disco duro para almacenamiento

description: Discos duros y accesorios

title: Adquisicion de Equipos de Informatica

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: iao.pdf

title: pleigo_reparo_1311093705702.pdf

title: cgc.pdf

name: Policia Nacional / Ministerio del Interior

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Nuestra Señora de la Asunción  || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

FELICITA BERNAL MERCADO

streetAddress: GAUDIOSO NUÑEZ 1220 C TEODORO S MONGELOS

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

WINNER S. R. L.

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: LUIS FERNANDO BRITEZ CHAMORRO, OSCAR DANIEL BRITEZ CHAMORRO

ASUCOM S.A

streetAddress: CAMPOS CERVERA N° 5485 CASI RCA. ARGENTINA

name: GUIDO AMILCAR VAZQUEZ FILIPPINI - JORGE DANIEL FIGUEREDO MEDINA

HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.

streetAddress: AVENIDA CHOFERES DEL CHACO NRO. 871 CASI CAPITAN CARPINELLI

name: HELDER RIBEIRO PEREZ - ROSANGELA APARECIDA RIZZO PEREZ

description: 43211901- Monitores de tubo de rayo catodico (CRT)

description: Monitores de tubo de rayo catodico (CRT)

description: 43212110- Impresoras multifuncion

description: Impresoras multifuncion

description: 43212105- Impresoras de laser

description: Impresoras de laser

description: Discos duros y accesorios

description: Discos duros y accesorios

description: 43211706- Teclados y accesorios

description: Teclados y accesorios

description: 43222609- Routers de red

description: Routers de red

description: Equipo para huellas dactilares

description: Equipo para huellas dactilares

description: 43212105- Impresoras de laser

description: Impresoras de laser

description: 43212101- Impresoras de bandas

description: Impresoras de bandas

description: Impresoras de tarjetas platicas

description: Impresoras de tarjetas platicas

description: 43221718- Antenas y radares

description: Antenas y radares

description: 43211508- Computadoras personales (PC)

description: Computadoras personales (PC)

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: Memoria DDR (Double Data Rate)

description: 43211902- Monitores o pantallas de visualizacion en cristal liquido (LCD)

description: 43211501- Servidores y accesorios

description: Servidores y accesorios

description: 43211711- Scanners

description: Scanners

description: 43211509- Computadoras portatiles y accesorios

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: 43212104- Impresoras de chorro de tinta

description: Impresoras de chorro de tinta

description: 39121004- Unidades de suministro de energia o UPS y repuestos, accesorios

description: Impresoras matricial y accesorios

description: Impresoras matricial y accesorios

description: 43211708- Mouse o raton de computador

description: Mouse o raton de computador

description: Adquisicion de Equipos de Informatica

title: contrato_winner_srl__1319038100846.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_hpti__sistemas_y_equip__1319807044253.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_casa_lyons_1319038899650.pdf

title: contrato_casa_lyons_1319038993475.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_m_y_r_1319039874093.pdf

title: contrato_servipro_1319198047327.pdf

title: contrato_compu_shop_1319469195966.pdf

title: contrato_asucom_1319540864367.pdf


Procedencia

value: BRASIL

Presentacion

value: BIDON

Fabricante

value: N/C

Marca

value: GIRUX

description: ACEITE HIDRAULICO

description: Aceite hidraulico

description: Aceite hidraulico

description: ACEITE PARA TRANSMISION ATF

description: Aceite para caja mecanica

description: Aceite para transmisiones

description: ACEITE DE MOTOR SAE 40

description: Aceite para vehiculo

description: Aceite de motor

title: apertura_1317753008247.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: comparativo_1317752989126.zip

title: resolucion_1317753017714.pdf

title: dictamen_evaluacion_1317752966062.pdf

title: resolucion_adjudicacion_1318359951090.pdf

title: notificacion_1317753011868.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

Procedencia

value: PARAGUAY

Presentacion

value: BOCA DE EXPENDIO

Fabricante

value: PETROSUR/PETROPAR

Marca

value: BR

description: NAFTA SUPER 95 OPTANO

description: Nafta super

description: Nafta

description: GASOIL

description: Gasoil - Diesel - Tipo III

description: Gasoil-Diesel

title: apertura_1317753008247.pdf

title: comparativo_1317752989126.zip

title: resolucion_1317753017714.pdf

title: dictamen_evaluacion_1317752966062.pdf

title: notificacion_1317753011868.pdf

Procedencia

value: NACIONAL

description: NAFTA SUPER 95 OPTANO

description: Nafta super

description: Nafta

description: GASOIL

description: Gasoil - Diesel - Tipo III

description: Gasoil-Diesel

title: apertura_1317753008247.pdf

title: comparativo_1317752989126.zip

title: resolucion_1317753017714.pdf

title: dictamen_evaluacion_1317752966062.pdf

title: notificacion_1317753011868.pdf

title: 1 - LOTE Nº 1 - COMBUSTIBLES

statusDetails: Activo

title: 2 - LOTE Nº 2 - LUBRICANTES

description: GASOIL

description: Gasoil - Diesel - Tipo III

description: Gasoil-Diesel

description: NAFTA SUPER 95 OPTANO

description: Nafta super

description: Nafta

description: ACEITE DE MOTOR SAE 40

description: Aceite para vehiculo

description: Aceite de motor

description: ACEITE HIDRAULICO

description: Aceite hidraulico

description: Aceite hidraulico

description: ACEITE PARA TRANSMISION ATF

description: Aceite para caja mecanica

description: Aceite para transmisiones

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: iao.pdf

title: cgc.pdf

title: pliego_1312313184612.zip

title: invitacion_1312313419004.pdf

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: SEGÚN CONTRATO

RAIZEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: Ma. Concepción Leyes de Chavez c/ Artigas

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: LUIS ORTEGA ECHEVERRIA- MIGUEL ANTEL GERMAN MORINIGO

PETROLEOS DEL SUR S.A.

name: CESAR RAMIRO YAMBAY PEREYRA - JORGE RAMIRO YAMBAY - JAIRO YAMBAY - EDUARDO VELAZQUEZ - VICTOR YAMBAY - MYRIAN YAMBAI P. DE CORONEL

description: 15121504- Aceite hidraulico

description: Aceite hidraulico

description: 15121508- Aceite para transmisiones

description: Aceite para transmisiones

description: 15121501- Aceite de motor

description: Aceite de motor

description: 15101503- Nafta

description: Nafta

description: 15101505- Gasoil-Diesel

description: Gasoil-Diesel

title: contrato_estacion_bahia_1317754085629.pdf

title: adenda_bahia_1318360167280.pdf

title: contrato_petrosur_1317757568821.pdf

title: adenda_petrosur_1318360202806.pdf

title: contrato_todo_filtros_1317755440837.pdf

title: adenda_todo_filtros_1318360229736.pdf


Marca

value: Philadelphia

Fabricante

value: Philadelphia Collar Co.

Modelo

value: Philadelphia Traqueal

Procedencia

value: USA

description: Collar cervical

value: La Consolidada S.A. de Seguros

Marca

value: Covidien Puritan Bennett

Procedencia

value: Irlanda

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

value: Aseguradora del Este S.A

Marca

value: ROSCH

Fabricante

value: INDUSTRIAS ROSCH

Procedencia

value: ARGENTINA

description: Incubadoras

Marca

value: JMS

Fabricante

value: JMS CO. LTD.

Procedencia

value: JAPONESA

description: Bomba de Infusión

Marca

value: NIHON KOHDEN

Fabricante

value: NIHON KOHDEN CORPORATION

Modelo

value: TRITON BSM-6501K

description: Monitor multiparametrico

Marca

value: JOSON CARE

Fabricante

value: JOSON CARE DISTRIBUIDO POR MEDICA LLC.

Procedencia

value: CHINA

description: Cama electrica para paciente

description: Bomba de infusion a jeringa

value: ASEGURADORA PARAGUAYA

Marca

value: Samtronic

Fabricante

value: Samtronic Ind. E. Com. Ltda.

Procedencia

value: Brasil

description: Bomba de Infusión

Marca

value: Goldway  US. INC

Fabricante

value: Shenzhen Goldway

Procedencia

value: China

description: Monitor multiparametrico

Marca

value: Santronic

Fabricante

value: Samtronic Ind. E. Com. Ltda

description: Bomba de infusion a jeringa

value: Seguros Chaco S.A.

Marca

value: Carefusion

Modelo

value: Avea

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

Marca

value: Medix

Fabricante

value: Medix I.C.S.A.

Procedencia

value: Argentina

description: Incubadoras

Marca

value: Blunding

Fabricante

value: Texmed - Blunding

Modelo

value: No aplica

description: Collar cervical

Marca

value: Dixtal

Fabricante

value: Dixtal Biomédica Ind. e Com. Ltda.

description: Monitor multiparametrico

value: El Sol de Seguros S.A.

Marca

value: FANEM

Fabricante

value: FANEM LTDA

Procedencia

value: BRASILERA

description: Incubadoras

Marca

value: KELLYMED

Fabricante

value: BEIJING KELLYMED CO., LTD.

Modelo

value: ZNB-XK

description: Bomba de Infusión

Marca

value: EDAN

Fabricante

value: EDAN INSTUMENTS INC.

description: Monitor multiparametrico

Marca

value: SIGMA CARE

Fabricante

value: SIGMA-CARE DEVELOPMENT CO., LTD.

description: Cama electrica para paciente

Marca

value: DAIWHA

Fabricante

value: DAIWHA CORP., LTD.

Procedencia

value: COREANA

description: Bomba de infusion a jeringa

Marca

value: NEWPORT

Fabricante

value: NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

Marca

value: GIGANTE

Fabricante

value: GIGANTE Ltda

Modelo

value: NEOSOLUTION

description: Servocuna

description: Cama electrica para paciente

Fabricante

value: PROTEC EXPORT IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS

description: Aspirador de secreciones

description: Cuna terapeutica

description: Incubadoras

value: Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Ltd.

description: Bomba de Infusión

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Aspirador de secreciones

description: Monitor multiparametrico

description: Bomba de Infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

description: Incubadoras

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

value: INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

description: Aspirador de secreciones

description: Monitor multiparametrico

description: Cama electrica para paciente

name: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

description: Aspirador de secreciones

description: Bomba de Infusión

description: Monitor multiparametrico

description: Cama electrica para paciente

description: Bomba de infusion a jeringa

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

description: Bomba de Infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bombas de infusion intravenosa con jeringa

title: acta_de_evaluacion_1322924936068.pdf

title: cco_1322924953594.pdf

title: resolucion_dictamen_1322924941199.pdf

description: Incubadoras

description: Incubadoras

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Collar cervical

description: Collar cervical

description: Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

title: acta_de_evaluacion_1322924936068.pdf

title: cco_1322924953594.pdf

title: resolucion_dictamen_1322924941199.pdf

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

title: acta_de_evaluacion_1322924936068.pdf

title: cco_1322924953594.pdf

title: resolucion_dictamen_1322924941199.pdf

description: Cuna terapeutica

description: Cuna terapeutica

description: Alfombrillas o plataformas para rehabilitacion o terapia

title: acta_de_evaluacion_1322924936068.pdf

title: cco_1322924953594.pdf

title: resolucion_dictamen_1322924941199.pdf

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

title: acta_de_evaluacion_1322924936068.pdf

title: cco_1322924953594.pdf

title: resolucion_dictamen_1322924941199.pdf

title: 1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

title: 2 - Cama electrica para paciente

title: 7 - Bomba de Infusión

title: 8 - Collar cervical

title: 6 - Bomba de infusion a jeringa

title: 5 - Monitor multiparametrico

title: 4 - Incubadoras

title: 11 - Aspirador de secreciones

title: 3 - Servocuna

title: 10 - Collar cervical

title: 12 - Cuna terapeutica

title: 9 - Collar cervical

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

description: Ventilador pulmonar de alta complejidad

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

description: Servocuna

description: Servocuna

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bomba de infusion a jeringa

description: Bombas de infusion intravenosa con jeringa

description: Bomba de Infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Collar cervical

description: Collar cervical

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Cuna terapeutica

description: Cuna terapeutica

title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: aclaracion_1314201392164.pdf

title: addenda_3_1313164854627.pdf

title: cgc_subasta.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios por Subasta

title: pbc_1311018155445.pdf

title: iao_subasta.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios por Subasta

title: adenda_lpn21_1312383630087.pdf

title: addenda_1312900412991.pdf

title: Seccion II Evaluacion

answer: Se aclara que los Catàlogos no constituyen documentos sustanciales, es por ello que la convocante no puede desestimar las ofertas que no presenten, pues, en estos casos seràn solicitados en un plazo fijado por los Miembros del Comite de Evaluaciòn, por ser considerados DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES O FORMALES.-

description: Muchas empresas no presentan dentro de su carpeta de oferta los catálogos respectivos de los equipos ofertados. Esto se presenta frecuentemente y no hace otra cosa que entorpecer y hacer lenta la tarea evaluativa del Comité. En base a la expuesto solicitamos a la convocante no considerar la oferta de estos oferentes que no presenten debidamente las especificaciones técnicas y catálogos de los equipos solicitados.

title: Item 5 - Monitor multiparametrico

answer: RESPUESTA: Se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-;RESPUESTA: Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones en este punto.-

description:
Se requiere que el monitor cuente con panel táctil para navegación del menú tipo ?mouse pad??
Considerando que el monitor es para terapia intensiva, se requiere que tenga capacidad de visualizar tendencias por 96 horas?
El monitor deberá contar con la posibilidad de incorporar a futuro nuevos parámetros mediante módulos,  tales como CO2, debito cardíaco, EMG, EEG y otros?
El monitor deberá contar con la posibilidad de conectarlo en red a futuro y poder conectarlo a sistemas PACS o recibir resultados de laboratorio vía red?

title: ITEM 2 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Esta Consulta serà subsanada mediante la Addenda al P.B.C.

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Altura ajustable que cubra el rango de 45 cms a 76 cms. (medido desde la plataforma de la cama al piso, sin colchon)?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con un rango de variación de +o- 5cms. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: Item 3 - Servocuna

answer: En el punto Nº 01: "Dispositivo portachasis"; este punto serà subsanado mediante la Addenda al P.B.C. Punto Nº 02: "Lampara fototerapia" Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 03: "Brazo de montaje" Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Se aclara que se requiere un sistema de montaje de la lampara de fototerapia como se especifica en las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 04: " Movimientos de Trendelemburg" Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.b.c. Punto Nº 05 "Tamaño de la cuna" Favor adecuarse a las Especificaciones tecnicas del P.B.C. Se aclara que se requiere con las dimenciones solicitadas, precisamente para dar mas comodidad al paciente y al usuario. Punto Nº 06: "Barandas transparentes" Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. en este punto. Punto Nº 07: "Columna central" Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 08: "Colchon" Se aclara que el colchon no debera ser calefaccionado y controlado por servocontrol. Punto Nº 09: "Porta identificador" Favor ajustarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. en este punto. Punto Nº 10 "Alarmas requeridas" Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C.

description:
Se requiere que el calefactor pueda desplazarse angularmente de manera a permitir el acceso de equipos de rayos X sin interrumpir el calefaccionamiento del paciente.
El dispositivo portachasis se debe cotizar? Por favor aclarar pues al tratarse de  una subasta no debería ser opcional.
La lámpara de fototerapia deberá ser a leds, tomando en cuenta que es mucho más efectiva? En caso afirmativo, por favor aclarar cuantos focos mínimamente se requieren ya que hay diferencias sustanciales entre diferentes proveedores. Se requiere de brazo de montaje para esta lámpara?
Los movimientos de trendelemburg y fowler deberán ser eléctricos de manera a dar confort al paciente con movimientos suaves?
Sugerimos que el tamaño de la cuna sea de amplias dimensiones, de 50 X 60 como mínimo de manera a dar más comodidad  al paciente y al usuario
Las barandas transparentes deberán ser abatibles a 180º?
La columna central deberá poder modificarse de altura con tres posiciones?
El colchón deberá ser calefaccionado y controlado por servocontrol?
Deberá contar con porta identificador de paciente?
Cuáles son las alarmas requeridas: Alarma paciente (modo manual y servo), falla de sensor de piel, falla de circuito electrónico, falla de energía eléctrica, etc?

title: Seccion II Evaluacion

answer: Este punto serà subsanado mediante una Addenda al P.B.C.-

description: Teniendo en consideración que la mayoría de los equipos solicitados son de media y alta complejidad solicitamos a la convocante tenga a bien solicitar en la Sección II. Criterios de Evaluación, la Constancia de ?Habilitación de del Servicio de Mantenimiento Técnico expedido por el M.S.P. y B.S?. Este Documento es de suma importancia para la convocante, puesto que asegurará a la misma, que la empresa adjudicada cuente con la capacidad técnica legal para respaldar los equipos ofertados.

title: ITEM 7 - BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA

answer: Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones para este punto.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Bateria de 12 V, recargable a 220 V / 50 Hz, incorporada?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ??Bateria de 12 V +o- 3V, recargable a 220 V / 50 Hz, incorporada?. La convocante debe tener en cuenta que cada fabricante confecciona baterías propias y con su propia característica así que es muy difícil que los otros fabricantes tengan la misma característica. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: Elementos que no resultan tecnicamente indispensable

answer: Esta consulta serà subsanada mediante la Addenda Nº 03 al P.B.C.

description: Habiendo constatado que para todos los items de este llamado a Licitación se ha especificado como requisito ? CON EXPERIENCIA ESCRITA DE USO DEL EQUIPO EN ALGUN SERVICIO DEL MSP y BS.?, solicitamos la eliminación de esta exigencia por contravenir la ley 2051/91 de Contrataciones Públicas que garantiza la libre competencia y la participación del mayor número posible de oferentes según reza en su Articulo 20º parrafo 4º  ?Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.  Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto".

title: ITEM 6 - BOMBA DE INFUSION A JERINGA

answer: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Se aclara que se busca con lo solicitado en este punto; la mejor operacion del operador y comodidad del paciente.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Adaptable a jeringas de 5 - 10 - 20 - 50 y/o 60 cc, de cualquier marca.?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Adaptable a jeringas de 5y/o 10 - 20 - 50 y/o 60cc, de cualquier marca?. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: ITEM 6 - BOMBA DE INFUSION A JERINGA

answer: Favor ajustarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones para este punto.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Alta precision de velocidad de flujo, entre +/- 3 a 5%?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Alta precision de velocidad de flujo, entre +/- 3 a 5% o mejor?. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: ITEM 11 - ASPIRADOR DE SECRECIONES

answer: Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones para este punto.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal?. Teniendo en cuenta que estos aspiradores serán destinados al SEME y utilizados en ambulancia consideramos que no resulta indispensable esta característica además de robar lugar dentro del reducido espacio de una ambulancia, por lo tanto solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción: ?Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal - Opcional?.

title: ITEM 11 - ASPIRADOR DE SECRECIONES

answer: Adecuarse a las Especificaciones Tècnicas del P.B.C. En esta ocasiòn no se solicita con esas caracteristicas.

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Vacuómetro con fuerza o presión de aspiración regulable con lectura en mm Hg/mbar/Pa.?. Siendo que la unidad de medida internacional para secreciones es mm Hg, ¿Es necesario que el vacio pueda ser medido también en pascales y milibar? Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Vacuómetro con fuerza o presión de aspiración regulable con lectura en mm Hg/mbar/Pa o mm/Hg?.

title: Consultas generales:

answer: Esta Consulta tiene dos puntos consultados, en ambos casos seràn subsanados mediante Addenda al P.B.C.

description:
1.	Solicitamos que se incluya como documentos a presentar la Constancia de Habilitación del Servicio Técnico emitido por el MSPyBS.

2.	Solicitamos que en las condiciones de pago incluya la posibilidad de un anticipo financiero equivalente al 50% del valor de contrato.

title: Solicitud de aclaracion

answer: Este punto serà subsanado mediante una Addenda al P.B.C.

description: En la Sección II la convocante solicita ?Normas de Calidad: ISO / CE / UL / FDA / TUV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas?. También solicita en la Sección III por cada equipo ofertado ?Fabricación acorde con normas internacionales de calidad: FDA o CE o Mercosur?. Solicitamos tengan a bien aclarar cuál de las dos solicitudes es válida. Sugerimos la solicitada en la Sección II porque da más opciones al potencial oferente.

title: MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: Este punto serà subsanado mediante una Addenda al P.B.C.

description: Solicitamos se acepte oferta con pantallas de 14", ya que esta pertmite mostrar todos los parametros e informacion tal cual la presenta una de 15". Esto permitira una mayor cantidad de potenciales oferentes sin disminuir las prestaciones del equipo requerido.

title: ITEM 4 ? INCUBADORA ESTANDAR

answer: En el punto Nº 01: "Normas de Calidad"serà subsanado mediante una Addenda al P.B.C.; En el punto Nº 02: "Experiencia Escrita" serà subsanada con una Addenda al P.B.C.; En el punto Nº 03: "Filtros" serà subsanado con una Addenda al P.B.C.; En el punto Nº 04: "Cupula de acrilico" Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C.; En el punto Nº 05: "Puertas rebatibles" favor adecuarse a las Especificaciones Tècnicas del P.B.C.; En el punto Nº 06: "Movimiento de Trendelemburg" favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C.; Punto Nº 07: "Termometros" este punto serà subsanado con una Addenda al P.B.C.; Punto Nº 08: "Sistema de Humidificacion": Se requiere adecuarse a las especificaciones del P.B.C. En este punto se debe tener con un Sistema de humidificacion para humidificar el ambiente del microambiente interior de la cupula, para evitar perdida de liquido del paciente y para que no genere la proliferacion de bacterias dentro del ambiente de aire del Equipo, es trabajo de los operarios del Equipo el cambio periodico y diario del agua en el receptaculo de agua. Y ademas debe tener doble pared interna y externa. Punto Nº 09: "Control de Humedad" favor adecuarse alas Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 10: "Tamaño minimo": Se aclara que se refiere al lecho, a la cunita, donde se coloca el colchon. Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. en este punto

description:
1-	En relación a las normas de calidad, solicitamos una mayor claridad en lo solicitado, ya que en un punto de las especificaciones solicitan ?Construcción acorde a normas internacionales: FDA o CE o Mersosur? y, más adelante, en otro punto dice: ?Las normas Internacionales de calidad a ser consideradas para este equipo serán fundamentalmente las ISO, IEC?. Solicitamos que las normas requeridas sean las de FDA y CE ya que son las más completas.

2-	Solicitamos, para una mejor evaluación de los equipos ofertados, que el punto donde se indica ?Con experiencia escrita de uso del equipo en algún servicio del MSP y BS? se reemplace por el texto: ?Con experiencia escrita de buen funcionamiento firmado por el responsable de algún servicio del MSP y BS que cuente con equipos similares?.

3-	En relación al punto donde requieren dos filtros para asegurar la calidad del aire, hacemos la salvedad que en nuestro caso particular, el equipo utiliza un solo filtro de alta eficiencia cumpliendo con todos los requerimientos para este tipo de productos como las normas FDA y CE. Solicitamos aceptar estas características.

4-	Con relación a la cúpula de acrílico del equipo, consultamos si la misma debe ser de una  sola pieza sin pliegues ni cortes para facilitar la limpieza y evitar interrupciones del campo visual.

5-	Considerando que el presente llamado de equipos es para UCIN, creemos sumamente conveniente que estos equipos cuenten con 4 puertas rebatibles a 180º, por lo menos con 5 portillos ovales de apertura, y con 8 pasacánulas, 2 en cada vértice del equipo, para el buen manejo y atención del paciente y para el ingreso de sensores, tubuladuras y otros.

6-	Consultamos si en el punto donde solicitan con movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg Inverso, se  ser requiere movimiento continuo eléctrico.

7-	Con relación a los termómetros  solicitamos se establezca un rango de 20 a 45 ºC ya que 50 º C es un valor excesivo.

8-	Con relación al sistema de humidificación, consultamos si se requiere que las incubadoras sean libre de receptáculos para agua que favorecen la proliferación de bacterias dentro del circuito de aire del equipo y consecuentemente la contaminación del habitáculo.

9-	El control de la humedad deberá realizarse mediante un higrómetro digital dentro del habitáculo?

10-	Creemos que el tamaño mínimo requerido de 80 x 57cm aproximadamente,  se refiere al habitáculo y no al colchón. Por favor aclarar.

title: ITEM 11 ASPIRADOR DE SECRECIONES

answer: RESPUESTA: Esta consulta tiene varios puntos señalados, en la cual fueron analizados cada uno de ellos; como resultado se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Sin embargo se desprenden las siguientes aclaraciones: En cuanto al Aspirador Quirurgico: El equipo debe tener un modo de operacion de uso continuo. En cuanto  a si el Equipo debe poseer boton regulador de la intensidad o flujo de succion: No se solicita con botor regulador de la intensidad o flujo de succion, pero se aclara que el Equipo puede tener boton regulador de la intensidad o flujo de succion. En otro punto se aclara que el carrito de transporte con rueditas no se solicita es opcional. Finalmente en el ultimo punto de consulta se aclara que no se requiere con filtro bacteriano de seguridad. En los demas puntos no hay aclaraciones que realizar.;RESPUESTA: Esta consulta tiene varios puntos que fueron analizados cada uno de ellos; como resultado es te analisis se requiere adecuarse en todos los puntos a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Con las siguientes aclaraciones: En cuanto al "modo de operacion o utilizacion del aspirador quirurgico" debe tener un modo de operacion de uso continuo. En cuanto a "Si el equipo debe poseer boton regulador de la intensidad o flujo de succion"; se aclara que el Equipo puede tener boton regulador de la intensidad o flujo de succion; pero en el P.B.C. no se solicita con BOTON REGULADOR DE LA INTENSIDAD O FLUJO DE SUCCION. En cuanto al "Filtro bacteriano" En esta ocacion el P.B.C. no lo solicita.

description:
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer Normativa contra la penetración de líquidos, como mínimo se recomienda IPX1 para aspiradores quirúrgicos.

CONSULTA: Considerando que: los frascos de Polisulfona son irrompibles y autoclavables, la diferencia de precio no es sustancial y la desventaja de el peso de las botellas de vidrio es muy superior a las de Polisulfona, se recomienda solicitar, por mayores ventajas mecánicas, frascos de Polisulfona y no de vidrio de 3 litros.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer un nivel de intensidad acústica inferior a 55dB, como recomienda la normativa.

CONSULTA: Favor aclarar si el modo de operación o utilización del aspirador quirúrgico debe ser de uso continuo.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer manovacuómetro con escala de presión de 0 a -750mmHg, para visualización de la presión de succión.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer botón regulador de la intensidad o flujo de succión.

CONSULTA: Favor aclarar si el aspirador debe contar con asa de transporte de forma que pueda ser desmontado del carrito y transportado, en caso de necesidad.

CONSULTA: En las especificaciones se solicitan aspirador de secreciones con carrito de transporte con cuatro ruedas con dos frascos colectores de 3 Litros. Al mismo tiempo solicitan batería interna de 12 VDC con 2 horas de autonomía. Los aspiradores que poseen montados dos frascos colectores de 3 Litros en un carrito de transporte no poseen batería interna, favor corregir o considerar la batería interna como opcional, porque estas especificaciones son incompatibles.

CONSULTA: En las especificaciones se solicitan 2 frascos colectores de 3 Litros pero no se especifica si estos frascos deben estar montados en el carrito de transporte al mismo tiempo. Este montaje facilitaría el intercambio de los frascos y reduciría el tiempo de parada durante el intercambio de los frascos.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe contar con filtro bacteriano de seguridad localizado en la salida de aire de forma a proteger la sala de procedimientos o quirúrgica contra contaminaciones. Este filtro es muy importante principalmente en salas donde no existe una renovación de aire como recomendada por la normativa.

title: ITEM 11 - ASPIRADOR DE SECRECIONES

answer: Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones en este punto.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 3 litros?. Teniendo en cuenta que estos aspiradores serán destinados al SEME, es decir solamente para traslado ambulatorio, solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción: ?Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 1 litro o más?.

title: Solicitud de aclaracion

answer: Se aclara que SI es el documento solicitado en este punto.

description: En La Sección II. Criterios de Evaluación la convocante solicita ?Habilitación para importar equipos médicos expedidos por el M.S.P. y B.S?. El Departamento de Control de Establecimientos de Salud y Afines expide un Certificado de Registro y Habilitación en la que manifiesta que se que es correspondiente a ?Importadora y Distribuidora de Dispositivos Médicos (Equipos e Insumos médicos). Solicitamos a la convocante tenga a bien aclarar si ¿Es este el documento se están solicitando en este punto?

title: Item 1 - Ventilador de alta complejidad

answer: En el punto Nº 01: "Normas Internacionales" serà subsanada mediante Addenda al P.B.C. Punto Nº 02: "Modos de ventilacion" Se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Se aclara que se requiere el sistema de ventilacion y el calentador  con camara de humidificacion para pacientes neonatales, pediatricos y adultos. IPPV corresponde ventilacion Asistida controlado. Punto Nº 03: "Ventiladores": Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Se requiere que el sistema de ventilacion y el calentador con camara de humidificacion para pacientes neonatales, pediatricos y adultos. Punto Nº 04: "Ventilador para uso neonatal": Se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 05: "Compensacion de fugas": Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 06: Monitor": Ajustarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C.Punto Nº 07: Compresor o turbina": Favor adecuarse a las Especificaciones tecnicas del P.B.C.; se aclara que en esta ocasion no se requiere con esas caracteristicas.Punto Nº 08: "Bateria": Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 09: Volumen Tidal"; Se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 10: "Teimpo de ascenso" favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 11: "Umbral espiratorio ajustable" este punto serà subsanada con la Addenda al P.B.C. Punto Nº 12: " Tiempo inspiratorio" favor ajustarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 13: "Pausa inspiratoria", este punto serà subsanada con la Addenda al P.B.C.

description:
1.	Donde dice: Fabricación acorde con normas internacionales de calidad: FDA ó CE ó MERCOSUR, solicitamos se exijan por lo menos dos de ellas.

2.	En relación a los modos de ventilación solicitados,  sugerimos incluir modo IPPV de modo a contar con equipos que permitan ventilar pacientes que no puede o no se quiere que realice esfuerzo alguno y TCPL para uso en pacientes neonatales.

3.	Considerando que los ventiladores son para pacientes adultos, pediátricos, neonatales, creemos conveniente establecer un rango en peso del paciente. Sugerimos: capacidad de ventilar pacientes de 0.4 a 250 Kg o mejor.

4.	Considerando que los ventiladores son para uso neonatal, estimamos necesario que el equipo cuente con  sensor de flujo proximal que permite mucha mayor precisión en pequeños volúmenes. Por favor aclarar si se requiere esta característica.

5.	En relación al punto donde dice: Compensación de fugas sugerimos elevar a 60 L/min o mayor, teniendo en cuenta que 25 L/min es insuficiente para ?ventilación no invasiva en todos los tipos ventilatorios.?

6.	En relación al monitor, consultamos si debe ser de 10 pulgadas o mayor y con capacidad de visualización de tres curvas simultaneas en tiempo real o bucles, más visualización de  parámetros programados y monitoreados y mensajes de alarma.

7.	Sabiendo de las limitaciones de algunos centros hospitalarios, consultamos si requieren compresor o turbina incorporada al equipo para el suministro de aire comprimido.

8.	Consultamos si requieren batería con autonomía de una hora que alimente el funcionamiento del modulo de control del ventilador y la pantalla.

9.	En relación al Volumen Tidal especificado, solicitamos acepten equipos con un rango para adultos de 100 a 2500 ml de modo a permitir una mayor participación de proveedores.

10.	En relación al tiempo de ascenso inspirado, para permitir una mayor participación solicitamos que los la opción manual sea de 1 a 9, y/o con la palabra aproximado.

11.	En relación al umbral espiratorio ajustable, para la opción manual solicitamos para una mayor participación un rango de 5% a 45% y/o con la palabra aproximado.

12.	En relación al Tiempo inspiratorio, solicitamos para una mayor participación un rango desde 0.15 hasta 5.0 seg. o más, y/o con la palabra aproximado.

13.	En relación a la pausa inspiratoria solicitada, sugerimos reducir este tiempo a máximo 3 seg. pués estimamos que existe una confusión en cuanto al tiempo establecido en esta especificación.

title: ITEM 11 - ASPIRADOR DE SECRECIONES

answer: Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones en este punto.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Con una autonomia de por lo menos 2 horas de uso?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Con una autonomia de por lo menos 30 minutos o más; con conector 12 Voltios para receptáculos de encendedor de la ambulancia que garantizará el funcionamiento del equipo en un traslado de mayor distancia.

title: ITEM 7 - BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA

answer: Se requiere adecuarse a las Especificaciones Tècnicas del P.B.C. A modo de Aclaraciòn cuando se solicita para operacion minima de 1 hora, significa que el Equipo debe estar funcionando con la bateria como minimo por 1 hora, y con eso se entiende que puede durar màs de 1 hora. El termino "mejor" es en este caso una redundancia que confunde.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Bateria recargable para operación autonoma de minimo de 1 hora?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Bateria recargable para operación autonoma de minimo de 1 hora o mejor?. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: Solicitud de aclaracion

answer: Se aclara que los documentos necesarios para la adjudicaciòn en el presente llamado se encuentran establecidas en el PBC, asi tambien en el momento de su presentaciòn y la forma en que seràn solicitados. Ademas todo oferente que quisiera constatar documentaciones como Constancias, podràn acudir a las oficinas respectivas.-

description: Muchas empresas, desde hace varios años, vienen presentando Declaraciones Juradas, en caso de resultar adjudicada y para la firma del contrato respectivo, presentaran la Constancia de Habilitación para Importar y la Constancia de Contar con Servicio técnico, pero se sabe que aún no cuenta con las mismas. Consultamos a la convocante ¿Aceptará estas Declaraciones Juradas? ¿Los demás oferentes podrán constatar la efectiva entrega de tales Constancias?

title: Solicitud de aclaracion

answer: Se aclara que la adjudicaciòn serà por ITEMS y  no por la totalidad de los ITEMS

description: En la Sección I ? 1.9.1 Sistema de Adjudicación la convocante menciona que:  ?La adjudicación será por ITEMS?. Pero en la Sección II ? Formulario de la Oferta dice: ?El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios?. Solicitamos tengan a bien aclarar este punto, porque puede interpretarse que los potenciales oferentes deben cotizar la totalidad de los ítems.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

answer: En el Punto Nº 01 de la consulta "Modalidad Bifasica". Se aclara que se refiere a dos niveles ajustables de presion positiva. Punto Nº 02: "Ventilador presente", se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 03: "Sensor de Flujo" se subsana este punto mediante Addenda al P.B.C. Punto Nº 04: "Ventilador debe poseer sistema alternativo", se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 05: "Compensacion de fugas", se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 06: "Lazos, las ondas de presion por tiempo"... en este punto se requiere adecuarse a las Especificaciones tecnicas del P.B.C. Punto Nº 07: "Controles del ventilador", se requiere adecuarse a las Especificaciones tecnicas del P.B.C. Punto Nº 08: Accesorios: "2 sensores de flujo", se subsana este punto mediante Addenda al P.B.C. Punto Nº 09: "Camara de Humidificacion", se subsana este punto mediante la Addenda al P.B.C. Punto Nº 10:  "Accesorios": 4 Circuitos para pacientes"; se aclara que SI se solicitan 4 circuitos pacientes reutilizables con 2 trampas de agua, una para la rama inspiratoria y otra para la rama exhalatoria del circuito, con camara de agua y calentador.-

description:
CONSULTA: Favor aclarar si la modalidad Bifásica con alivio de presión se refiere a ventilación con dos niveles de presión.

CONSULTA: En las especificaciones se solicitan que el ventilador presente: curvas, ondas, bucles y valores numéricos convencionales y de ventilación avanzada, pero no se especificó el tamaño de la pantalla. Considerando que se debe presentar mucha información en la pantalla del ventilador, se recomienda una pantalla de 10 pulgadas diagonal o mayor.

CONSULTA: Favor indicar si el sensor de flujo debe ser reutilizable o descartable. Si son descartables determinar la cantidad mínima a entregar, por ejemplo: 200 unidades si son descartables y 2 unidades si son reutilizables y autoclavables de forma a que las ofertas se presenten en igualdad de condiciones.

CONSULTA: favor aclarar si el ventilador debe poseer sistema alternativo de suministro de gases mediante turbina o compresor integrado o sistema de back-up que compensa la falta de cualquiera de los gases medicinales (Oxígeno o Aire Comprimido) sin comprometer el volumen corriente proporcionado al paciente.

CONSULTA: En las especificaciones se solicita compensación de fugas de 25L/min. Por definición de Ventilación No Invasiva (NIV), la compensación de fugas debe ser como mínimo mayor a 30LPM para compensación de las fugas al ser utilizados accesorios externos como: máscaras o cánulas nasales. Se recuerda que el éxito de la Ventilación No Invasiva está directamente relacionada con la capacidad de compensación de fugas. Por definición, con una compensación de fugas de 25LPM, un ventilador pulmonar no puede ser considerado como Ventilador No Invasivo y fracasará al ventilar con dispositivos externos, como anteriormente mencionado. Se solicita corregir a compensación de fugas de mínimo 35LPM o mayor.

CONSULTA: Favor aclarar si los lazos, las ondas de Presión x tiempo, Volumen x tiempo y Flujo x tiempo deben ser presentadas simultáneamente.

CONSULTA: En controles del ventilador, se solicita Relación I:E Inversa máx. 4:1 o mejor, pero no se especifica la relación I:E directa. Se recomienda Relación I:E Directa de 1:8 o mejor y relación I:E inversa de 4:1 o mejor.

CONSULTA: en accesorios se solicitan 2 sensores de flujo pero no se especifica si son reutilizables o descartables,. Favor aclarar si los sensores de flujo son reutilizables o descartables. Si son descartables determinar la cantidad mínima a entregar, por ejemplo: 200 unidades si son descartables y 2 unidades si son reutilizables y autoclavables de forma a que las ofertas se presenten en igualdad de condiciones.

CONSULTA: Favor aclarar si la cámara de humidificación del humidificador debe ser reutilizable y autoclavable.

CONSULTA: En los accesorios, se solicitan 4 circuitos pacientes, favor aclarar si estos circuitos también deben incluir los filtros bacterianos exhalatorios reutilizables y si las trampas de agua deben ser dos: una para la rama inspiratoria y otra para la rama exhalatoria del circuito.

title: ITEM 2 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Esta consulta es subsanada mediante la Addenda al P.B.C.

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Trendelemburg inversa de 12° o mayor?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con un rango de variación de +o- 1°. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: CONSULTA Para todos los Items:

answer: Esta consulta es subsanada mediante la Addenda al Pliego de Bases y Condiciones.

description: CONSULTA Para todos los Items: En las especificaciones se solicita Con experiencia escrita de uso del equipo en algún servicio del MSP y BS. Solicitamos se retire este requerimiento porque viola la Ley de Contrataciones Públicas, debido a que, el MSP y BS no ha adquiridos todas las marcas y modelos de fabricantes, por lo tanto este requerimiento dirige la especificaciones a determinadas marca y modelos que ya fueron vendidos al MSP y BS. Favor eliminar este requerimiento o considerarlo opcional.

title: LPN N° 21/2011

answer: El punto Nº 01 de esta Consulta serà subsanada con una Addenda al P.B.C. En el punto Nº 02: Adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Punto Nº 03: Que se refiere a la "superficie Radiolucida" serà subsanada con una Addenda al P.B.C. En el punto Nº 04: Que se refiere a la "bascula integrada": Sera subsanado este con una Addenda al P.B.C. En el punto Nº 05:"Papel de Control"; Favor adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. En el punto Nº 06: "Colchon de poliuretano", este punto serà subsanado con una Addenda al P.B.C. Punto Nº 07: Aspirador de secreciones: Favor adecuarse a las Especificaciones Tècnicas del P.B.C., asi mismo para el punto Nº 8, 9, 10 y 11 que se refieren a: "Carro soporte", Bateria recargable", Capacidad de succion y el ultimo punto "Capacidad de vacio"

description:
Asunción, 26 de julio de 2011

Ref: Licitación Publica Nacional N° 21/2011 ? Adquisición de Equipos Médicos
para UCIN?

Consultas

1-En el PBC
Solicitamos en este llamado el PAGO DE ANTICIPO a los oferentes que resultaren adjudicados, considerando el alto costo de los equipos a ser adquiridos a través de la presente licitación y teniendo en cuenta que la Ley 2051/03 lo contempla hasta un máximo  del 50%.

Item N°2 Cama eléctrica para paciente

1- Donde dice ? Estructura de acero con acabado al cromo o satinada con pintura epoxi?

Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en terapia intensiva el tipo de pintura adecuado para las mismas debería ser del tipo ?electrostática en polvo? ya que con las mismas se consigue una mejor adherencia al acero y  se permite una correcta desinfección de la cama sin que esto produzca la corrosión de la misma. Solicitamos modificar este punto por ?Estructura de acero con con pintura electroestática en polvo?

2- Donde dice ? Superficie radiolúcida para pruebas con rayos X?

Teniendo en cuenta que lo mas recomendable para obtener una óptima imagen a través de los rayos X es colocar el chasis lo mas cerca del cuerpo del paciente y del equipo, solicitamos poder ofertar camas que no cuentan con  superficie radiolúcida.

3- Donde dice ? Bascula integrada de la misma marca que la cama, exactitud +/- 200 gr?

Solicitamos poder ofertar bascula integrada con una precisión de +/- 200 gr o del 1%  del peso del paciente.

4- Teniendo en cuenta que se solicita pánel de control en los barandales...

Recomendamos solictar que el display de la balanza se encuentre en ambos lados de los barandales para facilitar el uso del mismo al personal de enfermería

5- Donde dice ?Colchon de poliuretano de 15 cm +/- 5%  de espesor, antiestático recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado?

Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en unidades de terapia intensiva el colchón debería ser hermético y no con funda removible pues por el flujo de pacientes en las terapias intensivas no da el tiempo a retirar la funda para lavado, además debería ser antibacterial y antifungico. Recomendamos modificar este punto por:
?Colchon de 15 cm +/- 5% con una funda de poliuretano impermeable completamente hermético, resistente a la humedad, bacteriostática y fungistática fácil de limpiar y desinfectar para garantizar la máxima higiene para los pacientes y el personal asistencial?.

Item N° 11 Aspirador de secreciones

1- Donde dice: ?Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 3 litros?

Teniendo en cuenta que el aspirador solicitado es del tipo portátil solicitamos poder ofertar equipos con frasco colector de 800 ml., o más ya que el mismo se trata de un equipo mucho más compacto y de fácil transporte.

2- Donde dice: ?Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal?

Si el equipo es del tipo portátil, se recomienda eliminar este punto o reemplazarlo por estuche original del fabricante para la guarda del equipo.

3- Se solicita batería recargable con autonomía de 2 horas.

Si se trata de un equipo portátil entendemos que el mismo seria utilizado para el traslado en ambulancias, por lo que recomendamos que la batería sea recargable con autonomía de una hora o más y con conector 12 Voltios para receptáculos de encendedor del automóvil que garantizará el funcionamiento del equipo en un traslado de mayor distancia.

4- Donde dice: ?Capacidad de succión aproximadamente de 40 a 60 L/min?

La capacidad solicitada de succión es para un aspirador quirúrgico y no para un aspirador portátil como el solicitado, por lo que solicitamos reducir este parámetro a ?capacidad de succión aproximadamente de 25 a 30 L/min?

5- Donde dice: ?Vacío aproximadamente 0.92 bar/701 mm Hg?

La capacidad solicitada de vacío es para un aspirador quirúrgico y no para un aspirador portátil como el solicitado, por lo que solicitamos cambiar este parámetro a ?Vacío regulable aproximadamente de 90 a 500 mm Hg o más?

title: Constancia del SIPE

answer: Se aclara que "Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen ?ACTIVOS?. Pag. 51 del P.B.C.

description: En La Sección II. Criterios de Evaluación la convocante solicita una serie de documentos. La mayoría de los oferentes cuentan con varios de estos documentos en estado ACTIVO en el SIPE. Por lo expuesto solicitamos a la convocante, tenga a bien aceptar la Constancia del SIPE en reemplazo de varios documentos solicitados en esta Sección.

title: ITEM 2 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se requiere adecuarse a las Especificaciones tècnicas del P.B.C. Se aclara que lo solicitado es para la mejor operacion del operador y comodidad del paciente.

description:
ITEM 2 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Colchon de poliuretano de 15 cms (+/- 5%) de espesor??. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con un rango de variación de +o- 5cms. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: ITEM 2: CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se aclara que esta consulta tuvo varios puntos que fueron analizados uno a uno; en ese sentido y para todos los puntos de esta consulta se solicita adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C.

description:
CONSULTA Favor aclarar si la cabecera y piernera de la cama deben ser desmontables, muy recomendado para procedimientos de emergencia como CPR.

CONSULTA: Favor aclarar si la cama debe poseer CPR eléctrico y manual

Favor aclarar si la cama debe cumplir con los nuevos requerimientos para las camas eléctricas de la nueva Norma IEC 60601-2-52, que define los nuevos espacios permitidos para y en las barandas laterales para evitar daños al paciente.

CONSULTA: Se consulta si la Balanza Electrónica debe poseer botón mantenimiento de peso, de forma que se pueda agregar o remover accesorios a la cama (almohadas, frazadas, etc.) sin modificar el peso original del paciente.

CONSULTA: Se consulta si la Balanza Electronica debe poseer alarma de salida de paciente. Esta alarma sirve para indicar cuando el paciente abandona la cama sin autorización del personal médico.

CONSULTA: Se consulta si la Balanza Electronica debe poseer botón de memoria para guardar valores de peso relevantes.

CONSULTA: Por normativa IEC (Intenational Electrotechnical Comitee) las camas para cuidados críticos o intensivos deben cumplir con normativa de protección IP54, normativa de proteccion contra agua y polvo. Se consulta si se debe cumplir esta normativa que garantiza que la cama es fabricada de acuerdo a padrones de seguridad hospitalar.

title: ITEM 5: MONITOR MULTIPARAMËTRICO

answer: En el Punto Nº 01 de la consulta; con relacion al "Monitor Multiparametrico" se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Se aclara que en esta ocasion no se solicita con esas caracteristicas. Punto Nº 02: "Brazo Soporte" se requiere adecuarse a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C.. Se aclara en este punto que en esta ocasion no se solicita con esas caracteristicas, sino se requiere la sujecion por seguridad del equipo a la plataforma y a la pared. Punto Nº 03: "Monitor con Pantalla de 12 pulgadas"; se subsana mediante la Addenda al P.B.C. Punto Nº 04: "software para Calculo", favor adecuarse a las Especificaciones tecnicas del P.B.C. para este punto. Se aclara que en esta ocasion no se solicita con esas caracteristicas. Punto Nº 5: "Interconexion a red", favor adecuarse para este punto a las Especificaciones Tecnicas del P.B.C. Se aclara que en esta ocasion no se solicita con esas caracteristicas. Punto Nº 06 "Sensores de SPO2"  Se aclara que los Sensores de SPO2 pediatrico, adulto y neonatal se requieren reutilizables y los accesorios brazales solicitados tambien se requieren reutilizables

description:
CONSULTA: Favor aclarar si el monitor multiparamétrico deberá tener pantalla color del tipo touchscreen.

CONSULTA: Favor aclarar si se debe ofertar brazo soporte, original del fabricante, para que el monitor sea fijado en la pared con movimientos: rotación, horizontal y vertical.

CONSULTA: De manera a permitir mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar monitor con pantalla de 12 pulgadas diagonal y seis curvas como mínimo.

CONSULTA: Favor aclarar si el monitor debe tener software para Calculo de Dosificación de fármacos?

CONSULTA: El monitor debe tener interconexión a red entre monitores?

CONSULTA: Favor aclarar si los sensores de SPO2, pediátrico, adulto y neonatal son reutilizables, considerando que en los accesorios los brazales solicitados también son reutilizables.

title: ITEM 2 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Esta consulta sera subsanada con Addenda al P.B.C.

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Trendelemburg de 12° o mayor?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con un rango de variación de +o- 1°. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: ITEM 6 - BOMBA DE INFUSION A JERINGA

answer: Se requiere adecuarse a las Especificaicones Tècnicas del P.B.C. Se requiere usar en portasueros.

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Sistema de fijacion para rieles y portasueros?. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Sistema de fijacion para rieles y portasueros o de mesa?. De esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

title: ITEM 11 - ASPIRADOR DE SECRECIONES

answer: Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Vacío aproximadamente 0.92 bar/701 mm Hg.?. El vacio aproximado solicitado es para un aspirador quirúrgico y no para un aspirador portátil como el solicitado, por lo que solicitamos reducir este parámetro. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Vacío aproximadamente a 600 mm Hg.?

title: ITEM 11 - ASPIRADOR DE SECRECIONES

answer: Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

description: En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Capacidad de succión aproximadamente de 40 a 60 litros / min?. La capacidad solicitada de succión es para un aspirador quirúrgico y no para un aspirador portátil como el solicitado, por lo que solicitamos reducir este parámetro a capacidad de succión. Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con la siguiente descripción ?Capacidad de succión aproximadamente de 20 a 25 litros / min?.

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Sistema SB || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

legalName: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

name: LUIS HERNANDO ACHA FELTES, IVAN DARIO LUSICHI SALDIVAR

FALCON COM. & IND. S.A.

name: RODOLFO ARCE GODOY; WALTER ARCE GODOY; CHRISTIAN ARCE GODOY

B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

name: JESUS DONADO-MAZARRON, JOGE CADENA, MARTIN HELMUT

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil

IMESE S.A.

name: EMIGDIO ELIZAUR ALFONSO - MARIA EMILIA ELIZAUR GAONA

SCARPE SRL

streetAddress: COLON N°230 E/ PRESIDENTE FRANCO Y PALMA

STEVEN S SA

name: VIRGINIO ARISTIDES GARCETE CABRAL - SANDRA LORENA OVELAR - LIZ ROSSANA VERA MARÍN.

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Incubadoras medicas y accesorios

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

title: contrato_309_distrib__ypacarai_1322924495029.pdf

title: addenda_02_dysa_1334064007296.pdf

title: resolucion_y_dictamenes_1334064033153.pdf

description: Ampliación de Monto

title: nota_a_la_dncp_1323126458893.pdf

title: contrato_311_ventas_pyas_1323984209717.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_308_imese_1322924696402.pdf

description: Ampliación de Plazo

description: Ampliación de Monto

title: contrato_310_stevens_1322925201237.pdf

description: Ampliación de Plazo

title: contrato_312_scarpe_1323902814011.pdf

title: nota_a_la_dncp_1323125778384.pdf