description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara scialiticas de pie

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lampara cialitica con satelite

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara scialiticas de pie

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara cialitica con satelite

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara cialitica con satelite

Fabricante

value: uE/A+HphKOg=

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara cialitica con satelite

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara cialitica con satelite

name: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

Procedencia

value: oDWY/D/GOgU=

description: Lampara scialiticas de pie

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara cialitica con satelite

value: ALEMANIA

Marca

value: TRILUX

description: Lampara scialiticas de pie

description: Lampara scialiticas de pie

description: Lamparas medicas y accesorios

Procedencia

value: USA

Marca

value: ADVANCED

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesas de procedimiento de la sala de operacion o accesorios o productos relacionados

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lamparas medicas y accesorios

relatedLot: bbABiuNGFak=

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lamparas medicas y accesorios

title: informe_1544730076945.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: cco_1544728092579.pdf

title: notif_1544206405809.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: acta_1544206389437.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: reso_1094_adj_1544206397580.pdf

Procedencia

value: Alemania/China

Marca

value: Maquet

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesa de cirugia multifuncion

title: informe_1544730076945.pdf

title: cco_1544728092579.pdf

title: notif_1544206405809.pdf

title: acta_1544206389437.pdf

title: reso_1094_adj_1544206397580.pdf

title: 2 - Lampara cialitica con satelite

title: 1 - Lampara cialitica con satelite

title: 3 - Lampara scialiticas de pie

title: 4 - Mesa de cirugia multifuncion

title: 5 - Mesa de cirugia multifuncion

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lampara scialiticas de pie

description: Lampara scialiticas de pie

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesas de procedimiento de la sala de operacion o accesorios o productos relacionados

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesa de cirugia multifuncion

description: Mesas de procedimiento de la sala de operacion o accesorios o productos relacionados

title: ADQUISICIÓN DE LÁMPARA SCIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCIÓN - PLURIANUAL

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: lpn_39_id_352128_pbc_1537379060613.zip

title: adenda_01_1537990501119.pdf

title: llamado_publico_1537990740054.pdf

title: adenda_7_docx_1539692076975.pdf

title: adenda_3_sbe_id_352128_1538670372442.pdf

title: llamado_publico_1538590225772.pdf

title: llamado_publico_1539708584660.pdf

title: iao.pdf

title: llamado_publico_1539025262670.pdf

title: adenda5_1539108054438.pdf

title: cgc.pdf

title: sime_1537379735942.pdf

title: adenda_6_docx__2__1539267116276.pdf

title: llamado_publico_1539268516314.pdf

title: resolucion_pbc_lpn_39_docx_1537379085494.pdf

title: llamado_publico_1537561321357.pdf

title: f_g04_p_2_2_0_constancia_plurianual_1537379102038.pdf

title: presupuesto_n__30___policia___lpn_n__39_2018_1538143387047.pdf

title: adenda_4_1539024986949.pdf

title: nota_anticipo_docx_1537379638533.pdf

title: llamado_publico_1538671116459.pdf

title: llamado_publico_1539113165497.pdf

title: adenda_2_1538590110236.pdf

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.14	Sombra con 1 tubo: 100% (+/- 5%).
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: EETT ITEM 2 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita adecuarse al Pliego de bases y condiciones

description:
3.7 Temperatura de color regulable: 3.800K, 4.300K y 4.800K.

Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar con temperatura de color regulable: 3.500K-3.800K , 4.000K-4.300K y 4.500K-5.000K, para poder permitir una mayor participación de oferentes.

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Inclinación lateral: ±20º o mas (eléctrica)
¿Se puede cotizar de ±16º o más (eléctrica)

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 3.3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor.-

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: 5.3	Batería interna de la mesa: para funcionamiento ante falta de energía eléctrica, de todos los movimientos con autonomía de mínimo 24 horas, de servicio quirúrgico. Indicación visual del estado de las baterías internas

Solicitamos que la autonomía de las baterías sea de 8 horas, de manera a permitir la participación de un mayor numero de oferentes.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.2	Altura de la cúpula (sin mango estéril): 8 cm o menor
Sugerimos soliciten equipos con Altura de la cúpula (sin mango estéril): 6.5 cm, lo que facilitará el desplazamiento de la misma.

title: EETT ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
2.8 Reproducción Cromática CRI: 97

¿Se podrá ofertar con Reproducción Cromática CRI: 96?

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: lo requerido es con movimiento eléctrico de 950 mm o mayor solicitado se encuentra dentro del margen. Por tal motivo se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Solicitan:2.12	Altura maxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 950 mm o mayor.
Sugerimos soliciten equipos con Altura maxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, de al menos 1140 mm.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 3.6	Diámetro del campo: entre 180 mm a 350 mm.

Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm,	de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Trendelemburg directo e inverso: ±30º (eléctrica)
¿Se puede cotizar de 20º/ 16º eléctrica?

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita al potencial remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.13	Temperatura de color: 4800°K
Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color: 4300°K

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description: Nuestra scialítica es fabricada en Francia y está instalada en varios quirófanos de Sanatorios privados del Paraguay. Se consulta si se puede ofertar scialítica con sombra con 1 máscara de 56%, sombra con 2 máscaras de 52%, sombra con 1 tubo de 96%, sombra con tubo y 1 mascara de 53% y sombra con tubo y 2 máscaras de 49%.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan 4.2 Monitor FULL HD de al menos 26"
Sugerimos permitan cotizar monitores de 24".

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.2 Carcasa de aluminio sellado para fácil desinfección
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.2 Carcasa de aluminio o PVC (alta resistencia) sellado para fácil desinfección.-
A fin de permitir la participación de mas de un oferente.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.14	Sombra con 1 tubo: 100%.
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos

answer: El requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones determina Para dicho efecto se deberá presentar un contrato y/o facturaciones por cada año con sus respectivas recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final, por lo que el Acta de Recepción Definitiva determina que la empresa ha cumplido de forma satisfactoria con la provisión.

description:
SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos y/o facturaciones
En una parte de este inciso b) dice: y constancia de cumplimiento satisfactorio. Solicitamos a la Convocante acepte la presentación de Actas de Recepción Final o Definitiva a fin de dar cumplimiento a este requisito.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.	Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95

Sugerimos soliciten equipos con  Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.11	Iluminancia nominal: 150.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro.
Sugerimos soliciten equipos con al menos Iluminancia nominal: 160.000 Lux , a una distancia de 1 metro

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 5.6 Incluir la provisión de 5 focos.-
Por tratarse de luces LED; solicitamos a la Convocante excluir la provisión de 5 focos, pues estos se fabrican por módulos y no por focos.-

title: ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción. 2.6 Cuatro ruedas.

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción. 2.6 Cuatro ruedas. Con pedal de bloqueo para frenado de la mesa localizado en la base.-
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.6 Cuatro ruedas. Con pedal o botón de bloqueo para frenado de la mesa localizado en la base o en el control alámbrico.-
A fin de permitir la participación de mas de un oferente.

title: Ítem 1 Lámpara cialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
2.8 Reproducción cromática CRI: entre 80 y 95
Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % o mejor, de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
Elevación de 70cm o menos a 105cm o más (eléctrica)
¿Se puede cotizar con elevación de 74cm o menos a 105cm o más (eléctrica)

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas

description: Item 3.3, se consulta si se puede cotizar equipos con diámetro de la cúpula de 630mm o mayor.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.18	Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, 40º o menor
Sugerimos soliciten equipos con Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos -90º

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.5	Altura de la cúpula (sin mango estéril): 8 cm o menor
Sugerimos soliciten equipos con Altura de la cúpula (sin mango estéril): 6.5 cm, lo que facilitará el desplazamiento de la misma.

title: EETT ITEM 2 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
3.4 Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2

Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar entre "Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2 a 380 W/m2" para una mayor participación de oferentes

title: Ítem 1 Cialítica de Techo con tecnología LED de dos cúpulas

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
En el punto 2.6 solicitan  Temperatura de color variable y en el 3.7 establecen Temperatura de color regulable: 4.800K
Para que estos dos puntos esten en concordancia creemos que el 3.7 debería decir Temperatura de color regulable: 3.800, 4.300 y 4.800K

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description: Se consulta si se puede suministrar cúpulas con potencia de 90W o menor.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 5.4	Clase de protección IP 54 o similar.
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 2 Lámpara cialítica de techo con tecnología LED de dos cúpulas, con monitor

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
2.7 Rango de regulación: gama de iluminación para la adaptación optimizada para diversos tipos de tejidos biológicos.
Además del rango de regulación, ¿es necesario que la cialítica cuente con modo especial de endoscopia, luz verde o blanca?

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 5.4	Clase de protección IP 54 o similar.
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.15	Sombra con tubo y 1 máscara: 65%.
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan 3.2	Regulable entre 10 a 100%.

Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de la iluminancia en al menos 9 niveles, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 4.5	Peso no mayor a 8 Kg,
Solicitamos permitan cotizar equipos con peso del monitor de al menos 9.5 kg.

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
Elevación de sección riñones 115mm
¿Se puede cotizar con ±5mm?

title: ITEM 3 LAMPARA SCIALITICA DE PIE

answer: Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description: Se solicita poder cotizar equipos de por lo menos de 120.000Lux o mayor.

title: Ítem 3 Lámparas cialíticas de Pie

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
3.1 Dimensiones: 75cm x 65cm (±5cm)
Podrian otorgar un rango de ±10cm, para permitir una mayor participación de oferentes

title: Ítem 1 Cialítica de Techo con tecnología LED de dos cúpulas

answer: Para este ítem no es necesario que la cialítica cuente con modo especial de endoscopia, luz verde o blanca

description:
2.7 Rango de regulación: gama de iluminación para la adaptación optimizada para diversos tipos de tejidos biológicos.
Además del rango de regulación, ¿es necesario que la cialítica cuente con modo especial de endoscopia, luz verde o blanca?

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 4.3	Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.13	Sombra con 2 máscaras: 55 % (+/- 5%)
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.5	Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o superior

Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.13	Sombra con 2 máscaras: 55 %
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones realizadas

description:
Solicitan: 3.1	02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo.	 Y 3.4 Cada cúpula equipada: con la cantidad de LEDs necesaria para producir una iluminancia de 160.000 Lux como mínimo

El requerimiento en ambos puntos se contrapone por lo que sugerimos unificarlo solicitando:  02 (dos) Cúpulas que generan Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en CADA CÚPULA, con la cantidad de LEDs necesarios para producir dicha iluminancia.

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Ambas cúpulas deben generar generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo

description: En el item 3.1 se solicitan 02 (dos) cúpulas que generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo. Se consulta si cada cúpula debe generar 160.000Lux o ambas cúpulas deben generar 160.000Lux en total. Favor aclarar porque es confuso.

title: El nombre del llamado

answer: Favor remitirse a la Adenda 01

description:
El nombre del llamado dice LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 39/2018 ADQUISICIÓN DE LÁMPARA SCIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCIÓN AIRE -  ID N° 352128 .
Creemos que la palabra AIRE está demás en este nombre del llamado. Solicitamos la revisión y corrección del mismo (si correspondiere).-

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.16	Sombra con tubo y 2 máscaras: 55% (+/- 5%)
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Solicitamos al potencial oferente remitirse al pliego de bases y condiciones puesto que una angulación mayor eleva el riesgo de caída del paciente

description:
Solicitan:2.16 Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico entre 15 y 20º
Sugerimos soliciten equipos con	Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico de al menos 25°

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 5.1	Voltaje: 90-250 V AC (min/max) 50  60 Hz,
Solicitamos permitan cotizar equipos con Voltaje: 220 -240 V AC (min/max) 50  60 Hz, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.12	Sombra con 1 máscara: 65 % (+/- 5%)
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: lo solicitado se encuentra dentro del margen solicitado en las especificaciones técnicas por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan: 2.9	Longitud de la mesa: 2000mm, o mayor (incluyendo cabecera y pierneras)
Sugerimos soliciten Longitud de la mesa de al menos: 2020 mm, (incluyendo cabecera y pierneras), de manera a poder utilizar la mesa con pacientes de estatura elevada.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.8	Iluminancia nominal: 150.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro.
Sugerimos soliciten equipos con al menos Iluminancia nominal: 160.000 Lux , a una distancia de 1 metro

title: Item 5 Mesa de Cirugía Multifuncion

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan:  3. Movimientos: Elevación de 78 cm o menos a 105 cm o más con comando manual (hidráulica)

Solicitamos permitan cotizar equipos con elevación de 70 cm o menos a 104 cm o más, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 2.4	Dimensiones de la cúpula: 75 cm x 65 cm (±10 cm)
Solicitamos permitan cotizar equipos con Dimensiones de la cúpula: 77 cm x 66 cm (±10 cm), de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas

description:
Solicitan: 2.11	Tiempo de vida de las LEDs: >= 40.000 horas
Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas

title: EETT ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
2.9 Reproducción Cromática RG:98

Solicitamos ampliar el rango a "Reproducción Cromática RG: 94-98" para permitir una mayor participación de oferentes

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: lo solicitado se encuentra dentro del margen solicitado en las especificaciones técnicas por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan:2.18	Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, 40º o menor
Sugerimos soliciten equipos con Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos -90º

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas

description:
Solicitan: 2.9	Reproducción cromática Rg: 80 o mayor

Sugerimos soliciten Indice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97%, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante
en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 3.1	02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 110.000 lux como mínimo.

Sugerimos soliciten Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en cada cúpula.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.13	Intensidad de irradiación: 360 W/m2 o mayor
Solicitamos permitan cotizar equipos con	Intensidad de irradiación: 350 W/m2

title: Ítem 3 Lámparas cialíticas de Pie

answer: Pueden ser opcionales, o si pueden describir de la alguna forma (no precisamente valores), ya que buscamos la facilidad de movilidad tanto del pedestal, cúpula, direcciones, que se realizarían durante una cirugía, y cuya movilidad debería estar accesible a cualquier personal del quirófano. Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: Los puntos 3.4; 3.5; 3.6 y 3.7 podrían ser considerados como opcionales, considerando a que no hacen a las especificaciones ténicas propias de la fuente de luz y por lo general no se especifican en los catálogos

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.11	Profundidad de iluminación: 60 cm o mayor
Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de iluminación: de al menos 110 cm

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
1. Solicitan: 1.5	Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL CE, JIS, DIN, Normas del MERCOSUR (al menos dos de ellas)

Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales.

Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue

Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: El Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles. El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego

description: El numeral 6.16 limita totalmente el  ítem a un sólo posible oferente. Solicitamos que la misma sea eliminada o en todo caso sea opcional, considerando que se solicita una mesa con todos los accesorios necesarios y la solicitud de compatibilidad contradice la libre competencia de la Ley de contrataciones Públicas.

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
6.13 Colchoneta toráxica
¿Se puede cotizar con ±20mm en las medidas?

title: Ítem 3 Lámparas cialíticas de Pie

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
3.3 Peso individual (cúpula - pedestal): no mayor a 17kg.
¿Se puede cotizar con peso no mayor a 20kg?

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: 2.8	Secciones de la mesa: cinco (05) o mayor cantidad. Secciones de: cabeza, elongación, respaldo, asiento y apoya piernas (pierneras).

Solicitamos modificar este requerimiento por:
Secciones de la mesa: cinco (05) o mayor cantidad. Secciones de: cabeza, respaldo, apoya piernas y pierneras, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones.

description:
Solicitan 3.2	Regulable entre 10 a 100%.

Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de la iluminancia en al menos 9 niveles, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.2.4	Número de LEDs: 9 o más
Sugerimos soliciten equipos con  Número de LEDs: al menos 84

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan: "4.2	Monitor FULL HD de al menos 26
4.3	Resolución de pantalla: 1920 x 1080 píxeles o mejor.
4.4	Formato de origen : 16:9
4.5	Peso no mayor a 8 kg"

Sugerimos soliciten monitor 4k, Resolución HD : 2 millones de píxeles

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description: Se consulta si se puede suministrar cúpulas con potencia de 90W o menor.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.12	Sombra con 1 máscara: 65 % (+/- 5%)
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas modificadas

description:
Solicitan: 2.19	Iluminancia residual con dos máscaras: 50% o mayor
Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con dos máscaras: 44%

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.16	Sombra con tubo y 2 máscaras: 55%
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Item 2 Lampara scialitica

answer: Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.

description:
Solicitan: "3.6	Diámetro del campo: d10 de 180 - 280 mm (ajustable).
3.7	Temperatura de color regulable: 3.800K, 4.300K, 4.800K
"

Solicitamos eliminar estos requerimientos

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se aclara que dicha función no es necesaria, por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description: Se consulta si la scialítica debe ser compatible con flujo laminar.

title: SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - m) Planilla de datos garantizados

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - m) Planilla de datos garantizados
m) Planilla de datos garantizados donde el oferente describa las características del equipo ofertado, no deberá ser una copia de las especificaciones descritas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Nos parece plausible que la Convocante exija que el oferente describa las características del equipo ofertado. Consideramos que para una correcta evaluación, la Convocante también debería solicitar la siguiente planilla:
PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: las que deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. De Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. Las planillas de especificaciones técnicas así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD) en su totalidad, dicho requisito es sustancial para la verificación de las especificaciones técnicas y la adjudicación /descalificación del o de los equipos

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.13	Sombra con 2 máscaras: 55 % (+/- 5%)
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 3 Lámparas cialíticas de Pie

answer: La necesidad de contar con visores es a fin de controlar el uso de batería por lo que el tipo de visor no afecta la funcionalidad del equipo

description:
2.3.1 Sistema de baterías
¿Es necesario que se pueda visualizar el nivel de la batería a través de visores LED montados en la base rodante?

title: EETT ITEM 5 - MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
OTRAS CARACTERÍSTICAS

PESO DE LA MESA NO MAS DE 200 KG

SOLICITAMOS AMPLIAR EL RANGO PERMITIENDO OFERTAR CON "PESO DE LA MESA NO MAS DE 220 KG"

ESTO PERMITIRÁ UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE OFERENTES

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Los símbolos referenciados en la consulta (≥50.000), no se encuentran dentro de las especificaciones del equipo solicitado, no obstante, en referencia al punto 2.11, se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.11	Tiempo de vida de las LEDs: ≥50.000 horas
Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas

title: ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: En general todas las especificaciones técnicas son limitativas ya que los valores solicitados son absolutos, no se establecen como mínimo o máximo, o dentro de un rango o con un % de +/- y un valor númerico.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.5	Diámetro del campo: entre 180 mm a 280 mm.

Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm,	de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 4.4	Clase de protección IP 54 o similar.
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan: 4.3	Espesura o Altura de colchones: 60mm o mayor
Solicitamos permitan cotizar colchones con espesor de 50 mm

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.6 Diámetro del campo: de 190 mm o mayor.-

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: 2.16 Movimiento de inlcinación izquierda. Con movimiento eléctrico, 15º ¿Se puede cotizar de 15º o mayor, considerando que una angulación mayor siempre es mejor?

title: ITEM 3 LAMPARA SCIALITICA DE PIE

answer: Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas modificadas

description:
Solicitan: 2.22	Iluminancia residual con un tubo y dos máscaras 50% o mayor
Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con un tubo y dos máscaras 44%

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Favor adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan: 2.2	Peso de carga de la mesa: 350 Kg. Como mínimo, adecuada para cirugías bariatricas y de traumatología. La carga máxima incluye el peso del paciente y los accesorios utilizados.
Sugerimos soliciten que la capacidad de carga de la mesa sea de al menos 500 kg, incluyendo el peso del paciente y los accesorios.

title: SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - n) Copia autenticada de Habilitación

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - n) Copia autenticada de la Habilitación vigente expedida por el MSPBS, como importador/ representante/ distribuidor de dispositivos médicos.
Solicitamos a la Convocante que además de esta Habilitación, también exija la presentación de: Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Este documento es necesario, pues el llamado es para la adquisición de equipos médicos que requieren de asistencias técnicas especializadas y habilitadas por el MSPyBS.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 2.5	Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar

Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: PLAZOS DE ENTREGA

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones. Se aclara que la entrega no se encuentra sujeta al cobro de anticipo, puesto que el pago de anticipo puede solicitarse a la suscripción del contrato

description:
Solicitan Plazos de entrega de los bienes adjudicados de 60 días calendarios posteriores a la recepción de la orden de compra.

Solicitamos ampliar dichos plazos a  al menos 90 (noventa) días hábiles, a partir del cobro del anticipo.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 3.6	Diámetro del campo: entre 180 mm a 350 mm.

Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm,	de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 4.1	Voltaje: 90-250 V AC (min/max) 50  60 Hz,
Solicitamos permitan cotizar equipos con Voltaje: 220 -240 V AC (min/max) 50  60 Hz, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
5.	Solicitan: Trendelenburg directo e inverso:  ± 45º e inverso ± 20° (eléctrica)

Solicitamos permita cotizar equipos con Trendelemburg directo e inverso: de al menos 30°/30°, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: : Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.12	Sombra con 1 máscara: 65 %
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita adecuarse al Pliego de bases y condiciones

description: DONDE DICE:  "Suspensión a cardan para la colocación de la luminaria", solicitamos que agreguen o de mejor calidad.  Cada fabricante tiene su esquema de fabricación y mucho de ellos ya no usan el sistema de cardan, si no más bien sistemas neumáticos y/o por amortiguadores, de mucho mejor prestación.  No limiten la participación, por una menor especificación.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Si. Los leds deben producir luz fría y ser de color blancos

description: Se consulta si los leds deben producir luz fría y ser de color blancos.

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al PBC y sus Adendas

description: Consideramos que el item 3.6 está errado, porque el rango es muy grande. Se consulta si en el diámetro del campo solicitado entre 180mma 350mm la scialítica debe mantener la iluminancia solicitada en el item 3.1 de 160.000Lux. Si no, solicitamos permitir cotizar scialiticas con rango del campo de 200 a 250 mm, o mayor, a potencia plena de la scialitica.

title: ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción. 5.2 Alimentación eléctrica

answer: Se solicita adecuarse al Pliego de bases y condiciones

description:
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción. 5.2 Alimentación eléctrica de la bomba electrohidráulica: No debe superar 30VDC. No se aceptarán bombas electrohidráulicas con alimentación 220VAC/50Hz, por seguridad del usuario y del paciente
Solicitamos a la Convocante eliminar este numeral por restringir la participación de mas oferentes.-

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.9	Reproducción cromática Rg: 80 o mayor

Sugerimos soliciten Indice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97%, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante
en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.1	Dimensiones de la cúpula: 75 cm x 65 cm (±10 cm)
Solicitamos permitan cotizar equipos con Dimensiones de la cúpula: 77 cm x 66 cm (±10 cm), de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.9	Diámetro del campo luminoso entre 15 cms (±2) a 20 cms(±2) a una distancia de 1 metro.
Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro del campo luminoso (d10) de al menos 20 cms.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Solicitamos al potencial oferente remitirse al pliego de bases y condiciones puesto que una angulación mayor eleva el riesgo de caída del paciente

description:
Solicitan:2.15	Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, 15 y 20º
Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, de al menos 25°

title: ITEM 3 LAMPARA SCIALITICA ADE PIE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones y las adendas publicadas

description: Item 2.2.1 No todos los fabricantes usan leds de diferentes colores, se solicita cambiar a ......leds de alto rendimiento de distinta cromaticidad o mejor.

title: Ítem 3 Lámparas cialíticas de Pie

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
3.20 Iluminación atenuada entre 30% (±2,5%) a 97,5% (±2,5%) para procedimientos endoscópicos.
¿Se puede cotizar con iluminación atenuada de 10% a 100%, mejor que lo solicitado?

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas

description:
Solicitan: 3.3	Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor.
Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos o similar) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico, con una envergadura de al menos 695 mm.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.

description: Con respecto al punto 1.5 Donde dice "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS o su equivalente en el Mercosur, o al menos una de ellas". Sugerimos quede de la siguiente manera: "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS, o al menos una de ellas"

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 3.3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor.-

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan 3.4	Irradiación total a 100.000 lx = 364W/m2 380364 W/m2
Sugerimos soliciten: Irradiación total a 160.000 lx = 582W/m2

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: El Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles. El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego

description:
Solicitan: 6.16	La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deber ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones.

Solicitamos eliminar este requerimiento considerando que los accesorios deben ser originales y de la misma marca del equipo ofertado, y lo solicitado en este punto solo habilita a participar al proveedor de los equipos vendidos anteriormente a la institución.

title: ITEM 5: Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.

description:
ITEM 5: Mesa de cirugía multifunción:
En conde dice: Tredelemburg directo e inverso: +/-30° (eléctrica).
Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/-5°.  Esta flexibilización permitirá a la Convocante obtener mas ofertas y por ende, menores precios.

title: ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción: 6.16:  La mesa ofertada debe ser totalmente compatible

answer: El Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles. El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego

description:
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción:
6.16:  La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deben ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones.
Solicitamos a la Convocante eliminar este numeral por restringir la participación de mas de un oferente. Las licitaciones públicas no pueden estar sujetas a este tipo de requisitos, pues si fuere así, estarían incumplimiendo lo establecido en el artículo N° 4 de la Ley 2051 que fomenta la libre participación e igualdad de competencia.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: la profundidad mínima debe ser de 800mm, considerando el tipo de cirugías que se realizan en el Hospital, una profundidad menor significa una disminución de visualización de los tejidos. Por lo que se solicita al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Solicitan: 3.8	Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 600 mm
Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Item 5 Mesa de Cirugía Multifuncion

answer: Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas

description:
Solicitan: 2.8	Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95

Sugerimos soliciten equipos con  Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.

title: SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos

answer: Favor remitirse a la Adenda 01

description:
SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos y/o facturaciones
En una parte de este inciso b) dice: deberán ser en provisión de bienes objeto del presente llamado (muebles y/o electrodomésticos y/o aparatos telefónicos). Entendemos que se ha deslizado un error  involuntario  en la transcripción de esta parte; por lo que solicitamos a la Convocante corregirlo.
Teniendo en cuenta que el nombre del llamado es LÁMPARA SCIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCIÓN ; consideramos que lo correcto es que se solicite de la siguiente forma:
b) Copia de contratos y/o facturaciones, con su respectiva nota de remisión y constancia de cumplimiento satisfactorio, deberán ser en provisión de bienes objeto del presente llamado (Lámparas Scialíticas y Mesas de Cirugías). Para dicho efecto se deberá presentar un contrato y/o facturaciones por cada año con sus respectivas recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final.

title: PLAN DE ENTREGAS

answer: La entrega de los bienes no está sujeta al cobro de anticipo por lo que se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
PLAN DE ENTREGAS
Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días calendarios posteriores al cobro del Anticipo.-

title: Item 1: Lámpara Scialítica con Satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas

description:
Solicitan: 2.9	Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95

Sugerimos soliciten equipos con  Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.17	Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, 65º o mayor
Sugerimos soliciten equipos con	Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos 90º

title: EETT ITEM 2 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
2.9 Reproducción Cromática RG:98

Solicitamos ampliar el rango a "Reproducción Cromática RG: 94-98" para permitir una mayor participación de oferentes

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.6	Diámetro del campo: entre 180 mm a 280 mm.

Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm,	de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - i) Centro Autorizado

answer: El oferente deberá demostrar que cuenta con un Centro de Servicios Autorizado por el fabricante a fin de garantizar las garantías y servicios solicitados en las Especificaciones Técnicas

description:
SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - i) Centro Autorizado del servicio para la marca ofertada, otorgada por el fabricante del bien
¿a qué documento se refiere esta solicitud? En la carta de autorización del fabricante  a ser presentada - se menciona que estamos autorizados para prestar servicio técnico de la marca ofertada ¿se puede presentar este documento para cumplir con este inciso?

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 5.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 5.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar.-

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: 5.2	Alimentación eléctrica de la bomba electrohidráulica: No debe superar 30VDC. No se aceptarán bombas electrohidráulicas con alimentación 220VAC/50Hz, por seguridad del usuario y del paciente.

Solicitamos eliminar este requerimiento considerando que los dispositivos cumplen con regulaciones y normativas de seguridad eléctrica para protección del usuario y del paciente.

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
4.3 Espesura o altura de colchones: 70mm o mayor
¿Se puede cotizar de 60mm o mayor?

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 2.16	Intensidad de irradiación: 360 W/m2 o mayor
Solicitamos permitan cotizar equipos con	Intensidad de irradiación: 350 W/m2

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.15	Sombra con tubo y 1 máscara: 65% (+/- 5%).
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: si, los leds deben producir luz fría y ser de color blancos

description: Se consulta si los leds deben producir luz fría y ser de color blancos.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Favor adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción - Mesa para cirugía General

answer: Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.

description:
1.	SOLICITAN: Largo de la mesa: al menos 213 cm

Solicitamos permitan cotizar equipos con largo de la mesa de al menos 199 cm

2.	SOLICITAN: Capacidad de carga máxima de al menos 150 kg. En todas las posiciones.

Sugerimos que soliciten Capacidad de carga máxima de al menos 180 kg. En todas las posiciones

3.	SOLICITAN: Elevación de 70 cm o menos a 105 cm o más (eléctrica)
Solicitamos permitan cotizar equipos con elevación  de 70 cm o menos a 104 cm o más, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

4.	Solicitan: Trendelenburg directo e inverso:  ± 30º (eléctrica)

Sugerimos soliciten Trendelenburg directo ± 45º e inverso:  ± 20º (eléctrica) de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

5.	Solicitan: Angulación vertical de la sección de piernas de     -90/+10º (eléctrica)

Solicitamos permitan cotizar equipos con Angulación vertical de la sección de piernas de     0º/90º

6.	Solicitan: Peso de la mesa: no más de 200 kg
Solicitamos permitan cotizar mesas con un un peso de 200kg ± 10%

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: ambas cúpulas deben generar generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo

description: En el item 3.1 se solicitan 02 (dos) cúpulas que generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo. Se consulta si cada cúpula debe generar 160.000Lux o ambas cúpulas deben generar 160.000Lux en total. Favor aclarar porque es confuso.

title: EETT ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
3,3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm

Solicitamos ampliar el rango a "Diámetro de la cúpula de al menos 700 mm" para permitir una mayor participación de oferentes

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite / Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer:
1.	Solicitan: Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TUV, o al menos 3 de ellas Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, o al menos 2 de ellas.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas.
2.	Solicitan: Reproducción cromática CRI: 97 Solicitamos permitan cotizar equipos con CRI de 95 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas.
3.	Solicitan: Reproducción cromática Rg: 98 Solicitamos permitan cotizar equipos con Reproducción cromática R9 de 97 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas.
4.	Solicitan: Panel de control en el cabezal de la lámpara Solicitamos permitan cotizar equipos con panel de control montado en la pared de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas.
5.	Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas Solicitamos que el tiempo de vida de los LEDs sea de aproximadamente 50000 horas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas.
6.	Solicitan: 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos con 2 cúpulas con iluminancia de 110000 lux, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas.
7.	Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144, 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1, 4.4 Clase de protección IP 54 Solicitamos eliminar estos requerimientos de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.
8.	Solicitan: Temperatura de color regulable: 4.800K Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color regulable: 4.400K de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas
9.	Solicitan: Profundidad de iluminación: (L1+L2) 800 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1+L2) de 660 mm de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas
10.	Solicitan: 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm. Sugerimos soliciten equipos con Diámetro del campo: de al menos 250 mm.
Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas
11.	Solicitan: 3.5 Cada cúpula equipada: con al menos 60 LEDs de alto rendimiento
Respuesta: Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
1.	Solicitan: Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TUV, o al menos 3 de ellas

Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero  emitido por otras certificadoras internacionales.

Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue

Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, o al menos 2 de ellas

2.	Solicitan: Reproducción cromática CRI: 97
Solicitamos permitan cotizar equipos con CRI de 95 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

3.	Solicitan: Reproducción cromática Rg: 98
Solicitamos permitan cotizar equipos con Reproducción cromática R9 de 97 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

4.	Solicitan: Panel de control en el cabezal de la lámpara
Solicitamos permitan cotizar equipos con panel de control  montado en la pared de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

5.	Solicitan: 2.11	Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas
Solicitamos que el tiempo de vida de los LEDs sea de aproximadamente 50000 horas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

6.	Solicitan: 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo.
Solicitamos permitan cotizar equipos con 2 cúpulas con iluminancia de 110000 lux, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

7.	Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144,
4.3	Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1,
4.4	Clase de protección IP 54

Solicitamos eliminar estos requerimientos de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

8.	Solicitan: Temperatura de color regulable: 4.800K
Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color regulable: 4.400K de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

9.	Solicitan: Profundidad de iluminación: (L1+L2)  800 mm
Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1+L2) de 660 mm de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

10.	Solicitan: 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm.
Sugerimos soliciten equipos con Diámetro del campo: de al menos 250 mm.

11.	Solicitan: 3.5	Cada cúpula equipada: con al menos 60 LEDs de alto rendimiento

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: 2.9	Longitud de la mesa: 2000mm, o mayor (incluyendo cabecera y pierneras)
Sugerimos soliciten Longitud de la mesa de al menos: 2020 mm, (incluyendo cabecera y pierneras), de manera a poder utilizar la mesa con pacientes de estatura elevada.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a las Especificaciones determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description:
2.24 Posición Flex Inverso de 70º o mejor con moviminento eléctrico con subida de cabecera 45º y subida de piernera de 25º
¿Se puede cotizar con movimiento de piernera de 20º o mejor?

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite

answer: Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 3.2 Regulable entre 10 a 100%
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.2 Regulable entre 25 a 100%.-

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Lo solicitado es 25º o mayor lo solicitado por el potencial oferemte se encuentra dentro del margen. Por tal motivo se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

description: Solicitan:2.14	Movimiento de Trendelenburg  reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, 25º o mayor Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg  reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, de al menos 45º

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan: 2.5	Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar

Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.8 Reproducción cromática CRI: 97
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.8 Reproducción cromática CRI: 90 o mayor.-

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar.-
A fin de permitir la participación de mas de un oferente.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.11	Tiempo de vida de las LEDs: mayor o igual a 50.000 horas
Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.13	Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, 25º o mejor
Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, de al menos 30º

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max), 50  60 Hz, potencia de 80 Watt
Solicitamos a la Convocante eliminar la parte que dice potencia de 80 Watt por restringir la participación de mas oferentes.-

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description: Se consulta si se puede cotizar cúpulas con 48 leds en total.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 2.2 Carcasa de aluminio sellado para fácil desinfección
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.2 Carcasa de aluminio o PVC (alta resistencia) sellado para fácil desinfección.-
A fin de permitir la participación de mas de un oferente.

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: Duración de la carga del batería mínimo de 3 hs.

Sugerimos soliciten: batería interna autónoma con capacidad de carga suficiente para poder utilizar la mesa por al menos 4 horas.

title: Ítem 2 Lampara cialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas.

description:
2.8 Reproducción cromática CRI: entre 80 y 95
Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % o mejor, de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description: Solicitan:2.14	Movimiento de Trendelenburg  reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, 25º o mayor Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg  reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, de al menos 45º

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
3.	Solicitan: Ancho de la mesa: al menos 52 cm

Sugerimos soliciten Ancho de la mesa: al menos 56 cm, lo que permitirá trabajar con un rango mayor de pacientes.

title: Item 5 Mesa de Cirugía Multifuncion

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: Capacidad de carga máxima desde 150 kg. En todas las posiciones.

Sugerimos que soliciten Capacidad de carga máxima de al menos 180 kg. En todas las posiciones, lo que permitirá trabajar con un rango mayor de pacientes.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se aclara que dicha función no es necesaria, por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description: Se consulta si el control de la variación del diámetro del campo debe ser digital y controlado por el panel de control tipo touchscreen.

title: EETT ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
3.4 Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2

Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar entre  "Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2 a 380 W/m2" para una mayor participación de oferentes

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar.-

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 2.12	Diámetro del campo luminoso entre 15 cms (±2) a 20 cms(±2) a una distancia de 1 metro.
Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro del campo luminoso (d10) de al menos 20 cms.

title: Plan de Entregas

answer: La entrega de los bienes no está sujeta al cobro de anticipo por lo que se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

description: ¿Los 60 dias son posteriores al pago del anticipo, considerando la finalidad que cumple el otorgar un anticipo financiero?

title: ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: Donde solicitan Carcasa de aluminio, solicitamos para no limitar el llamado que se incorpore el término o de mejor calidad, por que no tiene sentido solicitar que solo sea de aluminio, cuando que hay otros materiales de mucha mejor calidad.

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas

description: Item 3.3, se consulta si se puede cotizar equipos con diámetro de la cúpula de 630mm o mayor.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description: El item 4.6 está errado, la scialitica es led, no tiene focos y la vida útil de los leds es de 60.000hs es decir 15 años aproximadamente y no se sustituyen de a uno. Favor considerar este item como opcional.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 3.7	Temperatura de color regulable: 3.800, 4.300 y 4.800K
Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.17	Iluminancia residual con un tubo 97% o mayor
Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con un tubo 100%

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.10	Temperatura de color: 4800°K
Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color: 4300°K

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description: Se consulta si el item 3.7 temperatura de color regulable podría tener un rango de variación del ±5% de forma a no dirigir las especificaciones a un determinado fabricante con valores específicos.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas.

description:
Solicitan: 2.9	Reproducción cromática Rg: 80 o mayor

Sugerimos soliciten Indice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97%, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante
en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
Peso de la mesa: no más de 200kg.
¿Se puede cotizar con no más de 220kg?

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.16	Sombra con tubo y 2 máscaras: 55% (+/- 5%)
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo establecido en las bases del proceso, puesto que el Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles, de esta forma se busca satisfacer la necesidad de la Institución con un menor costo

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se aclara que dicha función no es necesaria, por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description: Se consulta si el control de la variación del diámetro del campo debe ser digital y controlado por el panel de control tipo touchscreen.

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
1.	Solicitan: 1.5	Normas: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur. Al menos dos de ellas

Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales.

Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue

Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description: Se consulta si se puede cotizar cúpulas con 48 leds en total.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.7	Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 800 mm
Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description: Se consulta si se puede suministrar cúpulas con potencia de 90W o menor.

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
6.	Solicitan: Angulación vertical de la sección de piernas de     0°/90º (eléctrica)
Sugerimos soliciten equipos con movimiento de Angulación vertical de la sección de piernas de: -90º/ 10º, , de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 3 - LAMPARA SCIALITICAS DE PIE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: Insistimos no limiten la participación con especificaciones inclusos de menor prestación.  Donde solicitan Estructura formada por:  brazo horizontal, brazo de muelle, sistema de cardán y cúpula.  Este sistema de cardan no todos los fabricantes lo utilizan, ya que existen otros mecanismos y de mejor prestación para esta especificación.  solicitamos incorporen el término "o de mejor prestación"

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.6	Temperatura de color regulable: 3.800 hasta 4.800K
Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.11	Tiempo de vida de las LEDs: MAYOR O IGUAL a 40.000 horas
Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: lo solicitado se encuentra dentro del margen solicitado en las especificaciones técnicas por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan:2.17	Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, 65º o mayor
Sugerimos soliciten equipos con	Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos 90º

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite
1.5	Normas de calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TÜV, ó al menos 3 de ellas
Respetuosamente solicitamos a la Convocante aceptar al menos 2 de ellas.-

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description: El item 4.1 está errado, en Paraguay la alimentación eléctrica monofásica es de 220VAC-50Hz, por lo tanto no se puede exigir voltajes menores o mayores a 10% de 220VAC y no se utilizan frecuencias de 60Hz. Favor corregir el item 4.1 a 220VAC±10%, 50Hz, porque de lo contrario contradice el suministro eléctrico establecido por la ANDE.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 2.18	Iluminancia residual con una máscara: 50% o mayor
Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con una máscara: 60% o

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.18	Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, 40º o menor
Sugerimos soliciten equipos con Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos -90º

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.13	Sombra con 2 máscaras: 55 %
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos

title: ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: Donde solicitan normas de calidad; solicitamos amablemente que se habilite las normas de calidad del Mercosur para dar mayor participación a proveedores tradicionales de nuestro medio.  Además solicitar 3 como mínimo es un desproposito, es más que suficiente con 2 certificados de calidad.

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
Duración de la carga de la batería mínimo 4hs
¿Se puede cotizar con un mínimo de 3 horas?

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
2.	Solicitan:	Largo de la mesa: al menos 200 cm

Sugerimos soliciten equipos con las siguientes Medidas: Largo de la mesa: al menos 213 cm, de manera a poder realizar procedimientos a pacientes de estatura elevada.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones y las adendas publicadas.

description: Se consulta si el item 3.7 temperatura de color regulable podría tener un rango de variación del ±5% de forma a no dirigir las especificaciones a un determinado fabricante con valores específicos.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan: 2.5	Ante falla del control remoto inalámbrico, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar en la columna de la mesa.

Solicitamos modificar este requerimiento quedando el mismo de la siguiente manera: Ante falla del control remoto inalámbrico, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.15	Sombra con tubo y 1 máscara: 65%.
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 5.2	Con estabilización de voltaje, reencendido automático
Solicitamos que este requerimiento sea OPCIONAL de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: EETT ITEM 2 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: 3.3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm Solicitamos ampliar el rango a "Diámetro de la cúpula de al menos 700 mm" para permitir una mayor participación de oferentes.

title: EETT ITEM 5 - MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

ANCHO DE LA MESA AL MENOS 56 CM

SOLICITAMOS AMPLIAR EL RANGO PERMITIENDO OFERTAR CON ANCHO DE LA MESA DE AL MENOS 54 CM, PARA PERMITIR UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES

title: SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos

answer: Lo que se busca con este requisito es garantizar que el oferente haya cumplido de manera satisfactoria con la provisión de bienes, por lo que se solicita a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
SECCIÓN VII  F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos y/o facturaciones
En una parte de este inciso b) dice: No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final.
Muchas ventas de estos equipos son a Personas físicas o jurídicas del sector privado, por lo que generalmente no se emiten constancias de cumplimiento o recepción final . Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante acepte la presentación de Notas de Remisión para el caso de las Facturas de Ventas al Sector Privado.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

title: Item 5 Mesa de Cirugía Multifuncion

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: Ancho de la mesa: al menos 52 cm

Sugerimos soliciten Ancho de la mesa: al menos 56 cm, lo que permitirá trabajar con un rango mayor de pacientes.

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. Lámpara scialitica con satélite. 4.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max), 50  60 Hz, potencia de 80 Watt
Solicitamos a la Convocante eliminar la parte que dice potencia de 80 Watt por restringir la participación de mas oferentes.-

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.15	Iluminancia residual con una máscara: 50% o mayor
Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con una máscara: 60%

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: No es necesario contar con iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas

description: Se consulta si la scialítica debe tener iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan 3.2	Regulable entre 10 a 100%.

Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de la iluminancia en al menos 9 niveles, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 3.2 Regulable entre 10 a 100%
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.2 Regulable entre 25 a 100%.-

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan 3.4	Irradiación total a 100.000 lx = 364W/m2 380364 W/m2
Sugerimos soliciten: Irradiación total a 160.000 lx = 582W/m2

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego

description: Solicitan: 5.2	Alimentación eléctrica de la bomba electrohidráulica: No debe superar 30VDC. No se aceptarán bombas electrohidráulicas con alimentación 220VAC/50Hz, por seguridad del usuario y del paciente.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: no es necesario contar con iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas.

description: Se consulta si la scialítica debe tener iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas.

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
Ancho de la mesa: al menos 56cm
¿Se puede cotizar con al menos 52cm?

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.8	Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95

Sugerimos soliciten equipos con  Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: No requiere, por lo que se solicita a los potenciales oferentes remitirse a las Especificaciones determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones

description: ¿Es necesario que la mesa cuente con movimiento longitudinal de al menos 300mm?

title: EETT ITEM 2 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
2.8 Reproducción Cromática CRI: 97

Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar con  "Reproducción Cromática CRI: 96-97" esto para permitir una mayor participación de oferentes

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado.

description:
Solicitan: 1.6	Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur, al menos dos de ellas.

Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales.

Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue

Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: La profundidad debe ser de 800mm, considerando el tipo de cirugías que se realizan en el Hospital, una profundidad menor significa una disminución de visualización de los tejidos. Por lo que se solicita al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Solicitan: 3.8	Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 800 mm
Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. Lámpara scialitica con satélite. 4.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max), 50  60 Hz, potencia de 80 Watt
Solicitamos a la Convocante eliminar la parte que dice potencia de 80 Watt por restringir la participación de mas oferentes.-

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Lo solicitado es 25º o mejor lo cual se refiere a movimientos mayores por lo que lo solicitado por el potencial oferente se encuentra dentro del margen. Por tal motivo se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan:2.13	Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, 25º o mejor
Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, de al menos 30º

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se aclara que dicha función no es necesaria. Por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description: Se consulta si la scialítica debe ser compatible con flujo laminar.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.12	Altura maxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 950 mm o mayor.
Sugerimos soliciten equipos con Altura maxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, de al menos 1140 mm.

title: ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción. 5.2 Alimentación eléctrica

answer: Se han realizado modificaciones al Pliego de bases y Condiciones, en la cual se fija día y hora para realizar visita técnica.

description:
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción:
6.16:  La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deben ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones.
Luego de haber verificado la Adenda N° 03, solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar la marca y modelo de los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. Esto permitirá a los potenciales oferentes determinar con certeza la compatibilidad de la mesa de cirugía a ser ofertada.

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description: En el item 3.5 se solicita, con al menos 60 leds de alto rendimiento. La cantidad de leds no es el único factor que incide en la potencia producida por la scialítica. Se solicita no colocar una cantidad específica de leds sino colocar: cantidad mínima de leds para producir una iluminancia de 160.000Lux a 1 metro de distancia, como solicitado en el item 3.1.

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones y las adendas publicadas

description: El item 4.6 está errado, la scialitica es led, no tiene focos y la vida útil de los leds es de 60.000hs es decir 15 años aproximadamente y no se sustituyen de a uno. Favor considerar este item como opcional.

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.4 Clase de protección IP 54.-
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 4.4 Clase de protección IP 54 o similar.-

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.6	Temperatura de color regulable desde 3.800 K
Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.1	02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 150.000 lux como mínimo.	 Y 3.4 Cada cúpula equipada: con la cantidad de LEDs necesaria para producir una iluminancia de 160.000 Lux a 1 metro de distancia, los Leds deben producir luz fría y de color blanco

El requerimiento en ambos puntos se contrapone por lo que sugerimos unificarlo solicitando:  02 (dos) Cúpulas que generan Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en cada cúpula, con la cantidad de LEDs necesarios para producir dicha iluminancia. los Leds deben producir luz fría y de color blanco.

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite
1.5	Normas de calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TÜV, ó al menos 3 de ellas
Respetuosamente solicitamos a la Convocante aceptar al menos 2 de ellas.-

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.16	Sombra con tubo y 2 máscaras: 55%
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.11	Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas
Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 5.4 Clase de protección IP 54.-
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 5.4 Clase de protección IP 54 o similar.-

title: Ítem 5: Mesa de cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
4.	Solicitan: Movimientos: Elevación de 78 cm o menos a 105 cm o más con comando manual (hidráulica)

Sugerimos soliciten equipos con elevación de al menos 70 cm a al menos 105 cm o más, lo que permitirá a los usuarios trabajar con equipos de mayor ergonomía.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Una mesa con una altura baja es adecuada, por posicionamiento y ergonomía, para cirugías oftalmológicas y neuroquirúrgicas. Por lo tanto, el oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego.

description:
Solicitan:2.11	Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 600 mm o menor.
Solicitamos permitan cotizar equipos con Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 682 mm o menor, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Solicitan: 2.9	Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95

Sugerimos soliciten equipos con  Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.

title: Ítem 5 Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
Largo de la mesa: al menos 213cm
¿Se puede cotizar con al menos 200cm?

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

title: Ítem 1 Lámpara cialítica con satélite

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas.

description:
2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor
Sugerimos soliciten Indice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97% o mejor, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc.

title: ITEM 5: Mesa de cirugía multifunción

answer: Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.

description:
ITEM 5: Mesa de cirugía multifunción:
En conde dice: Elevación de 74 cm. o menos a 105 cm. o más (eléctrica).
Solicitamos a la convocante aceptar con Elevación de 78 cm. o menos a 105 cm. o más (eléctrica). Esta mínima solicitud de reducción (apenas 4cm) no afectará la funcionalidad del equipo ni de sus operarios.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.14	Sombra con 1 tubo: 100% (+/- 5%).
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 3.7	Temperatura de color regulable: desde 3.800K
Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.11	Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 600 mm o menor.
Solicitamos permitan cotizar equipos con Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 682 mm o menor, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 4.3	Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 1 - LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description: Solicitamos permitan cotizar "altura del brazo ajustable de 1100mm como minimo, esto no hace ninguna diferencia en la prestación del equipo.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.15	Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, 15 y 20º
Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, de al menos 25°

title: Ítem 2 Lampara cialítica con satélite

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas.

description:
2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor
Sugerimos soliciten Indice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97% o mejor, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc.

title: CGC 27 Valor de las Multas

answer: El valor de la multa establecido según CGC 27, es el valor utilizado para todos los procesos de contratación de ésta convocante, por lo que la convocante no considera disminuir el porcentaje, por lo mismo se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones  .

description:
CGC 27
Respetuosamente solicitamos a la Convocante que El valor de las multas sea: 0,1 %   por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.
La tasa que se pretende aplicar (que es del 0,5% por día) es muy elevada.

title: Item 4 Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se podrá cotizar equipos con control remoto alámbrico como inalámbrico

description:
Solicitan: 2.4	Todos los movimientos de la mesa deberán ser accionados a través de un control remoto electrónico inalámbrico con batería interna recargable. El control remoto debe incluir cargador de batería con soporte necesario para ser instalado en la pared.
Solicitamos permitan cotizar equipos con control remoto alámbrico de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

title: Ítem 2 Lámpara cialítica de techo con tecnología LED de dos cúpulas, con monitor

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description: 5.6 Incluir la provisión de 5 focos. Como lo solicitado son lámparas LED cuya vida útil supera las 50.000horas de uso, creemos que este punto aumentará el valor del equipo, sin ninguna necesidad, pues las lámparas LED prácticamente no requieren cambio. No solo se deben proveer focos, sino todo un panel para un segemento, cuyo costo es bastante alto y el precio referencial no prevé dichos costos adicionales. Rogamos a la convocante eleminar este requisito.

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 2.8 Reproducción cromática CRI: 97
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.8 Reproducción cromática CRI: 90 o mayor.-

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.20	Iluminancia residual con un tubo 97% o mayor
Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con un tubo 100%

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones, lo requerido se encuentra dentro de los parámetros de la licitación

title: Ítem 1 Cialítica de Techo con tecnología LED de dos cúpulas

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
4.6 Incluir la provisión de 5 focos.
Como lo solicitado son lámparas LED cuya vida útil supera las 50.000horas de uso, creemos que este punto aumentará el valor del equipo, sin ninguna necesidad, pues las lámparas LED prácticamente no requieren cambio.
No solo se deben proveer focos, sino todo un panel para un segemento, cuyo costo es bastante alto y el precio referencial no prevé dichos costos adicionales.
Rogamos a la convocante eleminar este requisito.

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: Se han realizado modificaciones según Adenda 03.

description:
2.15 Movimiento de inlcinación derecha. Con movimiento eléctrico, 15º
¿Se puede cotizar de 15º o mayor, considerando que una angulación mayor siempre es mejor?

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 2.2.4	Número de LEDs: 9 o más
Sugerimos soliciten equipos con  Número de LEDs: al menos 84

title: DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

answer: Atendiendo que la Norma no se encuentra vigente, se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description: TENIENDO EN CUENTA LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO SANITARIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE ENTRARA A REGIR DESDE EL 18 DE OCTUBRE, SOLICITAMOS ACLARAR SI ES NECESARIO PRESENTAR UNA PLANILLA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MSP Y BS, DONDE CONSTEN Y ESTÉN VIGENTE EL LISTADO LOS PRODUCTOS OFERTADOS, EN VISTA QUE PARA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS, EL REGISTRO SANITARIO YA SERÁ UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA IMPORTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 5.3	Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.5	Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o superior

Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.6 Incluir la provisión de 5 focos.-
Por tratarse de luces LED; solicitamos a la Convocante excluir la provisión de 5 focos, pues estos se fabrican por módulos y no por focos.-

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 4.5 Peso no mayor a 8 kg
Solicitamos permitan cotizar monitores con peso de hasta 9,5 kg de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar.-
A fin de permitir la participación de mas de un oferente.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 4.2	Con estabilización de voltaje, reencendido automático
Solicitamos que este requerimiento sea OPCIONAL de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado en las Especificaciones Técnicas como mínimo

description:
Solicitan: 3.1	02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo.

Sugerimos soliciten Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en cada cúpula.

title: Ítem 1: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas sin monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 4.4	Clase de protección IP 54 o similar.
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

title: PLAZOS DE ENTREGA

answer: En consideración a la necesidad imperante del Hospital de Policía Rigoberto Caballero, de contar con los bienes objeto del presente pproceso, se solicita al potencial oferente remitirse a lo solicitado en el PBC.

description: SOLICITAMOS QUE AMPLIEN LOS PLAZOS PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS A AL MENOS 90 (NOVENTA) DÍAS

title: Item 5 Mesa de Cirugía Multifuncion

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan :	Largo de la mesa: al menos 200 cm

Solicitamos permitan cotizar equipos con largo de la mesa de al menos 199 cm, de manera a permitir la participación de un mayor numero de oferentes.

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las adendas publicadas

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan:2.16 Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico entre 15 y 20º
Sugerimos soliciten equipos con	Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico de al menos 25°

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.6 Diámetro del campo: de 190 mm o mayor.-

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.14	Sombra con 1 tubo: 100%.
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos

title: ITEM 3: Lámpara scialíticas de pie

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 3: Lámpara scialíticas de pie. 8 Incluir la provisión de 5 focos.-
Por tratarse de luces LED; solicitamos a la Convocante excluir la provisión de 5 focos, pues estos se fabrican por módulos y no por focos.-

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas

description:
Solicitan: 2.12	Sombra con 1 máscara: 65 %
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos

title: ITEM 2 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Tecnicas. SE SACA ITEM 3.4 Irradiación total a 100.000lx= 364W/m2 a 380364W/m2

description: El item 3.4 no se entiende es confuso y está errado. En las especificaciones se solicita: Irradiación total a 100.000Lux = 364W/m2. La Norma IEC 60601.2.41, establece que dos cúpulas no pueden producir una Iluminación energética (Ee) superior a 1.000W/m2. El item 3.1 solicita cúpulas con 160.000Lux, lo que produciría aproximadamente 582W/m2 cada cúpula. Por lo tanto, si se suman la iluminación energética (Ee) de ambas cúpulas la iluminación energética (Ee) total de de las dos cúpulas será de 582x2=1.164W/m2, lo que viola la Norma IEC 60601.2.41. Favor corregir o considerar este item opcional porque está violando la Norma IEC60601.2.41. o se trata de una scialitica que produce mucho más calor que luz y puede secar los tejidos durante la cirugía.

title: ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite.

answer: Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.

description:
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.9 Reproducción cromática Rg: 98
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.9 Reproducción cromática Rg: 90 o mayor.-

title: Item 5 Mesa de Cirugía Multifuncion

answer: Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.

description: Con respecto al punto 1.5 Donde dice "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS o su equivalente en el Mercosur, o al menos una de ellas". Sugerimos quede de la siguiente manera: "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS, o al menos una de ellas"

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 3.7	Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 800 mm
Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 4 Mesa de cirugía multifuncional

answer: Una mesa con una altura baja es adecuada, por posicionamiento y ergonomía, para cirugías oftalmológicas y neuroquirúrgicas. Por lo tanto, el oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego

description:
Altura mínima (sin incluir colchón) Con movimiento eléctrico: 600mm o menor
¿Se puede cotizar de 615mm o menor?

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: 2.4	Todos los movimientos de la mesa deberán ser accionados a través de un control remoto electrónico inalámbrico (opcional alámbrico) con batería interna recargable. El control remoto debe incluir cargador de batería con soporte necesario para ser instalado en la pared.

Solicitamos permitan cotizar equipos con control remoto alámbrico con batería interna recargable mediante la conexión del control remoto a la mesa, y que el requerimiento cargador de batería con soporte necesario para ser instalado en la pared sea OPCIONAL de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

title: ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción:

answer: Se han realizado modificaciones al Pliego de bases y Condiciones, en la cual se fija día y hora para realizar visita técnica.

description:
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción:
6.16:  La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deben ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones.
Con todo respeto solicitamos a la Convocante aclarar, listar y detallar los dispositivos y accesorios con que actualmente cuenta el hospital. Resulta que los términos  dispositivos y accesorios son muy genéricos; por lo que no permite al potencial oferente determinar con claridad y exactitud lo solicitado por la Convocante.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: 2.5	Ante falla del control remoto inalámbrico, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar en la columna de la mesa.

Solicitamos modificar este requerimiento quedando el mismo de la siguiente manera: Ante falla del control remoto, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

description:
Solicitan: 2.15	Sombra con tubo y 1 máscara: 65% (+/- 5%).
Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.

title: Ítem 3: Lámpara Scialítica de pie

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 2.14	Profundidad de iluminación: 60 cm o mayor
Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de iluminación: de al menos 110 cm

title: ITEM 1 LAMPARA SCIALITICA CON SATELITE

answer: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas, Adenda 07.

title: Ítem 2: Lámpara Scialítica con satélite - Lámparas con dos cúpulas y monitor

answer: Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y  Condiciones

description:
Solicitan: 5.3	Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar
Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se  trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas

description:
Solicitan: 4.3	Espesura o Altura de colchones: 60mm o mayor
Solicitamos permitan cotizar colchones con espesor de 50 mm

title: Ítem 4: Mesa de Cirugía Multifunción

answer: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones

streetAddress: Mesa de Entrada Dpto UOC-El Pyo Independiente N° 289 c/ Chile

name: Policia Nacional / Ministerio del Interior

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Mesa de Entrada Dpto UOC-El Pyo Independiente N° 289 c/ Chile || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Policia Nacional / Ministerio del Interior

ALBATROS SACI

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

legalName: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

name: LUIS HERNANDO ACHA FELTES, IVAN DARIO LUSICHI SALDIVAR

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil

SOLUMEDIC S.A.

name: LIZ ADOLFINA CHAMORRO FERREIRA - ADRIANA CABAÑAS CHAMORRO- CINTHIA SANCHEZ

SIEGEN S.A.

name: ENRIQUE BAUMANN ESCOBAR-GUILLERMO BAUNANN- LOURDE BAUMANN- PERLA LARIZZA BOGADO

BIOERIX S.A.

streetAddress: José A. Flores 2548 c/ Avda. General Santos

name: ALDO HARRISON- MARIANGEL MANZONI- ALDO FEDERICO GONZALEZ RODRIGUEZ- ROBERT AMERICO HARRISON

A.S. GROUP S.A.

name: CHRISTIAN ALDO HARRISON - FELIPE SANABRIA

title: Periodo Aleatorio

title: Beneficio MIPYME

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lamparas medicas y accesorios

description: ADQUISICIÓN DE LÁMPARA SCIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCIÓN - PLURIANUAL

title: justificaci_n_1545073584284.zip

title: contrato_n__244_albatros_1545073579090.pdf

title: NOTA DE REMISION DE LAMPARA CIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION

title: remision_1570557462698.pdf

title: ORDEN DE COMPRA DE LAMPARA CIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION

title: adenda_n__01_albatros_s_a_c_i__1570557411852.zip

title: contrato_sempro_245_docx_1545162002186.pdf

title: justificaci_n_1545162007400.zip

title: NOTA DE REMISION DE LA MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION

title: remision_1049_1570556988467.pdf

title: ORDEN DE COMPRA DE MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION

title: orden_de_compra_1138_sempro___mesa_qx_1570556899073.zip