name: Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)

description: FUNDACION b- Hormigón de limpieza para zapatas

description: Construccion de cancha de futbol

description: Construccion de edificios comerciales, empresariales o institucionales

description: PREPARACIÓN DE LA OBRA b- Replanteo

description: Construccion de cancha de futbol

description: FUNDACION c- Hormigón Armado para zapatas

description: Construccion de cancha de futbol

description: PREPARACIÓN DE LA OBRA a- Limpieza y preparación del terreno

description: Construccion de cancha de futbol

description: TECHO a- Estructura metalica y cobertura de chapas cinc alum  Nº 27

description: Construccion de cancha de futbol

description: FUNDACION a-	 Excavación para zapatas (2,50x1,4x1,8).

description: Construccion de cancha de futbol

description: FUNDACION d- Hormigón ciclópeo para zapatas

description: Construccion de cancha de futbol

description: FUNDACION e- Columnas de Hormigón Armado

description: Construccion de cancha de futbol

title: evaluacion_1479492976693.pdf

title: notificacion_a_oferentes_1479492965624.pdf

title: resolucion_adjudicacion_1479492950621.pdf

title: acta_de_apertura_1479492939923.pdf

title: cuadro_de_precios_1479492952409.pdf

name: EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)

title: 1 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DISTRITO TENIENTE PRIMERO MANUEL IRALA FERNANDEZ

description: Construccion de cancha de futbol

description: PREPARACIÓN DE LA OBRA b- Replanteo

description: Construccion de cancha de futbol

description: Construccion de cancha de futbol

description: Construccion de cancha de futbol

description: Construccion de cancha de futbol

description: Construccion de cancha de futbol

description: Construccion de cancha de futbol

description: Construccion de cancha de futbol

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: cgc.pdf

title: 27968___3169790001_1475096938027.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: formulario_1474980978772.zip

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: planos_1474980835894.pdf

title: pbc_lco_06_construccion_de_polideportivo_tte_irala__2__1474980817263.pdf

title: adenda_n__01_2016_1475692112007.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: iao.pdf

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Gobierno Departamental de Presidente Hayes || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Concurso de Ofertas

level: Gobiernos Departamentales

JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO

locality: San Lorenzo

streetAddress: Nicanor Rios N°1254 c/ Gregorio Calcena

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

legalName: JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO

DANIEL BENITEZ PAREDES

streetAddress: RENACIMIENTO Nro. 416 C/ DESTACAMENTO CAZAL

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalName: DANIEL BENITEZ PAREDES

14 DE JULIO S.A.

streetAddress: AGUSTIN BARRIOS 617

legalName: 14 DE JULIO S.A.

name: RAUL ALBERTO CUBAS GRAU, MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ZUCCOLILLO

BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

streetAddress: CAP. JOSE D. JARA Nº 2761 ESQUINA CAÑADA DEL CARMEN

legalName: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

name: FERNANDO OTAZU MUSSI - GUILLERMO BARRAIL PATIÑO - DIEGO GALEANO TOMBOLY- Sebastian Cabello

streetAddress: DIONISIO JARA N° 5052.

BIEBER & CIA S.A.C.I.

streetAddress: AV. EUSEBIO AYALA C/YATAYTY CORA NÂº 1276

name: ING. OSCAR BIEBER ALONSO - TERESA DE JESÚS BENITEZ DE BIEBER

BETA INGENIERIA S.A.

streetAddress: Cerro Corá N° 3934 c/ Radio Operadores del Chaco

INGEMANT SA

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: HERIBERTO IBARRA VELÁZQUEZ - RAUL IBARRA VELAZQUEZ

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: 41293_oee_gral_1482776070268.pdf

title: contrato_n__34_2016_polideportivo_irala_1482267347964.pdf

title: nota_director_1482267341137.pdf

description: Ampliación de Monto


Unidad

currency: PYG

description: Caja de Cirugia

description: Estetoscopio Bi-Auricular

description: Caja de Cirugia General

description: Chata de acero inoxidable

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Recortador de Yeso

description: Balanza Pediatrica digital

description: Orinal masculino de acero inoxidable

description: Silla de rueda cromada

status: valid

value: La Consolidada S.A. de Seguros

description: Bomba de infusión

description: Silla de rueda cromada

value: ASEGURADORA DEL ESTE SA

description: Detector de latido fetal

description: Electrocardiografo

description: Monitor multiparametrico

description: Oximetro de pulso

description: Saturometro

value: Regional S. A. de Seguros

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia General

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bomba de infusión

description: Bomba de infusión

value: SEGUROS GENERALES S.A.

description: Respirador volumetrico para UTI

Fabricante

value: Ml+UeXIQSulShOVzZLofNA==

description: Cama electrica para paciente con balanza para adultos - Urgencias

description: Cama electrica para paciente con balanza para adultos - UTI

value: ALFA DE SEGUROS S.A.

description: Respirador volumetrico para UTI

value: La Consolidada

description: Mesa para procedimientos

description: Caja de Cirugia

description: Porta suero

description: Carro para curaciones

description: Cama para internado con baranda

Procedencia

value: KTjqfsHwvdE=

description: Estetoscopio Bi-Auricular

Marca

value: jchSecglUqM=

description: Detector de latido fetal

description: Caja de Cirugia General

description: Caja de Cirugia

description: Brazalete Arterial

description: Electrocardiografo

description: Caja de Cirugia

description: Monitor multiparametrico

description: Laringoscopio Pediatrico

value: FJGufoSeZgc=

description: Aspirador de secreciones

description: Agitador de placa

description: Carro de paro

Procedencia

value: RtpoCmcejhw=

description: Laringoscopio Neonatal

description: Bicicleta estatica

description: Oximetro de pulso

description: Saturometro

description: Torre para cirugía videolaparoscopía

description: Lampara de pie con cuello movil

description: Estufa de secado

description: Laringoscopio - Set Adulto

description: Porta suero - UTI

description: Mesa Rodante para historial clinico

description: Cama para internado

description: Estufa para esterilización

description: Centrífugas

Marca

value: Oatw/YCiMuQ=

description: Servocuna

description: Silla de rueda cromada

value: La Consolidada S.A.

description: Pulidor Dental

description: Sillón odontológico

description: Dispositivo de luz halogena de uso odontologico

description: Equipo quita Sarro

value: GENERAL SEGUROS

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia General

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Recortador de Yeso

description: Monitor multiparametrico

description: Resectoscopio - Elemento

description: Torre para cirugía videolaparoscopía

description: Riñoneras

description: Caja de curación

description: Marcapaso Bicameral

description: Respirador volumetrico para UTI

description: Monitor multiparametrico

description: Bomba de infusión

description: Oximetro de pulso

description: Saturometro

description: Centrífugas

description: Silla de rueda cromada

value: PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

description: Agitador de placa

description: Centrífugas

description: Respirador volumetrico para UTI

description: Ecógrafo

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 24x30

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 18x24

description: Monitor multiparametrico

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 30x40

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 35x43

description: Recortador de Yeso

description: Recortador de Yeso

description: Recortadores de modelos de laboratorio dental y accesorios

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Resectoscopio - Elemento

description: Resectoscopio

description: Resectoscopios

description: Torre para cirugía videolaparoscopía

description: Torre para cirugia videolaparoscopia

description: Laparoscopios o telescopios laparoscopicos

description: Riñoneras

description: Rinonera

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de curación

description: Caja de curacion

description: Bandejas de examen y accesorios

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: resolucion_rectif_adj_lpn_118__1481896714092.pdf

title: resolucion_adjudicacion_lpn_118_docx_1481541314759.pdf

title: notificaci_n_de_adj_docx_1481548960848.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

title: informe_evaluci_n_lpn_118_1481548898814.pdf

title: notific_de_rectificativa_docx_1481897042270.pdf

description: Mesa para procedimientos

description: Mesa para procedimientos

description: Mesas de examen o de procedimiento clinico para uso general

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Carro para curaciones

description: Carro para curaciones

description: Carros medicos o accesorios

description: Estetoscopio Bi-Auricular

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Brazalete Arterial

description: Brazalete Arterial

description: Sostenes o aparatos vasculares o de compresion

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Agitador de placa

description: Agitador de Placa

description: Mezcladores y agitadores

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Laringoscopio Neonatal

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Bicicleta estatica

description: Balanza pediatrica

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Mesas de examen obstetrico o ginecologico

description: Aparatos de terapia para rehabilitacion fisica y accesorios

description: Lampara de pie con cuello movil

description: Lampara de pie con cuello movil

description: Lamparas o luces independientes de examen medico

description: Laringoscopio - Set Adulto

description: Laringoscopio - Set

description: Laringoscopios o accesorios

description: Porta suero - UTI

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Mesa Rodante para historial clinico

description: Mesa Rodante para historial clinico

description: Muebles clinicos de cabecera o accesorios

description: Servocuna

description: Servocuna

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia General

description: Caja de Cirugia General

description: Cajas paramedicas de servicios medicos de urgencia

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bomba de infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bomba de infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

description: Detector de latido fetal

description: Detector de latido fetal

description: Detectores ecograficos de flujo sanguineo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Oximetro de pulso

description: Oximetro de pulso

description: Oximetros de pulso

description: Saturometro

description: Saturometro

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

description: Marcapaso Bicameral

description: Marcapaso Bicameral

description: Accesorios o defibriladores implantables o generadores de marcapasos cardiacos

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

description: Pulidor Dental

description: Pulidor Dental

description: Kits de torno o pulidor dental

description: Sillón odontológico

description: Sillon odontologico

description: Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados

description: Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontologicos

description: Equipo quita Sarro

description: Equipo quita Sarro

description: Quitasarros dentales o accesorios

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

description: Respirador volumetrico para UTI

description: Respirador volumetrico para UTI

description: Aparatos de respiracion, accesorios y suministros

description: Ecógrafo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

description: Cama electrica para paciente

title: ampliacion_de_informe_1481896707452.pdf

title: cco__lpn_118_xlsx_1481542145008.pdf

title: acta_apertura_lpn118_1481548918662.pdf

title: 26 - LOTE 26 EQUIPO DE ONDA

title: 4 - LOTE 4 CAJA DE CIRUGÍA PARA TIROIDES

title: 23 - LOTE 23 CHASIS CON PANTALLA REFORZADA

title: 31 - LOTE 31 EQUIPOS ODONTOLOGICOS

title: 10 - LOTE 10 ESTUFAS

title: 24 - LOTE 24 ORINALES DE ENFERMO

title: 27 - LOTE 27 RECORTADOR DE YESO

title: 6 - LOTE 6 CAJA DE CIRUGÍA PARA CESÁREA

title: 39 - LOTE 39 PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTES

title: 7 - LOTE 7 CAJA PARA CIRUGIA PARA APENDICE

title: 43 - LOTE 43 EQUIPO QUITA SARRO

title: 13 - LOTE 13 BALANZA ELECTRONICA DIGITAL

title: 15 - LOTE 15 BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA

title: 16 - LOTE 16 BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA

title: 3 - LOTE 3 CAJA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

title: 46 - LOTE 46 HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO

title: 42 - LOTE 42 SILLON ODONTOLOGICO

title: 11 - LOTE 11 CENTRIFUGAS

title: 9 - LOTE 9 AGITADOR DE PLACA

title: 47 - LOTE 47 IDENTIFICACION DE BACTERIAS

title: 30 - LOTE 30 LARINGOSCOPIO

title: 44 - LOTE 44 DETECTOR DE LATIDO FETAL

title: 8 - LOTE 8 MICROSCOPIO BINOCULAR

title: 2 - LOTE 2 TORRE PARA CIRUGÍA VIDEOLAPAROSCOPÍA

title: 37 - LOTE 37 RESPIRADOR VOLUMETRICO PARA UTI

title: 1 - LOTE 1 ECÓGRAFO

title: 25 - LOTE 25 TUBO DE OXIGENO

title: 28 - LOTE 28 ELECTROCARDIOGRAFO

title: 38 - LOTE 38 PROCESADORA AUTOMATICA DE PLACAS

title: 35 - LOTE 35 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

title: 19 - LOTE 19 CAMA PARA INTERNADO

title: 18 - LOTE 18 BANDEJAS DE EXAMENES Y ACCESORIOS

title: 14 - LOTE 14 BICICLETA ESTATICA

title: 45 - LOTE 45 ELEMENTOS RESECTOSCOPIO

title: 40 - LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIOS

title: 34 - LOTE 34 MESA

title: 29 - LOTE 29 ESTETOSCOPIO BI AURICULAR

title: 22 - LOTE 22 CARRO DE PARO

title: 32 - LOTE 32 MARCAPASO

title: 36 - LOTE 36 PORTA SUERO

title: 12 - LOTE 12 ASPIRADOR DE SECRECIONES

title: 5 - LOTE 5 CAJA DE CIRUGÍA GENERAL

title: 21 - LOTE 21 CAMA ELECTRICA

title: 20 - LOTE 20 CAMILLA GINECOLOGICA

title: 17 - LOTE 17 BRAZALETE ARTERIAL

title: 33 - LOTE 33 CARRO MEDICO

title: 41 - LOTE 41 SILLA DE RUEDAS

description: Ecógrafo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

description: Torre para cirugía videolaparoscopía

description: Torre para cirugia videolaparoscopia

description: Laparoscopios o telescopios laparoscopicos

description: Caja de cirugia pediatrica

description: Caja de cirugia pediatrica

description: Cajas paramedicas de servicios medicos de urgencia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia General

description: Caja de Cirugia General

description: Cajas paramedicas de servicios medicos de urgencia

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Microscopio binocular

description: Microscopio binocular

description: Microscopios compuestos ligeros binoculares y accesorios

description: Agitador de placa

description: Agitador de Placa

description: Mezcladores y agitadores

description: Estufa de secado

description: Estufa de secado

description: Estufas de seguridad de laboratorio

description: Estufa para esterilización

description: Estufa para esterilización

description: Estufas de seguridad de laboratorio

description: Centrífugas

description: Centrifuga

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Bicicleta estatica

description: Balanza pediatrica

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Mesas de examen obstetrico o ginecologico

description: Aparatos de terapia para rehabilitacion fisica y accesorios

description: Bomba de infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bomba de infusión

description: Bomba de Infusión

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Brazalete Arterial

description: Brazalete Arterial

description: Sostenes o aparatos vasculares o de compresion

description: Caja de curación

description: Caja de curacion

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Riñoneras

description: Rinonera

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Orinales de enfermo para uso general

description: Cama para internado

description: Cama para internado

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

description: Cama para internado con baranda

description: Cama para internado

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

description: Cama electrica para paciente con balanza para adultos - UTI

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

description: Cama electrica para paciente con balanza para adultos - Urgencias

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 18x24

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 24x30

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 30x40

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico de 35x43

description: Chasis con pantalla reforzadora radiologico

description: Componentes de sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) medica tridimensional

description: Chata de acero inoxidable

description: Chata de acero inoxidable

description: Orinales de enfermo para uso general

description: Tubo de Oxigeno

description: Tubo de Oxigeno

description: Oxigeno portatil o cajas de resucitacion de servicios medicos de urgencia

description: Recortador de Yeso

description: Recortador de Yeso

description: Recortadores de modelos de laboratorio dental y accesorios

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Estetoscopio Bi-Auricular

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Laringoscopio - Set Adulto

description: Laringoscopio - Set

description: Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopio Neonatal

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Dispositivo de luz halogena de uso odontologico

description: Dispositivo de luz halogena de uso odontologico

description: Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontologicos

description: Pulidor Dental

description: Pulidor Dental

description: Kits de torno o pulidor dental

description: Marcapaso Bicameral

description: Marcapaso Bicameral

description: Accesorios o defibriladores implantables o generadores de marcapasos cardiacos

description: Carro para curaciones

description: Carro para curaciones

description: Carros medicos o accesorios

description: Mesa para procedimientos

description: Mesa para procedimientos

description: Mesas de examen o de procedimiento clinico para uso general

description: Mesa Rodante para historial clinico

description: Mesa Rodante para historial clinico

description: Muebles clinicos de cabecera o accesorios

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Porta suero - UTI

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Respirador volumetrico para UTI

description: Respirador volumetrico para UTI

description: Aparatos de respiracion, accesorios y suministros

description: Procesadora automatica de placas radiograficas - revelador para mamografia

description: Procesadora automatica de placas radiograficas

description: Procesadores medicos para toma de imagenes

description: Procesadora automatica de placas radiograficas - revelador para radiografia

description: Procesadora automatica de placas radiograficas

description: Procesadores medicos para toma de imagenes

description: Saturometro

description: Saturometro

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Oximetro de pulso

description: Oximetro de pulso

description: Oximetros de pulso

description: Servocuna

description: Servocuna

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Lampara de pie con cuello movil

description: Lampara de pie con cuello movil

description: Lamparas o luces independientes de examen medico

description: Silla de rueda cromada

description: Silla de rueda cromada

description: Sillas de ruedas

description: Sillón odontológico

description: Sillon odontologico

description: Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados

description: Equipo quita Sarro

description: Equipo quita Sarro

description: Quitasarros dentales o accesorios

description: Detector de latido fetal

description: Detector de latido fetal

description: Detectores ecograficos de flujo sanguineo

description: Resectoscopio - Elemento

description: Resectoscopio

description: Resectoscopios

description: Analizador Hematologico

description: Analizador Hematologico

description: Analizadores hematologicos

description: Kit para determinacion de Bacterias Coliformes

description: Kit para determinacion de Bacterias Coliformes

description: Kits de ensayo microbiologicos o bacteriologicos, o suministros

title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: adenda_4__1479489591945.pdf

title: pbc_lpn118_1475841755838.zip

title: formularios_sbe_id_317227_1475865945090.zip

title: adenda_2__1478197706755.pdf

title: aclaracion_certificacion_1478875242204.pdf

title: adenda_1_1477054287721.pdf

title: cgc.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios por Subasta

title: adenda_3_1478875271651.pdf

title: iao.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios por Subasta

title: LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIOS

answer: Las especificaciones tecnicas del LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIO item 1 se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIOS
ITEM Nº 1 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: Lámpara o elemento calefactor abatible en ambos lados que permita fácil acceso de equipos de rayos X. Deberá seguir calentando al paciente durante las maniobras.
Solicitamos que esta función sea declarada OPCIONAL considerando que es una característica de una marca específica.

title: Lotes 3, 4, 5, 6 y 7 Cajas para Cirugía

answer: Las especificaciones tecnicas de los  Lotes 3, 4, 5, 6 y 7 Cajas para Cirugía se encuentran modificadas por la Adenda N° 2

description: Solicitamos establecer un margen de +/-2cm para todos los instrumentales y +/-5cm para las cestas perforadas a los efectos de permitir una mayor participación de los oferentes

title: LOTE 21: CAMA ELÉCTRICA

answer: Todas las características mencionadas en el Pliego de Bases y Condiciones, son consideradas como mínimas, pudiendo el oferente ofrecer características iguales o superiores.

description:
En referencia al lote solicitado entendemos que existe una confusión por parte de la convocante en cuanto a las características técnicas requeridas debido a que ambos ítems presentan las mismas especificaciones, sin embargo el Precio Unitario Estimado para el ítem 2 no condice con dichas características. Por lo cual resulta imposible cotizar en ambos ítems el mismo equipo pero con precios diferenciados.

Número de ítem: 1
Código de Catálogo: 142191807-001
Nombre: Cama eléctrica para paciente con balanza para adultos  UTI.
Cantidad Estimada: 6.
Unidad de Medida: Unidad.
Precio Unitario Estimado: ₲ 60.000.000

Número de ítem: 2
Código de Catálogo: 242191807-001
Nombre: Cama eléctrica para paciente con balanza para adultos  Urgencias
Cantidad Estimada: 2.
Unidad de Medida: Unidad.
Precio Unitario Estimado: ₲ 30.000.000.

title: Plan de Entregas

answer: El plan de Entrega se encuentra modificada según Adenda N° 2

description:
Solicitamos ampliar el plazo de entregas a 60 días desde la suscripción del contrato. La mayoría de los bienes solicitados deben ser importados de otros continentes y sería de cumplimiento imposible la fecha estipulada.
Esto atendiendo a que hasta la firma del contrato estariamos a mediados o fines de noviembre

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Las especificaciones técnicas Lote 37 Ventilador Volumétrico para UTI no son de carácter restrictivo, por lo que los oferentes deberán adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan en Controles que el mecanismo de disparo trigger por flujo: (L/min)  Límite inferior 1 o menor y Límite superior 20.
Considerando que:

En el Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que  Para la participación , contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta Ley , ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables , si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas igualmente establece .. Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante

Solicitamos que:

La Convocante considere que el límite superior sea contemplado  en 15 lts /min. La presente solicitud obedece a que, entendemos que el límite superior de 20 lts/min no es técnicamente indispensable puesto que CON EL LÍMITE MENCIONADO PRECEDENTEMENTE SE ATIENDE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE. La inclusión en el pliego del requisito destacada constituirá el único elemento que limitará la participación de eventuales proveedores que cumplirán con todos los demás requisitos estipulados en las especificaciones técnicas.

title: LOTE 1 - ECOGRAFOS

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 1 Ecografo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
1.	Se podrá ofertar la función de Ecoestres como opcional? Considerando que dicha función puede incrementar el costo final del equipo y superar el precio referencial del ítem.
2.	Se podrán ofertar las funciones de Imagen 3D de Alta Resolución y Ecografía 3D en Tiempo Real como opcional? Considerando que dichas funciones puede incrementar el costo final del equipo y superar el precio referencial del ítem.
3.	Favor determinar los transductores que deben ser incluidos y las frecuencia de trabajo, por ejemplo:
1.	Transductor Sectorial para cardiología con frecuencia de 1-4 Mhz o mejor, para aplicaciones en cardiología adulto y pediátrica.
4.	El equipo deberá del tipo modular o portátil?
5.	Favor determinar otras características como Tamaño del monitor, cantidad de canales digitales, modos de trabajo, aplicaciones necesarias, almacenamiento, tamaño del discoduro, etc.

title: Lote 35

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Donde dice velocidad de Barrido de ECG de 12,5/25/50 y 100mm/seg, solicitamos se permita ofertar monitores con velocidad de Barrido de ECG de 12,5/25/50 mm/seg

title: LOTE 37 - RESPIRADOR VOLUMETRICO PARA UTI

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Donde solicitan; Volumen Corriente Limite inferior 25 o menor y limite superior 2000 o mayor, solicitamos permitan cotizar equipos con volumen  corriente con limite inferior 50 mL, como se puede observar es muy poco la diferencia en M/L a lo solicitado, ni siquiera solicitamos modificar el límite superior, esto permitiría mayor participación sin orientar a una marca en particular.

title: LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIOS

answer: Las especificaciones tecnicas del LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIO item 1 se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIOS
ITEM Nº 1  SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: Rango de temperatura de aire 15ºC +/- 2° a 40ºC +/- 2°
Solicitamos la exclusión de este rango, considerando que se trata de un rango aplicable a incubadoras y no a Calentadores de bebé (Servocuna).

title: Lote 6 -  Caja de cirugía para Cesarea

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 6 - Caja de cirugía para Cesarea se encuentra modificada en la Adenda N° 2

description:
Donde dice:
Tijera preparación Mayo, curva, de 165 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar tijeras de 170 mm
Tijera Mayo, recta, de 165 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar tijeras de 170 mm
Porta agujas Mayo - Hegar, de 150 mm: Se solicita a la Convocante establecer un rango de variación de +- 10 mm
Porta agujas Mayo - Hegar, de 185 mm: Se solicita a la Convocante aceptar Porta agujas de 180 mm
Valva vaginal Doyen, de 120 x 60 mm: Se solicita a la Convocante aceptar Valvas de 120 x 55 mm
Cubeta para contenedor 1/1 perforada, altura 90 mm: Se solicita a la Convocante aceptar cubetas de 100 mm
Cesta perforada, de 485 mm x 253 mm x 76 mm: Se solicita a la Convocante aceptar las medidas: 485 x 255 x 70 mm
Pinza porta esponja Foerster, boca estrecha, 245 mm: Se solicita a la Convocante aceptar pinzas de 250 mm

title: Lote 7 - Caja para curugía para apéndice

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 7 - Caja para curugía para apéndice se encuentra modificada en la Adenda N° 2

description:
Donde dice:
Tijera preparación Mayo, curva, de 165 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar tijera de 170 mm
Tijera Mayo, recta, de 165 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar tijera de 170 mm
Pinza porta esponja Foerster, boca estriada, 245 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar pinza de 250 mm
Portaagujas Mayo-Hegar, de 150 mm: Se solicita a la convocante establecer un rango de variación de +- 10 mm
Portaaguja Mayo-Hegar, de 185 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar Portaaguja de 180 mm
Pinza disección Overholt-Geissend #0, de 195 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar pinzas de 185 mm
Pinza hemostática Nissen, curva, de 185 mm: Considerando que la pinza solicitada es idéntica al modelo Halsted se solicita poder cotizar Pinza hemostática Halsted de 180 mm
Cesta perforada, de 485 mm x 253 mm x 76 mm: Se solicita a la Convocante poder cotizar cestas de 485 x 255 x 70 mm

title: LOTE 35  MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Entre los accesorios se solicita cuatro cables interface y cuatro sensores reutilizables para temperatura (de piel o superficie) para adultos. Se podrán cotizar sensores reutilizables para temperatura con cable entero? sin necesidad de cables interfase.  Esto permitiría mejorar los precios y dejar acorde a precio referencia establecido.  Además de permitir una mayor participación.

title: Plan de Entregas

answer: El plan de Entrega se encuentra modificada según Adenda N° 2

description:
"A partir de la fecha de la suscripción del contrato y deberán ser entregados en su totalidad al 23 de diciembre de 2016"
Favor considerar que el Plan de entregas sea establecido en días (Por ejemplo 60 días a partir de la firma del contrato) considerando que por experiencias anteriores las adjudicaciones y firma de contrato a éstas alturas del año suelen darse recién en diciembre. Si ese fuera el caso practicamente el plazo de entregas es muy corto y por tratarse de adquisición de Equipos Médicos y algunos solicitan en gran cantidad que normalmente no se cuenta en stock con dichos productos y los mismos deben ser importados especialmente, dicho requisito podría estar afectando tanto a la Convocante y a potenciales oferentes.

title: LOTE 21: CAMA ELÉCTRICA

answer: Todas las características mencionadas en el Pliego de Bases y Condiciones, son consideradas como mínimas, pudiendo el oferente ofrecer características iguales o superiores.

description:
Para ambos ítems la convocante solicita: ruedas antiestáticas o conductivas de 14 cm para transporte.
Solicitamos permita establecer un rango de medidas de manera a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes estableciendo la medida solicitada como medida máxima.

title: LOTE 35  MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Se podrán ofertar monitores con velocidad de barrido de ECG de 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s y 50 mm/s? Estos son parámetros estándar con los que cuentan la mayoría de los monitores del mercado, de mediana complejidad acorde con el precio referencial establecido.

title: LOTE 35  MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Se podrán ofertar monitores con pantalla color de al menos 12? Esta especificación dará lugar a un mayor número de oferentes.  Y estaría acorde al precio referencial establecido.

title: LOTE 11 CENTRIFUGAS - ITEM Nº 1  Centrifuga para laboratorio de análisis

answer: Se solicita a los proveedor ajustarse a las especificaciones del LOTE 11 CENTRIFUGAS - ITEM Nº 1  Centrifuga para laboratorio de análisis conforme se indica en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
LOTE 11 CENTRIFUGAS - ITEM Nº 1  Centrifuga para laboratorio de análisis
Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de Centrifuga con: Velocidad variable de 5000 rpm o mayor.

title: SECCIÓN VII  G) Cualquier otro documento

answer: Se solicita a los potenciales oferentes ajustarse a la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
SECCIÓN VII  G) Cualquier otro documento adicional requerido - a) Copia de contratos
Dice en una parte del inciso a) Copia de contratos y/o facturas ejecutados con sus respectivas remisiones, acompañado de certificados de cumplimiento satisfactorio, de provisión de bienes objeto de este llamado,
A la Convocante, respetuosamente solicitamos que la siguiente expresión: de provisión de bienes objeto de este llamado sea reemplazado por: de provisión de equipos médicos y/o instrumentales. Esto permitirá la concurrencia de una mayor cantidad de oferentes conforme a las disposiciones legales que rigen las contrataciones públicas.

title: LOTE 35  MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Entre los accesorios se solicita Un cable interfase y dos cable/paciente para ECG de 5 derivaciones. Se podrán cotizar dos cables para ECG de 5 derivaciones  con cable entero? sin necedidad de un cable interfase de manera a dar mayor participación a marcas importantes de nuestro medio.

title: LOTE 17 BRAZALETE ARTERIAL ITEM Nº 1  Brazal para adulto

answer: Se aclara que en el LOTE 17 BRAZALETE ARTERIAL ITEM Nº 1 Brazal para adulto, deberan ser de 1 (una) salida

description:
LOTE 17 BRAZALETE ARTERIAL
ITEM Nº 1  Brazal para adulto
Solicitamos a la convocante aclarar brazal con una o dos salidas (uno o dos tubos).

title: LOTE 34 MESA ITEM Nº 2  Mesita rodante

answer: El LOTE 34 MESA ITEM Nº 2  se aclara que la mesita deberá ser rodante

description:
LOTE 34 MESA
ITEM Nº 2  Mesita rodante
Inicialmente se menciona rodante, pero más adelante se menciona con regatones antideslizantes. Solicitamos a la convocante aclarar si la Mesita se necesita CON PATAS CON REGATONES ANTIDESLIZANTES o Mesita CON RUEDAS.

title: LOTE 35  MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Podrán ofertarse monitores con rango de medición de pulso en PANI de 40 a 240 lpm?  Solicitamos no dirigir el llamado a una marca en particular y permitir mayor participación.

title: Lote 21 Cama Electrica

answer: Todas las certificaciones deberán ser especificas de la marca y modelo ofertados, vigente a la fecha de presentación de las ofertas

description:
Donde dice, Normas de calidad especificas: FDA, CE, JIS, al menos alguna de ellas.
Se solicita a la convocante aclarar si la norma de calidad solicitada, debera ser del producto ofertado y no certificados genericos, ya que las mismas garantizaran productos con calidad certificada. Se recomienda ademas a la convocante solicitar al menos dos certificados de calidad y que las mismas detallen la marca y el modelo que se oferta y que las mismas se encuentren vigentes.

title: Sección III  2. Plan de Entregas

answer: El plan de Entrega se encuentra modificada según Adenda N° 2

description:
Sección III  2. Plan de Entregas
En esta parte dice: Todos los equipos, serán recepcionados a partir de la fecha de suscripción del Contrato y deberán ser entregados en su totalidad al 23 de diciembre de 2016.-
Consideramos que al 23 de diciembre de 2016 no será posible la entrega total de los equipos, teniendo en cuenta que muchos de los equipos son de alta complejidad, que requieren procesos razonables de producción y transporte (pues deben ser importados). Por lo brevemente expuesto, solicitamos respetuosamente a la Convocante: Extender el plazo de entrega a 60 días, contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato.-

title: Loe 18 - Item 2 Riñonera

answer: Se solicita  sean acorde a normas internacionales CE, ISO 13485, ISO 14937, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas).

description: Se solicita a la Convocante con el fin de dar oportunidad a más oferentes, a cotizar en éste Lote incluir en la lista de Certificaciones, certificados DIN ISO 14937 y DIN EN 868, considerando que solicitan como mínimo 3 certificaciones

title: Lote 21 - Cama eléctrica

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Donde dice: "Báscula integrada de la misma marca que la cama", se solicita a la Convocante permitir cotizar camas con básculas de marca diferente a la cama, en nuestro caso particular, el fabricante de la cama, coloca básculas de un marca especializada en la fabricación de básculas de alta precisión. Que sean de la misma marca de la cama no garantiza que la misma sea de calidad.

title: LOTE 41 SILLA DE RUEDAS  ITEM Nº 1 - SILLA DE RUEDAS

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
LOTE 41 SILLA DE RUEDAS
ITEM Nº 1 - SILLA DE RUEDAS
Solicitamos a la convocante permitir cotizar  Silla de ruedas con: Cuatro ruedas todas con llantas metálicas y cubiertas macizas o inflables.

title: LOTE 42 SILLON ODONTOLOGICO

answer: Las especificaciones tecnicas LOTE 42 SILLON ODONTOLOGICO se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
SOLICITAN: MANDO DE PIE CON JOYSTICK

CONSULTA 1: Podrian aceptar ofertas de sillones que no posean mando de pie  con joystick? esta carateristica corresponde a una marca especifica.- es limitantivo

title: LOTE 28 ELECTROCARDIOGRAFO

answer: Las especificaciones tecnicas del LOTE 28 ELECTROCARDIOGRAFO se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
LOTE 28 ELECTROCARDIOGRAFO
ITEM Nº 1  Electrocardiógrafo
En donde dice TECLADO: TIPO: Teclado con repuesta táctil.
Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafo con Teclado con respuesta táctil y teclado Qwerty.
De forma a permitir la mayor cantidad de equipos y por ende, de oferentes.

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Las especificaciones técnicas Lote 37 Ventilador Volumétrico para UTI no son de carácter restrictivo, por lo que los oferentes deberán adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan en Controles que la Presión de Soporte PSV (cmH2O): Límite inferior 1 o menor y Límite superior 70 o mayor.

Considerando que:

La PSV (Pressure Support Ventilation) es una modalidad de ventilación espontánea en la cual cada esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un límite programado de presión inspiratoria (PSV). La ventilación es disparada por el paciente, limitada por presión y ciclada por flujo.
Si analizamos que la estructura del aparato respiratorio
El aparato respiratorio no es una estructura rígida, sino que presenta una capacidad de deformación y recuperación muy apropiada para el desarrollo de sus funciones. Las propiedades elásticas de pulmón y caja torácica pueden ser analizadas mediante la observación de las presiones manejadas por el sistema y los volúmenes pulmonares.
La estructura de los tejidos que forman el pulmón son responsables de su comportamiento elástico. En el tejido conectivo intersticial de paredes alveolares, bronquiolos y capilares se encuentran fibras de elastina y colágeno, las primeras son capaces de duplicar su longitud mientras que las del
colágeno limitan el estiramiento. En esta capacidad no sólo es importante la densidad de fibras, sino también su disposición geométrica, ya que forman una red, como una malla de nylon, que le permite distenderse en todas direcciones. Un segundo factor de gran importancia en la elasticidad pulmonar es la interface aire-agua alveolar.

La facilidad con que un órgano puede ser deformado recibe el nombre de distensibilidad o complianza (del inglés "compliance"), y se define como el cambio de volumen respecto al cambio de presión.

Tensión superficial alveolar
La tensión superficial generada en la interface aire-agua, situada en el interior de los alveolos, es proporcional al radio de curvatura de los mismos (ley de Laplace). La presión transmural (Pinterior-Pexterior o en este caso Palveolar - Ppleural o presión transpulmonar, Pt) es contrarrestada por las fuerzas de tensión superficial.
       Pt = 2T / r
Siendo T la tensión superficial y r el radio alveolar.
Si el líquido que tapiza los alvéolos fuese exclusivamente líquido intersticial, la tensión superficial sería muy grande, (0,07 N/m ó 70 dinas/cm) lo cual daría para radios alveolares de aproximadamente 50 m, valores de presión transpulmonar de 28 N/m o 28 cm de H2O. Como la presión alveolar es 0, el valor de presión pleural debería ser de 28 cm de H2O. Sin embargo la presencia de una sustancia denominada surfactante, o tenso activo, disminuye la tensión superficial permitiendo que la presión pleural sea de 5 cm de H2O.
El surfactante es una mezcla de fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina ( o lecitina), que secretado por las células alveolares tipo II, forma parte como otro soluto del líquido intersticial que baña el interior de los alvéolos. Este soluto funciona como un tenso activo o detergente, es decir, disminuye la tensión superficial casi a una sexta parte de la que tiene la solución intersticial.
La tensión superficial presenta un valor constante, valor que disminuye con la adición de un detergente. Ahora, la incorporación del surfactante no sólo disminuye la tensión superficial sino que en el alvéolo se observa que existe una variabilidad en correspondencia con el área o superficie. Con el incremento de área, se produce una elevación de tensión superficial, y con un área disminuida, hay un decremento de la tensión superficial.
Por lo expuesto arriba, entendemos que ventiladores pulmonares que permitan ejecutar el reclutamiento alveolar entre los 30 cmH20 +15 cmH2O están aptos para uso con las más modernas terapias respiratorias.

Solicitamos que:
La Convocante considere que el límite superior sea colocado en 50 o mayor.

title: Consulta Lote 1 Ecografo

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 1 Ecografo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
Podrían considerar tomar como opcional el siguiente punto?
¨Ecografia 3D en tiempo real para analisis avanzado de todas las estructuras cardíacas¨.
Rogamos tengan en cuenta que la especificación supra mencionada encarece de sobre manera el precio final del equipo y su uso no es frecuente. De esta manera tambien podrán dar participación a un mayor numero de oferentes.

title: LOTE 37 - RESPIRADOR VOLUMETRICO PARA UTI

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Donde solicitan; Frecuencia respiratoria Limite inferior 5 o menor y limite superior 100 rpm, solicitamos poder cotizar equipos con limite superior de 80 rpm, como se puede observar es muy poco la diferencia en rpm a lo solicitado, y solo afectamos el límite superior, esto permitiría mayor participación sin orientar a una marca en particular.

title: Certificaciones de Calidad Items No 3, 4, 5, 6 y 7 Cajas de Instrumentales

answer: Consideramos que las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, no son limitativas a una marca o proveedor específico. Por lo tanto los oferentes deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description: En la adenda No 2 han introducido modificaciones con respecto a la exigencia en la presentacion de los certificados de calidad correspondiente a los Items No 3, 4, 5, 6 y 7, en dicha Adenda No 2 solicitan los sgtes. certificados: Certificado ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001 y CE. Solicitamos la eliminacion en la exigencia de presentacion en lo correspondiente a los Certificados ISO 9001 e ISO 14001, debido a que el Certificado ISO 9001 nada mas se refiere al sistema de gestion de calidad en terminos administrativos y de organizacion de una empresa en forma general (para cualquier tipo de empresa y no especificamente para el fabricante de equipos medicos) y el Certificado ISO 14001 se refiere a las normativas  de un sistema de gestion ambiental que nada tiene que ver con la calidad de los instrumentales y dispositivos medicos solicitados (normas de gestion ambiental del pais de origen del fabricante). Debe ser exigible unicamente las Certificaciones ISO 13485 y CE EN 93/42/CEE que si se refieren a un sistema de gestion general y especifico de calidad de los productos y dispositivos medicos. Son estas certificaciones las que definen los parametros de calidad solicitados a nivel internacional para los dispositivos e instrumentales medicos. Favor confirmar.

title: Lote 21 - Cama eléctrica

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
Donde dice: "Trendelemburg. Rango de 0 a 16°"
Se solicita a la Convocante aceptar Rango de 0 a 15° como mínimo

Donde dice: "Trendelemburg inverso. Rango de 0 a 16°"
Se solicita a la Convocante aceptar Ragno de 0 a 15° como mínimo

title: SECCIÓN VII  G) Cualquier otro documento adicional requerido - a) Copia de contratos

answer: Se solicita a los potenciales oferentes ajustarse a la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
SECCIÓN VII  G) Cualquier otro documento adicional requerido - a) Copia de contratos
Dice en una parte del inciso a) Copia de contratos y/o facturas ejecutados con sus respectivas remisiones, acompañado de certificados de cumplimiento satisfactorio, de
Solicitamos que el término: acompañado de certificados de cumplimiento satisfactorio sea reemplazado por el de: acompañado de Actas de Recepción definitiva expedido por Instituciones Públicas o Privadas (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Éste último documento es lo que se utiliza normalmente, y es uno de los requeridos para solicitar el pago por la provisión de los equipos.
En todo caso solicitar de la siguiente manera: acompañado de certificados de cumplimiento satisfactorio y/o Actas de Recepción definitiva expedido por Instituciones Públicas o Privadas (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió)

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Consideramos que las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, no son limitativas a una marca o proveedor específico. Por lo tanto los oferentes deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan en Controles  como mínimo Frecuencia respiratoria (rpm), Límite inferior 5 o menor y Límite superior 100 o mayor.

Considerando que:
En el manual de Semiología de la Universidad de Chile, publicado el 15 de noviembre de 2014 por el medico Ricardo Gatzizua, presenta la tabla abajo:

Frecuencia respiratoria normal por edad
	Recién nacidos: alrededor de 44 respiraciones por minuto.
	Niños (de 1 a 7 años):        de 18-30 respiraciones por minuto.
	Pre-adolescentes:               de 20-30 respiraciones por minuto.
	Adolescentes:                     de 18-26 respiraciones por minuto.
	Adultos:                              de 12-20 respiraciones por minuto.
	Ancianos de 65 años o más: 12-28 respiraciones por minuto.
	Ancianos de 80 años o más: 10-30 respiraciones por minuto.
	Adultos a ejercicios moderados: 35-45 respiraciones por minuto.
	Atletas:                                   60-70 respiraciones por minuto (valor máximo para un ser humano).

En esta tabla muestra claramente que el valor máximo necesario para la ventilación mecánica es de 70 rpm.
Por lo que un límite superior de 80 rpm, ya supera en gran medida los valores necesarios.
Creemos que un límite superior a 100 rpm direcciona el pedido a una sola marca.

Solicitamos que:

La Convocante considere que el límite superior sea  80 o mayor.

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Las especificaciones técnicas Lote 37 Ventilador Volumétrico para UTI no son de carácter restrictivo, por lo que los oferentes deberán adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan en Controles  como mínimo Frecuencia respiratoria (rpm), Límite inferior 5 o menor y Límite superior 100 o mayor.

Considerando que:
En el manual de Semiología de la Universidad de Chile, publicado el 15 de noviembre de 2014 por el medico Ricardo Gatzizua, presenta la tabla abajo:

Frecuencia respiratoria normal por edad
	Recién nacidos: alrededor de 44 respiraciones por minuto.
	Niños (de 1 a 7 años):        de 18-30 respiraciones por minuto.
	Pre-adolescentes:               de 20-30 respiraciones por minuto.
	Adolescentes:                     de 18-26 respiraciones por minuto.
	Adultos:                              de 12-20 respiraciones por minuto.
	Ancianos de 65 años o más: 12-28 respiraciones por minuto.
	Ancianos de 80 años o más: 10-30 respiraciones por minuto.
	Adultos a ejercicios moderados: 35-45 respiraciones por minuto.
	Atletas:                                   60-70 respiraciones por minuto (valor máximo para un ser humano).

Solicitamos que:

La Convocante considere que el límite superior sea  80 o mayor.

title: LOTE 36 PORTA SUERO ITEM Nº 1 Y 2 - Porta sueros rodante de dos servicios

answer: La consulta se encuentra aclarada en el inciso g) Certificaciones, de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
LOTE 36 PORTA SUERO
ITEM Nº 1 Y 2 - Porta sueros rodante de dos servicios
En donde dice: Construcción acorde a Normas Internacionales.
Para poder dar mayor participación a los productos nacionales sugerimos se modifique esta solicitud de la siguiente forma:
 Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marca del M.I.C. para productos Nacionales

title: LOTE 1 ECOGRAFO

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 1 Ecografo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
5.	Sugerimos solicitar los rangos específicos de los transductores de acuerdo a las aplicaciones necesarias:

Transductor Phased Array de arreglo matricial 2D con ancho de banda de 1.5 a 4.6 MHz, con FOV de 120º, para aplicaciones cardiológicas en pacientes adultos.

Transductor Lineal con ancho de banda de 2.4 a 10 MHz, para aplicaciones vasculares.

Posibilidad de incorporar a futuro: Transductor transesofagico 4D en tiempo real con ancho de banda de 3.0 a 8.0 MHz, para aplicaciones cardiológicas.

Transductor Phased Array 2D con ancho de banda de 2.4 a 8.0 MHz, para aplicaciones cardiológicas en pacientes pediátricos.

Transductor Phased Array 2D con ancho de banda de 4.0 a 12.0 MHz, para aplicaciones cardiológicas en pacientes neonatales.

title: LOTE 1 ECOGRAFO

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 1 Ecografo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
2.	Solicitan: Modo M Anatómico
Sugerimos soliciten además: Modo M, modo Anatómico curvado.

3.	Solicitan: Imagen 3D de alta resolución.,  Ecografia 3D en tiempo real para análisis avanzado de todas las estructuras cardiacas.
Sugerimos amplíen este requerimiento con los siguientes parámetros, no obstante de acuerdo a  los precios referenciales sugerimos que estos requerimientos sean solicitados  con Posibilidad de incorporarlos a futuro, debido a los altos costos de esta tecnología:
	Modo 3D estático y  4D en tiempo real.
	Modo Triplanar en tiempo real incluso con doppler color y doppler tisular color.
	Adquisición volumen 4D completo sin usar conexión a ECG.
	Obtención de imágenes 2D arbitrarias con un caliper partiendo de volumen 4D.
	Obtención de volúmenes 4D en cualquier dirección  y grosor a partir de 2 clicks de cursor sobre imagen 2D.
	Vistas automáticas en 4D: 4Camaras, 2 Camaras, LAX, Valvula Mitral, Valvula Aortica.
	Tasa volumen 4D de al menos 1600 vol/seg.
	Zoom específico para Válvula Aortica desde Transductor Transesofágico.
	Capacidad de Visión estereoscópica 4D con la utilización de anteojos 3D

title: LOTE 21: CAMA ELÉCTRICA

answer: Consideramos que las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, no son limitativas a una marca o proveedor específico. Por lo tanto los oferentes deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Para ambos ítems la convocante solicita: Altura mínima 40 cm altura máxima 82.
Solicitamos a la convocante permitir la cotización de camas que tengan una altura mínima de 50cm atendiendo a que no existen casos clínicos que requieran de una un una altura mínima de 40cm y permita la participación de mayor cantidad de oferentes.

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Las especificaciones técnicas Lote 37 Ventilador Volumétrico para UTI no son de carácter restrictivo, por lo que los oferentes deberán adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan Distensibilidad o compliancia estática y dinámica.
Considerando que:

En el trabajo científico publicado en la revista de Medicina Intensiva, Vol. 30 no. 9 de Diciembre de 2006, donde los Doctores Intensivistas M. Perez y J. Mancebo, discurren de la Monitorización de la mecánica ventilatoria, en su página 107, comenta cuanto sigue:
Se denomina compliance estática al sistema respiratorio; es la más utilizada y se refiere al volumen de inflación o corriente. En la práctica clínica es una medición sencilla que se puede realizar con muchos respiradores. Normalmente el valor de la Crs  es 100 ml/ cmH2O, disminuye a 75 ml/cmH2O en los pacientes acostados y a 50 ml/ cmH2O o menos en los pacientes con síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA). Esta forma de cálculo de la Crs, tomada por muchos respiradores, puede sobrestimar la compliance hasta un 50% en los pacientes con SDRA.
Frente  a esta definición, la compliance dinámica no valora solamente la resultante del pulmón y de la caja torácica, sino la resistencia de la via aérea, pudiéndose medir en modalidades de presión y de volumen. Suele ser de un 10 a un 20% menor que la estática.

 Si un respirador que mida la compliancia dinámica, ya lee también la estática, pues está en un rango de 10% a 20%, creemos que la lectura y medición de compliancia dinámica ya obtenemos la compliancia estática.
Solicitamos que:
La Convocante modifique la Distensibilidad o compliancia estática y/o dinámica

title: LOTE 42 SILLON ODONTOLOGICO

answer: Las especificaciones tecnicas LOTE 42 SILLON ODONTOLOGICO se encuentran modificadas por la Adenda N° 2

description:
-Solicitan Que cuente con dispositivo de seguridad. Consulta: este dispositivo de seguridad debe ser de parada de emergencia total del equipo o sólo parcial?
-Solicitan Mando de pie con joystick. CONSULTA: Podrian permitir otros sistemas de comando? teniendo en cuenta que el " Joystick" es restricitvo y esta dirigido a la marca KAVO.-
- SOLICITAN encendido del reflector con el pedal 4 intensidades" CONSULTA: Podrian permitir reflectores desde 3 intensidades como minimo? ya que la especificacion presentada apunta sólo al de la marca DABI ATLANTE.-
- Solicitan Reflector con tres espejos reflectores como minimo: CONSULTA: podrian permitir la cotizacion de otros sistemas de iluminación led mejores, optimos y mas  sofisticados? Teniendo en cuenta que la especificiacion presentada en el pliego apunta exlusivamente a un reflector de la marca DABI ATLANTE. Por lo tanto es restringido.

title: LOTE 35 MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: Las especificaciones técnicas no son de carácter restrictivo, por lo que los oferentes deberán adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
LOTE 35 MONITOR MULTIPARAMETRICO
ITEM Nº 1  Monitor Multiparametrico
En donde dice: ECG - Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 and 100mm/seg
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de Monitores Multiparamétricos con ECG - Velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 mm/seg o mayor

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Las especificaciones técnicas Lote 37 Ventilador Volumétrico para UTI no son de carácter restrictivo, por lo que los oferentes deberán adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan Distensibilidad o compliancia estática y dinámica.
Considerando que:

En el trabajo científico publicado en la revista de Medicina Intensiva, Vol. 30 no. 9 de Diciembre de 2006, donde los Doctores Intensivistas M. Perez y J. Mancebo, discurren de la Monitorización de la mecánica ventilatoria, en su página 107, comenta cuanto sigue:

 Si un respirador que mida la compliancia dinámica, ya lee también la estática, pues está en un rango de 10% a 20%, creemos que la lectura y medición de compliancia dinámica ya obtenemos la compliancia estática.
Solicitamos que:
La Convocante modifique la Distensibilidad o compliancia estática y/o dinámica

title: Lote 28 Electrocardiógrafo

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 28 Electrocardiógrafo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
Donde dice: "Información del paciente: ID secundaria, fecha de nacimiento"
Solicitamos a la Convocante que dichos parámetros sean opcionales ya que ésos datos no influyen en el análisis correcto del paciente, siendo que ya se colocan un primer ID así como la edad del paciente...

title: LOTE 19 CAMA PARA INTERNADO ITEM Nº 1 Y 2  CAMA HOSPITALARIA ESTÁNDAR CON COLCHÓN

answer: La consulta se encuentra aclarada en el inciso g) Certificaciones, de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones, correspondiente al LOTE 19 CAMA PARA INTERNADO ITEM Nº 1 Y 2  CAMA HOSPITALARIA ESTÁNDAR CON COLCHÓN

description:
LOTE 19 CAMA PARA INTERNADO
ITEM Nº 1 Y 2  CAMA HOSPITALARIA ESTÁNDAR CON COLCHÓN FORRADO EN CUERINA CON CIERRE
En donde dice: Construcción acorde a Normas Internacionales.
Para poder dar mayor participación a los productos nacionales sugerimos se modifique esta solicitud de la siguiente forma:
 Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marca del M.I.C. para productos Nacionales

title: LOTE 22 CARRO DE PARO ITEM Nº 1  CARRO DE PARO

answer: La consulta se encuentra aclarada en el inciso g) Certificaciones, de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
LOTE 22 CARRO DE PARO
ITEM Nº 1  CARRO DE PARO
Solicitamos a la convocante solicitar Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marca del M.I.C. para productos Nacionales

title: LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIOS

answer: Las especificaciones tecnicas del LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIO item 2 se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
LOTE 40 CALENTADORES DE BEBE Y ACCESORIOS
ITEM Nº 2  LAMPARA PORTATIL PARA INSPECCION
En donde dice:Construcción acorde a Normas Internacionales. Para poder dar mayor participación a los productos nacionales sugerimos se modifique la expresión como sigue: Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marca del M.I.C. para productos Nacionales

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Consideramos que las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, no son limitativas a una marca o proveedor específico. Por lo tanto los oferentes deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan en Controles que la Presión de Soporte PSV (cmH2O): Límite inferior 1 o menor y Límite superior 70 o mayor.

Considerando que:

La PSV (Pressure Support Ventilation) es una modalidad de ventilación espontánea en la cual cada esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un límite programado de presión inspiratoria (PSV). La ventilación es disparada por el paciente, limitada por presión y ciclada por flujo.
Si analizamos que la estructura del aparato respiratorio
El aparato respiratorio no es una estructura rígida, sino que presenta una capacidad de deformación y recuperación muy apropiada para el desarrollo de sus funciones. Las propiedades elásticas de pulmón y caja torácica pueden ser analizadas mediante la observación de las presiones manejadas por el sistema y los volúmenes pulmonares.
La estructura de los tejidos que forman el pulmón son responsables de su comportamiento elástico. En el tejido conectivo intersticial de paredes alveolares, bronquiolos y capilares se encuentran fibras de elastina y colágeno, las primeras son capaces de duplicar su longitud mientras que las del
colágeno limitan el estiramiento. En esta capacidad no sólo es importante la densidad de fibras, sino también su disposición geométrica, ya que forman una red, como una malla de nylon, que le permite distenderse en todas direcciones. Un segundo factor de gran importancia en la elasticidad pulmonar es la interface aire-agua alveolar.

La facilidad con que un órgano puede ser deformado recibe el nombre de distensibilidad o complianza (del inglés "compliance"), y se define como el cambio de volumen respecto al cambio de presión.

Tensión superficial alveolar
La tensión superficial generada en la interface aire-agua, situada en el interior de los alveolos, es proporcional al radio de curvatura de los mismos (ley de Laplace). La presión transmural (Pinterior-Pexterior o en este caso Palveolar - Ppleural o presión transpulmonar, Pt) es contrarrestada por las fuerzas de tensión superficial.
       Pt = 2T / r
Siendo T la tensión superficial y r el radio alveolar.
Si el líquido que tapiza los alvéolos fuese exclusivamente líquido intersticial, la tensión superficial sería muy grande, (0,07 N/m ó 70 dinas/cm) lo cual daría para radios alveolares de aproximadamente 50 m, valores de presión transpulmonar de 28 N/m o 28 cm de H2O. Como la presión alveolar es 0, el valor de presión pleural debería ser de 28 cm de H2O. Sin embargo la presencia de una sustancia denominada surfactante, o tenso activo, disminuye la tensión superficial permitiendo que la presión pleural sea de 5 cm de H2O.
El surfactante es una mezcla de fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina ( o lecitina), que secretado por las células alveolares tipo II, forma parte como otro soluto del líquido intersticial que baña el interior de los alvéolos. Este soluto funciona como un tenso activo o detergente, es decir, disminuye la tensión superficial casi a una sexta parte de la que tiene la solución intersticial.
La tensión superficial presenta un valor constante, valor que disminuye con la adición de un detergente. Ahora, la incorporación del surfactante no sólo disminuye la tensión superficial sino que en el alvéolo se observa que existe una variabilidad en correspondencia con el área o superficie. Con el incremento de área, se produce una elevación de tensión superficial, y con un área disminuida, hay un decremento de la tensión superficial.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, entendemos que con un reclutamiento alveolar entre los 30 cmH2O +15 cmH2O los ventiladores pulmonares están aptos para una una ventilación mecánica apto para su uso en todas las terapias respiratorias.

Solicitamos que:
La Convocante considere que el límite superior sea colocado en 50 o mayor.

title: LOTE 1 ECOGRAFO

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 1 Ecografo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
4.	Solicitan: Análisis por seguimiento tisular (speckle tracking).
Sugerimos solicitar:

	Herramienta de evaluación y cuantificación para el movimiento global y el movimiento segmentario de pared.
	Herramienta de medición automatizada de fracción de Eyección basada en el algoritmo de seguimiento 2D moteado y Simpson.
	Medición automática de volumen de ventrículo Izquierdo y Fracción de eyección a partir de datos volumétricos.
	Cálculo automático del espesor de la íntima media.

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Las especificaciones técnicas Lote 37 Ventilador Volumétrico para UTI no son de carácter restrictivo, por lo que los oferentes deberán adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan que el Mecanismo de disparo trigger por presión: (cmH2O),  Límite inferior 1 o menor y límite superior 20 o mayor.
Considerando que:

La técnica indicada para llegar al parámetro está relacionada al modo de fabricación del ventilador y este mecanismo de trigger por presión ya trae en todas sus modalidades ventilatorias de forma a proteger el pulmón del paciente.

Solicitamos que:
La Convocante adicionalmente solicite que el Mecanismo de disparo trigger por presión: (cmH2O),  Límite inferior 1 o menor y límite superior 20 o de forma automática, según la tecnologia empleada por cada fabricante

title: Lote 2 - Torre para cirugía videolaparoscoopia

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 2 - Torre para cirugía videolaparoscoopia se encuentran modificadas por la Adenda N° 2

description:
Donde dice: "CARRO DE TRANSPORTE ... con dos puertas con llave" "con cable de conexión de aproximadamente 5 metros"
Se solicita a la Convocante permitir cotizar carros sin puertas y con cables de conexión de 3 metros como mínimo

title: ECOGRAFO

answer: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La característica solicitada se considera OPCIONAL. En Caso de ofertar deberá realizar "Ecografía 3D en tiempo real para análisis avanzada de todas las estructuras cardíacas".

description:
Donde dice Ecografia 3D en tiempo real para análisis avanzados de todos las estructuras cardíacas " COMO OPCIONAL.
Luego vuelve a decir Ecografia 3D en tiempo real para análisis avanzados de todas las estructuras.- En este punto no queda claro si es opcional o no, porque primero es opcional y luego dicen en tiempo real todas las estructuras cardíacas, Favor aclarar.-

title: LOTE 17  BRAZALETE ARTERIAL

answer: Se aclara que los brazales del LOTE 17 BRAZALETE ARTERIAL, deberá ser de 1 (una) sola conexion

description: Donde dice: A conectar a monitores multiparamétricos, por favor podrían indicarnos la marca de los monitores y si cuentan con una sola conexión o es conexión doble? No se respondió aún y no está la marca

title: LOTE 19 CAMA PARA INTERNADO ITEM Nº 1 Y 2  CAMA HOSPITALARIA ESTÁNDAR CON COLCHÓN

answer: Los oferentes deberán adecuarse a lo expresado en el Pliego de Bases y Condicioens para el LOTE 19 CAMA PARA INTERNADO ITEM Nº 1 Y 2  CAMA HOSPITALARIA ESTÁNDAR CON COLCHÓN

description:
LOTE 19 CAMA PARA INTERNADO
ITEM Nº 1 Y 2  CAMA HOSPITALARIA ESTÁNDAR CON COLCHÓN FORRADO EN CUERINA CON CIERRE
Solicitamos a la convocante permitir cotizar Colchón con cierre o con costura.

title: Lote 2 - Torre para cirugía videolaparoscoopia

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 2 - Torre para cirugía videolaparoscoopia se encuentran modificadas por la Adenda N° 2

description:
Donde dice: "CABLES DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA de 4,8 mm a 5 mm de diámetro"
Se solicita a la convocante aceptar cables desde 4 mm a 5 mm de diámetro como mínimo

title: LOTE 42 SILLON ODONTOLOGICO

answer: Las especificaciones tecnicas del LOTE 42 SILLON ODONTOLOGICO se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
LOTE 42.- Solicitan REFLECTRO CON TRES ESPEJOS REFLECTORES COMO MINIMO.- CONSULTA: Porque el Reflector debe tener espejos? Esa caracteristica pertenece  y es utilizada solo a una marca determinada.- DABI ALTALNTE.-

CONSULTA lote 42 Punto del REFLECTOR:  Podrian aceptar ofertas de REFLECTORES CON TECNOLOGIA LED ORBITALES?

title: Lote 35 Monitor Multiparamétrico

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
Donde dice: ECG, velocidad de barrido: 12.5, 25, 50 y 100 mm/seg.
Se puede ofertar monitores con velocidad de barrido de; 12.5, 25 y 50 mm/seg?

Donde dice: RESPIRACION, velocidad de barrido: 12.5, 25 y 50 mm/seg. Se puede ofertar monitores con velocidad de barrido de: 6.25, 12.5 y 25 mm/s?

title: Lote 28 - Electrocardiógrafo

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 28 Electrocardiógrafo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
Donde dice: "Opciones de software: Admite la medición con el programa de análisis de ECG 12SL"
Se solicita aclarar si la Convocante desea adquirir un eléctrocardiógrafo de la marca GE, ya que dicho parámetro sólo puede ser cumplido por esa marca.

title: LOTE 9 AGITADOR DE PLACA - ITEM Nº 1  Agitador de Placa

answer: Se solicita a los proveedor ajustarse a las especificaciones LOTE 9 AGITADOR DE PLACA - ITEM Nº 1  Agitador de Placa, conforme se indica en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
LOTE 9 AGITADOR DE PLACA - ITEM Nº 1  Agitador de Placa
Solicitamos a la convocante permitir cotizar Agitadores con: Velocidad: de 0 a 130rpm como mínimo.

title: Lote 21 - Cama eléctrica

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
Donde dice: "Dimensiones totales... longitud 228 cm"
Se solicita a la Convocante aceptar camas de longitud total de 220 cm como mínimo

title: Especificaciones Tecnicas - Lote 3, 4, 5, 6, 7.

answer: Las especificaciones tecnicas de los Lotes 3, 4, 5, 6 y 7 Cajas para Cirugía se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
Se considerarán que los instrumentales y contenedores rígidos cumplan con criterios de calidad conforme a los estándares internacionales, tales como que el instrumento debe estar libre de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,  residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento. . La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE    acabado para uso mas duradero. Todas Las medidas del instrumental, tanto diametro, longitud, milimetros deberan ser exactas +/- 1 mm para asegurar la consistencia del instrumento para la función que este aplicara.
Tambien que todos los sets deberían contar con un contenedor apto para esterilización en autoclave con sistema cerrado de barrera esteril que permita el sellado hermetico entre la cubeta y la tapa. Con base de aluminio, tapa de Aluminio, sellado hermetico mediate visagras), filtros, cesta de acero inoxidable,  precintos de seguridad tipo candado y etiquetas con indicador para confirmación del correcto esterilizado en auroclave. Estos contenedores deben de estar certificados por FDA y Comunidad Europea.
CERTIFICADO DE CALIDAD: * ISO 9001  2008, ISO 13485  2003, Certificado de Templado al Vacío emitido por el fabricante, Certificado de Gestión Ambiental DIN EN ISO 14001:2005, Certificado CE EN93/42/CEE y sus anexos Legalizados notarialmente. El certificado debe respaldar la categoría de instrumental quirurgico o producto ofertado, Cada instrumental debe traer grabado en laser en su superficie desde fabrica lo siguiente: Marca, codificación del modelo, Sistema de Lectura electronica grabado en la superficie, excepto aquellos que la superfice del instrumento no lo permita, El oferente deberá contar con un Servicio Tecnico de Instrumental y equipos médicos  quirúrgico y odontologicos certificado en ISO 9001:2008

title: LOTE 37: RESPIRADOR VOLUMÉTRICO PARA UTI.

answer: Consideramos que las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, no son limitativas a una marca o proveedor específico. Por lo tanto los oferentes deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description: Valvula Exhalatoria Interna. Debido al alto índice de pacientes con diversos tipos de infecciones existentes en las unidades de terapia, la utilización de válvulas exhalatorias internas es poco recomendable por la dificultad de esterilización del mismo, lo cual aumenta significativamente la probabilidad de proliferación y contagios de infecciones intra-hospitalarias entre pacientes, por lo cual solicitamos a la convocante excluya la palabra INTERNA en este requerimiento técnico.

title: LOTE N° 1 Ecógrafo con aplicaciones cardiológicas y vasculares.

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 1 Ecografo se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
1.	Sugerimos agregar a este lote los siguientes requerimientos:

	Pantalla: Monitor al menos 19 (pulgadas), medidas diagonalmente, montada en brazo articulado.
	Pantalla táctil de 12´´ LCD de alta definición Color, con sofware dinamico de menu interactivo.
	Teclado alfanumérico flotante con desplazamiento vertical, horizontal y rotación para introducción de datos del paciente, con  retro iluminación Ajustable.
	Teclado táctil.
	4 (cuatro) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, más un conector de transductor ciego.
	Sistema de beamformer digital de más de 32.000.000 de canales de procesamiento.
	Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, phased array, matricial y transesofágicos, etc con detección y ajustes de parámetros en forma automática.
	Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD), integrado al equipo, de al menos 500 GB.
	Z-Scores Pediatricos.
	Señal fisiológica respiratoria derivada a partir del ECG.

title: SECCIÓN VII  G) Cualquier otro documento adicional requerido - a) Copia de contratos

answer: Se solicita a los potenciales oferentes ajustarse a la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones

title: LOTE 37 - RESPIRADOR VOLUMETRICO PARA UTI

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Donde solicitan: Flujo inspiratorio, solicitamos permitan cotizar equipos con límite inferior de 10 o menor y límite superior 140 o mayor, como se puede observar es muy poco la diferencia en L/Min a lo solicitado, esto permitiría mayor participación sin orientar a una marca en particular.

title: Lote 37

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Solicitamos que el monitoreo de trabajo inspiratorio del paciente y la resistencia del paciente sea opcional a fin de dar mayor participacion a los oferentes

title: Lote 37

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Solicitamos que Elastancia sea opcional, ya que se puede conocer el valor del mismo por medio de los datos de Compliancia

title: LOTE 37  Ventilador Volumétrico para UTI

answer: Consideramos que las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, no son limitativas a una marca o proveedor específico. Por lo tanto los oferentes deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas en la página 25-26 , solicitan en Controles que el mecanismo de disparo trigger por flujo: (L/min)  Límite inferior 1 o menor y Límite superior 20.
Considerando que:

El límite superior de 20 lts/min no es técnicamente indispensable puesto que CON UN LÍMITE DE 15 LTS/MIN SE ATIENDE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE.

En el Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que  Para la participación , contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta Ley , ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables , si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas igualmente establece .. Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante

Solicitamos que:

La Convocante considere que el límite superior sea contemplado  en 15 lts /min.. La inclusión en el pliego del requisito destacada constituirá el único elemento que limitará la participación de eventuales proveedores que cumplirán con todos los demás requisitos estipulados en las especificaciones técnicas.

title: Lote 35

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las especificaciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: Donde dice Rango de Respiración de 0 a 120 rpm solicitamos permita ofertar monitores con rango de medición de respiracion de 4 a 120 rpm o mejor

title: Lote 3 - Caja de cirugía pediátrica

answer: Las especificaciones tecnicas del Lote 3 - Caja de cirugía pediátrica se encuentran modificadas en la Adenda N° 2

description:
Donde dice:
Porta Agujas Baumgartner, de 145 mm: Se solicita a Convocante aceptar porta agujas de 140 mm
Porta agujas Crile-Wood, de 160 mm: Se solicita a la Convocante aceptar porta agujas de 160 mm
Porta agujas C. Verse, de 130 mm: Se refieren a Porta agujas Converse? Se podría ofertar porta agujas de 125 mm?
Cubeta para contenedor 1/1, perforada, altura 90 mm: Se solicita a la Convocante aceptar cubetas de 100 mm de altura
Base tapa inferior 1/1 plata: Se refiere a la tapa de la cubeta de 1/1?
1/1 Cesta perforada, de 540 x 253 x 76 mm: Se solicita a la Convocante aceptar medidas de 540 x 255 x 76 mm

title: LOTE 37: RESPIRADOR VOLUMÉTRICO PARA UTI.

answer: Consideramos que las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, no son limitativas a una marca o proveedor específico. Por lo tanto los oferentes deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Ventilación Proporcional Asistida.
Solicitamos a la convocante establecer este modo ventilatorio como OPCIONAL atendiendo a que la peculiaridad de este modo ventilatorio es que el mismo realiza un destete automático del paciente, sin embargo aún es muy poco utilizado y recomendado, por lo cual la mayoría de las unidades de terapia optan por la utilización de métodos de destete con maniobras manuales ofrecidas en los ventiladores pulmonares de alta complejidad.

name: Policia Nacional / Ministerio del Interior

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: El Paraguayo Independiente N° 289 || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Policia Nacional / Ministerio del Interior

LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

CASA BOLLER S.A.

streetAddress: AVDA.AVIADORES DEL CHACO 2518 e/SAN BLAS

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: JOSE RODRIGO CAMPOS CERVERA - SEBASTIAN CAMPOS CERVERA

ALBATROS SACI

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

FALCON COM. & IND. S.A.

name: RODOLFO ARCE GODOY; WALTER ARCE GODOY; CHRISTIAN ARCE GODOY

B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

name: JESUS DONADO-MAZARRON, JOGE CADENA, MARTIN HELMUT

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil

IMESE S.A.

name: EMIGDIO ELIZAUR ALFONSO - MARIA EMILIA ELIZAUR GAONA

DEZETA S.A

streetAddress: ITAPUA N°273 ESQ. DEMETRIO ARAUJO.- TRINIDAD

name: LUIS ERNESTO DOLLSTADT-FEDERICO KURT DOLLSTADT

SOLUMEDIC S.A.

name: LIZ ADOLFINA CHAMORRO FERREIRA - ADRIANA CABAÑAS CHAMORRO- CINTHIA SANCHEZ

STEVEN S SA

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: VIRGINIO ARISTIDES GARCETE CABRAL - SANDRA LORENA OVELAR - LIZ ROSSANA VERA MARÍN.

DENTAL GUARANI SA

name: JUAN CARLOS PAEZ COLMAN - ALDO ENRIQUE PÁEZ

CHACO INTERNACIONAL SA

streetAddress: San Juan María Vianney N° 1684 c/ Bruno Guggiari e/ Juan Pablo II

CATETERES Y AFINES S.A.

streetAddress: Carmen Soler 3894 c/ Radio Operadores del Chaco

name: PATRICIA FONTENLA MELETTI- DANIELA AYALA

V & V S.A

name: Vanessa Scarone Zarate y/o Mirna G. Diaz Gonzalez

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: Kits de ensayo microbiologicos o bacteriologicos, o suministros

description: Microscopios compuestos ligeros binoculares y accesorios

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Sillas de ruedas

description: Sillas de ruedas

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Quitasarros dentales o accesorios

description: Quitasarros dentales o accesorios

description: Procesadores medicos para toma de imagenes

description: Oximetros de pulso

description: Oximetros de pulso

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Mezcladores y agitadores

description: Mezcladores y agitadores

description: Orinales de enfermo para uso general

description: Orinales de enfermo para uso general

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Bombas de infusion intravenosa

description: Ecografos y accesorios

description: Ecografos y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Analizadores hematologicos

description: Analizadores hematologicos

description: Kits de torno o pulidor dental

description: Kits de torno o pulidor dental

description: Carros medicos o accesorios

description: Carros medicos o accesorios

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Resectoscopios

description: Resectoscopios

description: Estufas de seguridad de laboratorio

description: Estufas de seguridad de laboratorio

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

description: Oxigeno portatil o cajas de resucitacion de servicios medicos de urgencia

description: Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopios o accesorios

description: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: justificacion_1482241578674.pdf

title: contrato_cateteres_1482241572558.pdf

title: 41134_3172270001_1482507676172.pdf

title: contrato_falcon_1482158439519.pdf

title: justificacion_1482158447887.pdf

title: 40510_317227_1482255741395.pdf

title: 40510_317227_1482255169487.pdf

title: contrato_albatros_s_a_c_i__1482164110813.pdf

title: justificacion_1482164118137.pdf

title: contrato_argon_1482344544037.pdf

title: justificacion_1482344557932.pdf

title: justificacion_1482158166744.pdf

title: contrato_dezeta__1482158096062.pdf

title: 40510_317227_1482255990775.pdf

title: justificacion_1482232644683.pdf

title: 40510_317227_1482256157179.pdf

title: contrato_dysa_1482232639512.pdf

title: justificacion_1482172649046.pdf

title: 40510_317227_1482255433168.pdf

title: contrato_219_dental_guarani_1482172621557.pdf

title: 40510_317227_1482255585414.pdf

title: contrato_codex_1482159088055.pdf

title: justificacion_1482159095486.pdf

title: justificacion_1482529585792.pdf

title: contrato_216_b_braun_1482529558261.pdf


name: Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)

description: Bacheo de camino existente

description: Construcción de empedrado

scheme: UNSPSC

description: Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos

description: Pavimento Tipo Empedrado

description: Construcción de empedrado

description: Cordón Cuneta de hormigón fck=240 Kg/cm2

description: Construcción de empedrado

description: Badén de Hormigón fck=240 Kg/cm2

description: Construcción de empedrado

status: active

title: evaluacion_1479415837666.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: acta_de_apertura_1479415804368.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: resolucion_adj_empedrado_1479415832323.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: cuadro_de_precios_1479415821676.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: nota_director_empedrado_1479415827909.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

statusDetails: Adjudicado

title: 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES

statusDetails: Activo

description: Pavimento Tipo Empedrado

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de empedrado

description: Badén de Hormigón fck=240 Kg/cm2

description: Construcción de empedrado

description: Bacheo de camino existente

description: Construcción de empedrado

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: iao.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Obras

title: constancia_ad_referendum_mesa_de_entrada_hacienda_1474976934927.pdf

documentType: clarifications

documentTypeDetails: Aclaraciones

title: cgc.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Obras

title: formulario_1474976961025.zip

title: 28155_3170110001_1475190245067.pdf

title: plano_con_aprobacion_municipal_1474052912457.pdf

documentTypeDetails: Plano de obra o cómputos métricos

title: pbc_08_construccion_de_empedrado_2__1474977466043.pdf

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Adjudicada

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

roles: buyer procuringEntity payer

type: Entidad

entityType: Entidades Descentralizadas

scheme: DNCP-SICP-CODE

scheme: PY-PGN

IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS

region: Central

locality: YPACARAI

countryName: Paraguay

streetAddress: ruta mariscal estigarribia n° 770

activityTypes: goods services

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

scheme: PY-RUC

legalName: IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS

WENCESLAO BERNAL AYALA

locality: ASUNCION (DISTRITO)

streetAddress: ATYRA 948 CASI TENIENTE RIQUELME

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

legalName: WENCESLAO BERNAL AYALA

OSCAR CECILIO GAUTO

locality: FERNANDO DE LA MORA

streetAddress: 1° DE MAYO Y 12 DE JUNIO

legalName: OSCAR CECILIO GAUTO

INGEMANT SA

locality: Villa Elisa

streetAddress: colonia elisa 6565 esq timbo

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

legalName: INGEMANT SA

name: HERIBERTO IBARRA VELÁZQUEZ - RAUL IBARRA VELAZQUEZ

REINALDA CERVIAN RECALDE

roles: tenderer supplier payee

locality: fernando de la mora

streetAddress: CERRO CORA C/16 DE JULIO Casa #135

legalName: REINALDA CERVIAN RECALDE

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: contrato_n__32_2016_empedrado_3_de_febrero_1482231585629.pdf

documentType: contractSigned

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

title: 41095___nota_de_responsabilidad_1482508833005.pdf

title: nota_director_empedrado_1482231579320.pdf

documentTypeDetails: Nota de Aclaración