description: Laser para Litotripsia

description: Caja de Cirugía menor (con instrumentales básico)

description: Cama electrica para paciente

description: Oximetro de pulso

description: Carro de paro

description: Video ureterorrenoscopio

status: valid

description: Cama electrica para paciente

description: Laser para Litotripsia

description: Escalera de 2 peldaños p/pacientes

description: Aspirador de Secreciones portatil

description: Bandeja de acero para instrumentales (Riñonera)

description: Camilla fija

description: Mesa para instrumental o de procedimiento quirúrgico

description: Tambor para gasa tamaño mediano

description: Mesa de mayo para uso Terapia

description: Cama para internado

description: Detector fetal

Procedencia

value: KTjqfsHwvdE=

description: Escalera de 2 peldaños p/pacientes

Marca

value: FJGufoSeZgc=

description: Aspirador de Secreciones portatil

description: Electrocardiografo

description: Mesa para  alimentos

description: Oximetro de pulso

description: Camilla fija

value: VdSjxRyzLww=

description: Laringoscopio Neonatal

description: Mesita con rueda p/equipos médicos

description: Porta Suero

Modelo

value: KJgqWeSV/Ow=

description: Carro para transporte de Alimentos

description: Balanza de peso corporal con tallímetro

description: Carro de paro

description: Regulador de Presion para Oxigeno (Manometro con Humidificador)

description: Tambor para gasa tamaño mediano

description: Mesa de mayo para uso Terapia

description: Detector fetal

Marca

value: RRhMNWfQOzQ=

description: Cama electrica para paciente

description: Electrocardiografo

Modelo

value: uwt/oqMUHoI=

description: Cama para internado

description: Laser para Litotripsia

description: Cabina de Bioseguridad para laboratorio

description: Cama electrica para paciente

description: Cama para internado

description: Aspirador de Secreciones portatil

description: Cama electrica para paciente

Marca

value: jchSecglUqM=

description: Electrocardiografo

description: Detector fetal

Procedencia

value: ALEMANIA

Presentacion

value: UNIDAD

Fabricante

value: KARL STORZ SE & CO. KG

Marca

value: KARL STORZ

Modelo

value: CALCULASE III

description: Laser para Litotripsia

description: Laser para Litotripsia

description: Lasers quirurgicos o accesorios

Presentacion

value: CAJA

Fabricante

value: BOB INSTRUMENTS GMBH

Marca

value: BOB

description: Caja de Cirugia Menor

description: Cajas paramedicas de servicios medicos de urgencia

Procedencia

value: USA

Fabricante

value: ADVANCED INSTRUMENTATIONS INC.

Marca

value: ADVANCED

description: Oximetro de pulso

description: Oximetro de pulso

description: Oximetros de pulso

Procedencia

value: BRASIL

Fabricante

value: CARDINAL METALURGICA LTDA. / INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Marca

value: CARDINAL / INSTRAMED

Modelo

value: CE

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Video ureterorrenoscopio

description: Video ureterorrenoscopio

description: Endoscopios o accesorios o productos relacionados

title: acta_de_apertura_n__98_1607110454232.pdf

title: cco_lpn_40__instrumentales_medicos_1607110470163.pdf

title: resolucion_de_adj_958_1607110466458.pdf

title: 27678_385947_1607618095525.pdf

title: eva_lpn_40_1607110460812.zip

title: notificaciones_con_acuse_1607110475791.pdf

description: Cabina de Bioseguridad para laboratorio

description: Cabina de Bioseguridad para laboratorio

description: Equipos para muestra varios

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

description: Cama para internado

description: Cama para internado

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

title: resolucion_de_adj_958_1607110466458.pdf

title: 27678_385947_1607618095525.pdf

title: eva_lpn_40_1607110460812.zip

description: Escalera de 2 peldaños p/pacientes

description: Escalera de metal para paciente

description: Escaleras de entrenamiento para rehabilitacion o terapia

description: Aspirador de Secreciones portatil

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Mesa para  alimentos

description: Mesita de apoyo de cabecera / alimentacion del paciente

description: Muebles clinicos de cabecera o accesorios

description: Camilla fija

description: Camilla fija

description: Camillas de paciente o accesorios de camilla

description: Mesa para procedimientos

description: Mesas de examen o de procedimiento clinico para uso general

description: Laringoscopio Neonatal

description: Laringoscopio neonatal

description: Laringoscopios o accesorios

description: Mesita con rueda p/equipos médicos

description: Mesa de instrumental

description: Mesas de procedimiento de la sala de operacion o accesorios o productos relacionados

Fabricante

value: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT BCO. LTD

description: Porta Suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Carro para transporte de Alimentos

description: Carro de Transporte para Nutricion Clinica

description: Carros medicos o accesorios

description: Balanza de peso corporal con tallímetro

description: Balanza de peso corporal con tallímetro e indice de masa corporal

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Regulador de Presion para Oxigeno

description: Salidas de gas medico y accesorios

description: Tambor para gasa tamaño mediano

description: Tambor para Gasa

description: Bombas de tambor de laboratorio

description: Mesa de mayo para uso Terapia

description: Mesa para procedimientos

description: Detector fetal

description: Detector fetal

description: Ultrasonido o unidades de eco fetal o ginecologico

title: resolucion_de_adj_958_1607110466458.pdf

title: 27678_385947_1607618095525.pdf

title: eva_lpn_40_1607110460812.zip

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Bandeja de acero para instrumentales

description: Bandejas de examen y accesorios

title: resolucion_de_adj_958_1607110466458.pdf

title: 27678_385947_1607618095525.pdf

title: eva_lpn_40_1607110460812.zip

title: 18 - Oximetro de pulso

title: 22 - Laser para Litotripsia

title: 15 - Tambor para gasa tamaño mediano

title: 1 - Aspirador de Secreciones portatil

title: 4 - Cama para internado

title: 6 - Carro de paro

title: 23 - Video ureterorrenoscopio

title: 2 - Bandeja de acero para instrumentales (Riñonera)

title: 21 - Detector fetal

title: 12 - Carro para transporte de Alimentos

title: 14 - Porta Suero

title: 19 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

title: 9 - Mesa de mayo para uso Terapia

title: 24 - Cama electrica para paciente

title: 20 - Electrocardiografo

title: 5 - Camilla fija

title: 7 - Escalera de 2 peldaños p/pacientes

title: 8 - Regulador de Presion para Oxigeno (Manometro con Humidificador)

title: 16 - Balanza de peso corporal con tallímetro

title: 17 - Laringoscopio Neonatal

title: 13 - Mesita con rueda p/equipos médicos

title: 10 - Mesa para instrumental o de procedimiento quirúrgico

title: 11 - Mesa para  alimentos

title: 3 - Caja de Cirugía menor (con instrumentales básico)

description: Aspirador de Secreciones portatil

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Bandeja de acero para instrumentales (Riñonera)

description: Bandeja de acero para instrumentales

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugía menor (con instrumentales básico)

description: Caja de Cirugia Menor

description: Cajas paramedicas de servicios medicos de urgencia

description: Cama para internado

description: Cama para internado

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

description: Camilla fija

description: Camilla fija

description: Camillas de paciente o accesorios de camilla

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Escalera de 2 peldaños p/pacientes

description: Escalera de metal para paciente

description: Escaleras de entrenamiento para rehabilitacion o terapia

description: Regulador de Presion para Oxigeno (Manometro con Humidificador)

description: Regulador de Presion para Oxigeno

description: Salidas de gas medico y accesorios

description: Mesa de mayo para uso Terapia

description: Mesa para procedimientos

description: Mesas de examen o de procedimiento clinico para uso general

description: Mesa para instrumental o de procedimiento quirúrgico

description: Mesa para procedimientos

description: Mesas de examen o de procedimiento clinico para uso general

description: Mesa para  alimentos

description: Mesita de apoyo de cabecera / alimentacion del paciente

description: Muebles clinicos de cabecera o accesorios

description: Carro para transporte de Alimentos

description: Carro de Transporte para Nutricion Clinica

description: Carros medicos o accesorios

description: Mesita con rueda p/equipos médicos

description: Mesa de instrumental

description: Mesas de procedimiento de la sala de operacion o accesorios o productos relacionados

description: Porta Suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Tambor para gasa tamaño mediano

description: Tambor para Gasa

description: Bombas de tambor de laboratorio

description: Balanza de peso corporal con tallímetro

description: Balanza de peso corporal con tallímetro e indice de masa corporal

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Laringoscopio Neonatal

description: Laringoscopio neonatal

description: Laringoscopios o accesorios

description: Oximetro de pulso

description: Oximetro de pulso

description: Oximetros de pulso

description: Cabina de Bioseguridad para laboratorio

description: Cabina de Bioseguridad para laboratorio

description: Equipos para muestra varios

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Detector fetal

description: Detector fetal

description: Ultrasonido o unidades de eco fetal o ginecologico

description: Laser para Litotripsia

description: Laser para Litotripsia

description: Lasers quirurgicos o accesorios

description: Video ureterorrenoscopio

description: Video ureterorrenoscopio

description: Endoscopios o accesorios o productos relacionados

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: llamado_publico_1604585456253.pdf

title: llamado_publico_1604947780590.pdf

title: llamado_publico_1603214221138.pdf

title: adenda_2_lpn_40_1604513764180.pdf

title: dictamen_1602259891420.zip

title: dictamen_uoc_item_24_1604513912803.zip

title: nota_de_anticipo_lpn_40_1602259258819.pdf

title: nota_dncp_no_abrir_consultas_1604946948883.pdf

title: nota_de_certificacion_lpn_40_1602260491346.pdf

title: resolucion_pbc_lpn_40__1602259271546.pdf

title: 22789_385947_1604585443421.pdf

title: nota_anticipo_1603996155992.pdf

title: acta_385947_1609169596622.pdf

title: adenda_1_lpn_40_1603987970299.pdf

title: 22789_385947_1604585414519.pdf

title: pbc_lpn_40_1603128290184.zip

title: act____7_1602259359252.pdf

title: llamado_publico_1603996292512.pdf

title: adenda_3_lpn_40_1604946925326.pdf

title: cdp_lpn_40_1602259252462.pdf

title: publicaci_n_lpn_40_1603900624827.zip

title: 20851_385947_1603214172594.pdf

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO
Donde dice: Angulo reposapiés: 40° mínimo - ajuste mediante manivela
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Angulo reposapiés: 35° mínimo - ajuste mediante manivela

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se podrá aceptar equipos con  un peso máximo de 45kg. La cuestión del peso del equipo es importante, los quirófanos del Hospital Central de Policía cuentan con brazos para soporte de equipos montados en el techo, los cuáles ayudan a la ergonomía, limpieza y mejor  uso de los espacio dentro del quirófano. Estos soportes albergan el peso de otros equipos como electrobisturí, procesadores de vídeo, fuentes de luz, monitores médicos, y otros equipos propios de una sala de cirugía, los cuáles se pondrían innecesariamente en riesgo si se aceptan equipos con un peso mayor que la capacidad de carga máxima de dichos soportes.

description:
Donde dice:

Punto 2.1.12 Peso no mayor a 37 Kg

Consultamos amablemente a la convocante, que permita ofertar equipos con peso no mayor a 65 Kg, debiendo ser considerado que el peso del equipo, no es una limitante ni influye en calidad, funciones y prestaciones técnicas del equipo, además si el objetivo es poder moverlo, para ello se solicita como accesorio un carrito con 4 ruedas y al menos 2 frenos. Esta consulta hacemos, como legitimos potenciales proveedores y en función a la ley 2051/03 en su ARTICULO 4  INCISO B) que habla de la igualdad de condiciones y libre competencia.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description: Volvemos a consultar ya que según Adenda 1 no hemos tenido una respuesta satisfactoria y lo solicitado es insignificante:  En el punto  2.1.6. Duración de impulso: 90 - 2000us. Solicitamos que sea:  2.1.6. Duración de impulso: 90 a 95  1500 a  2000us.  (estamos solicitando un rango  mejor) .  En  caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar protestas debido a las limitaciones existentes aùn en las E.E.T.T del PBC.

title: ITEM 20

answer: Se solicita al potencial Oferente remitirse a la Adenda N° 1.

description: Donde piden: Papel bobina 60 X 30 mm, solicitamos nos permitan cotizar papel bobina de 110 x 28,5 mm, considerando que sería de mayor utilidad un papel más ancho porque se solicita que el equipo adquiera las 12 derivaciones de manera simultánea.

title: ITEM N° 21 - DETECTOR FETAL

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 21 - DETECTOR FETAL
Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.

title: ITEM 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description:
Donde dice:

Controles en las barandas, con teclado de membrana resistente

Consultamos amablemente a la convocante, si se puede ofertar al go de mayor calidad y tecnología, permitiendo ofertar con "Controles en la baranda, con teclado de membrana resistente o controles en la branda Touch screen" los controles touch screen, son de mayor vida útil, mayor tecnología y cumplen la misma función que teclados de membrana resistente

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO
Donde dice: Altura mínima 36 cm o menor, altura máxima 69 cm o superior - Ajuste mediante manivela
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Altura mínima 40 cm o menor, altura máxima 69 cm o superior - Ajuste mediante manivela

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.2.4. 1 Dispositivo de bloqueo por control remoto. Solicitamos que sea:  2.2.4. 1 Dispositivo de bloqueo por control remoto o botón de emergencia.

title: Ítem 24 - Cama eléctrica para paciente.

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description: Donde dice control de enfermera con teclado de membrana resistente solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser considerados control de enfermera con teclado de membrana resistente o botón táctil.

title: ÍTEM N° 22 Laser para Litotripsia

answer: El equipo solicitado debe ser compacto y portátil, ya que debe poder instalarse en caso de necesidad dentro de una Torre de Endoscopía.  Esto es importante de tal forma a tener todos los equipos necesarios para la realización de una Ureterorenoscopía y una Litotricia intracorporea en un solo lugar y garantizar la ergonomía del procedimiento. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice: "2.1.12 Peso no mayor a 37kg", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos con Peso no mayor a 55kg

title: ÍTEM N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el servicio de Terapia Intensiva del hospital. Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.

description: Donde dice: "Bomba de vacío tipo rotativo a paletas", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos aspiradores de secresiones con Bomba de vacío tipo rotativo a paletas o por diafragma.

title: Ítem Nº 3 Caja de cirugía Menor

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: ¿Podrían otorgar un rango de variación de +/-1cm en las medidas?

title: ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)
En una parte de las EETT dice:  este esterilizable en autoclave.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: este esterilizable en autoclave (opcional).

title: ÍTEM N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el servicio de Terapia Intensiva del hospital. Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.

description: Donde dice: "Frasco con boca de 15 cm de diámetro y tapa desmontable y hermética", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos aspiradores de secresiones con Frasco con boca de 10 a 20 cm de diámetro y tapa desmontable y hermética

title: ÍTEM 3 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR (CON INSTRUMENTALES BÁSICO)

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ÍTEM 3 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR (CON INSTRUMENTALES BÁSICO)
Donde dice: (1) Porta Aguja de 15cm
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: (1) Porta Aguja de 24 cm.-

title: ÍTEM N° 5 CAMILLA FIJA

answer: Se solicita al potencial Oferente remitirse a la Adenda N° 01.

description: Consultamos amablemente a la convocante si permitirán ofertar camillas fijas con elevación de respaldo y altura de 80 cm.

title: Ítem 24 - Cama eléctrica para paciente.

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el PBC, existen camas que se cotizan en el mercado que cuentan con baterías de respaldo incluso con mayor duración. Es muy importante especificar la duración de la batería, considerando el uso que se pretende dar al equipo.

title: ITEM N° 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description:
ITEM N° 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
Donde dice: Sección de rodilla que cubra el rango de 0 a 45º como mínimo
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Sección de rodilla que cubra el rango de 0 a 35º como mínimo

title: ITEM N° 6 - CARRO DE PARO

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 6 - CARRO DE PARO
Donde dice: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono o ABS

title: ITEM 20

answer: Se solicita al potencial Oferente remitirse a la Adenda N° 1.

description: Donde solicitan: Velocidad de impresión; 10 (o 12.5), 25 y 50 mm/s (como mínimo), solicitamos se permita cotizar equipos con velocidad de impresión de 25 y 50 mm/s, puesto que son las velocidades estándar en equipos de este porte.

title: ITEM 8 REGULADOR DE PRESEION PAREA OXIGENO

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
Consulta
Se podrá cotizar Regulador con las siguientes característica:
Certificado de Nomas de Calidad ISO 13485, FDA, CE al menos 1 de ellos
Características Técnicas
--	De simple etapa, de diafragma.
-	Manómetro de 2, con doble escala: 0-300 kg/cm2 (4000 psi).
-	Presión máx. de entrada: 200 kg/cm2.
-	Presión de salida preajustada: 3,5 kg/cm2
-	Válvula de alivio seteada: 6,0 kg/cm2
-	Caudal de salida: de  15 lpm.
-	Asiento encapsulado con filtro sinterizado.
-	Tuerca de conexión al cilindro CGA540
Fluxometro
-	Tubo de flumetro de alta duración, de PolyCarbonato (Lexan), el cual minimiza la rotura.
-	De 0 a 15 lpm
-	Esfera de acero inoxidable
-	Cuerpo en laton cromado
	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO
-	Diseñado bajo estandares internacionales de modo
        a asegurar la taza correcta de humectacion
        en todas las zonas de flujo
-	Humidificador tipo a burbuja
-	Boca ancha que permite la facil limpieza
-	Reutilizables
-	Conexión de entrda a DISS manual
-	Rosca de cobre de larga vida
-       Capacidad 250 ml

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRICIA - PUNTO 2.2.10

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
DONDE DICE:  PUNTO 2.2.10: Unidad móvil, ancha, pequeña, sobre 4 ruedas dobles antiestéticas y bloqueables, Interruptor principal de red en la pieza superior, larguero para cables con subdistribuidor eléctrico con 6 enchufes, conexiones equipotenciales, Dimensiones:
Unidad móvil: 830 x 1265 x 730 mm (ancho x alto x fondo) (+/-20mm),
Consola: 630 x 25 x 510 mm (ancho x alto x fondo) (+/-20mm),
Diámetro de las ruedas: 150 mm Incluye: Módulo base, unidad móvil ancha Pieza superior, unidad móvil ancha Paquete de largueros, unidad móvil pequeña Consola, ancha 2x Cajonera con cerradura, ancha <( 2x Carril para aparatos, largo,
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE no dirigir las EETT de la UNIDAD MOVIL a una sola marca y modelo del mercado, obviando establecer las medidas y dimensiones del mismo, ya que esto depende de las medidas y configuraciones de cada equipo, y eso depende de cada marca y fabricante, y esto no afecta en absoluto las funcionalidades y bondades del equipo, por lo que solicitamos que las EETT digan: UNIDAD MOVIL ACORDE A LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DEL EQUIPO OFERTADO, CON 4 RUEDAS, AL MENOS DOS DE ELLAS CON FRENOS, CON MULTIPLES ENCHUFES

title: ÍTEM N° 22 Laser para Litotripsia

answer: Es importante tener la amplitud de duración de impulso solicitada, de tal forma a garantizar la destrucción de cálculos de todas las composiciones y disposiciones dentro del sistema renal. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice: "2.1.6 Duración de Impulso: 90 - 2000us", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos con Duración de Impulso: 95 - 1900us

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto: 2.2.6. Intercambiador de Iones. Solicitamos que sea: 2.2.6. Intercambiador de Iones (en caso que el equipo lo requiera) .

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Es importante tener la amplitud de duración de impulso solicitada, de tal forma a garantizar la destrucción de cálculos de todas las composiciones y disposiciones dentro del sistema renal. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.1.6. Duración de impulso: 90 - 2000us. Solicitamos que sea:  2.1.6. Duración de impulso: 90 a 95  1500 a  2000us

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se Solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, el equipo solicitado debe ser compacto y portátil, ya debe instalarse en caso de necesidad dentro de una Torre de Endoscopía o en los brazos de soporte de equipos que se encuentran actualmente instalados en el quirófano del Hospital Central de Policía. El equipo debe ser de un tamaño y peso limitado, para que pueda ser posible instalarlo en el brazo que cuelga de las losas de los quirófanos o en una torre de endoscopía. Esto es importante de tal forma a tener todos los equipos necesarios para la realización de una Ureterorenoscopía y una Litotricia intracorpórea en un solo lugar, garantizar la ergonomía del procedimiento y la eficiencia del mismo.

description: Volvemos a consultar ya que según Adenda 1 no hemos tenido una respuesta satisfactoria y lo solicitado es insignificante:   En el punto 2.1.9. Portátil Solicitamos que sea:    2.1.9. Portátil o con ruedas para su fácil traslado.  En  caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar protestas debido a las limitaciones existentes aùn en las E.E.T.T del PBC.

title: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica

answer: El Registro Sanitario vigente y/o la Constancia en trámite solicitado en el PBC es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description:
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica. Numeral 11, dice: Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente o constancia emitida por la DNVS de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario. Conforme a la Resolución de la DNVS DG N° 012/2020.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que la presentación de este documento sea excluido para los siguientes ítems:
2	Bandeja de acero para instrumentales (Riñonera)
4	Cama para internado
5	Camilla fija
6	Carro de paro
7	Escalera de 2 peldaños p/pacientes
9	Mesa de mayo para uso Terapia
10	Mesa para instrumental o de procedimiento quirúrgico
11	Mesa para  alimentos
12	Carro para transporte de Alimentos
13	Mesita con rueda p/equipos médicos
14	Porta Suero
15	Tambor para gasa tamaño mediano
Debido a que los ítems antes mencionados no requieren de dicho documento expedido por la DNVS

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO
Donde dice: Angulo reposapiés: 45° mínimo - ajuste mediante manivela
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Angulo reposapiés: 35° mínimo - ajuste mediante manivela

title: ITEM 20

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description: Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos del paciente, ¿este teclado podrá ser reemplazado por teclado virtual directamente en la pantalla táctil?

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description:
ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO
2) Plan de Entregas (bienes) dice: Para los ítems del 1 al 21: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 22 (veintidós) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.
En consideración a la cantidad solicitada y que según las características de dicho ítem el bien corresponde a un producto de importación, respetuosamente solicitamos a la Convocante permita: 2) Plan de Entregas (bienes): Para el ítem 4. La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.

title: Ítem 24 - Cama eléctrica para paciente.

answer: Se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, existen camas que se cotizan en el mercado que cuentan con baterías de respaldo incluso con mayor duración. Es muy importante especificar la duración de la batería, considerando el uso que se pretende dar al equipo.

description:
Con referencia al ítem 24 - Cama eléctrica para paciente, en donde solicita batería de respaldo no inferior a 50 horas. Favor aclarar el criterio técnico a ser considerado para la duración de 50 horas de la batería, ya que esto depende de la cantidad de accionamiento de los movimientos que se le realicen.
Solicitamos amablemente puedan ser considerados equipos con batería de al menos 1,3 Ah.

Volvemos a realizar la consulta ya que se repite esta especificación entre los accesorios.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: El tamaño de la fibra de menor diámetro no debe ser mayor a 230 um, de tal manera a garantizar la compatibilidad con los canales de trabajo más pequeños de los ureterorenoscopios finos, y que permita una deflexión total de la punta del Ureterorenoscopio flexible, y de tal forma acceder a los cálculos ubicados en el cáliz inferior. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.2.7. 1 Set de Fibras reutilizables que incluya:  3 Fibras de 230 um, reutilizable, 3 Fibras de 365 um, reutilizable , 3 Fibras de 600 um, reutilizable

Solicitamos que sea 2.2.7. 1 Set de Fibras reutilizables que incluya:  3 Fibras de 230 a 272 um, reutilizable, 3 Fibras de 365 um, reutilizable , 3 Fibras de 550 a 600 um, reutilizable

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO
Donde dice: Espesor mínimo de 14 cm
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Espesor mínimo de 12 cm o mejor

title: ITEM N° 11 - MESA PARA ALIMENTOS

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 11 - MESA PARA ALIMENTOS
Donde dice: Altura y ángulo ajustable.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Altura ajustable y ángulo ajustable (opcional).

title: Plan de Entregas (bienes)

answer: Teniendo en cuenta  la necesidad de contar con los bienes solicitados en el menor plazo posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description:
Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. 2) Plan de Entregas (bienes) dice: Para los ítems del 1 al 21: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 22
(veintidós) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto sea solicitado de la siguiente manera: 2) Plan de Entregas (bienes) dice: Para los ítems del 1 al 21: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.

title: ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)
En una parte de las EETT dice: Ajustable para 4, 10, 15 y 25 LPM.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto sea solicitado de la siguiente manera: Ajustable de 1 a 15 LPM o más

title: ÍTEM 16  BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLÍMETRO

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el hospital en el área de pediatría.

description:
Donde dice: División: 50 g, 100 g
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: División: 100 g.-

title: ítem 6 Carro de Paro

answer: El Registro Sanitario vigente y/o la Constancia en trámite solicitado en el PBC es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description: Consultamos si este ítem puede ser cotizado sin la necesidad de contar con el Registro Sanitario y/o la Constancia, teniendo en cuentra que es un mueble que no requiere dicho requisito.

title: ITEM 24 - Cama Electrica para paciente

answer: Existen camas que se cotizan en el mercado que cuentan con baterías de respaldo incluso con mayor duración. Es muy importante especificar la duración de la batería, considerando el uso que se pretende dar al equipo. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description:
Donde Dice:
Bateria de respaldo no inferior a 50 Hs.

Consultamos amablemente a la convocante, aclarar como se determina "50 Hs", la autonomia de la bateria depende de la cantidad de movimientos que se realice, sin realizar ningun movimiento puede durar varios dias, pero utilizando la bateria de respaldo, para realizar los movimientos, la bateria se agotará muy rapidamente, la bateria cumple una función de "respaldo", sugerimos a la convocante, dejar solamente en "bateria de respaldo en caso de falla de energía eléctrica"

title: Ítem 24 - Cama eléctrica para paciente.

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description: Donde dice ruedas antiestáticas o conductivas de 15 cm de diámetro como mínimo, al menos dos de ellas con frenos, consultamos amablemente a la convocante puedan ser considerados camas con ruedas antiestáticas con ruedas de 12 cm o superior.

title: ITEM N° 17 - LARINGOSCOPIO NEONATAL

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 17 - LARINGOSCOPIO NEONATAL
Donde dice: Con 3 hojas rectas
Respetuosamente sugerimos a la Convocante agregar la descripción de: Con 3 hojas rectas, de luz trasmitida mediante fibra óptica.
Con esto la Convocante asegura una mejor iluminación y una vida útil más larga para las hojas.

title: ITEM N° 20 ELECTROCARDIOGRAFO

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos del paciente, este teclado podrá ser reemplazado por teclado virtual directamente en la pantalla táctil? En la adenda 2 se ha modificado este punto a:
Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) o con pantalla táctil LCD TFT de al menos 12 pulgadas, para introducción de datos del paciente, sin embargo continua el pedido original de pantalla tamaño diagonal 5 o más. Considerando que se trata de un equipo básico, no de alta gama solicitamos que se continúe con la especificación original en cuanto a tamaño de pantalla se refiere: Tamaño diagonal 5 o más.

title: ÍTEM N° 22 Laser para Litotripsia

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Donde dice: "2.1.5 Energía: 4J máximo", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos con Energía: de hasta 8J máximo

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description: En adenda 1 modifican el punto 2.2.10.   a UNIDAD MOVIL ACORDE A LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DEL EQUIPO  OFERTADO, CON 4 RUEDAS, AL MENOS DOS DE ELLAS CON FRENOS, CON MULTIPLES ENCHUFES, con al menos dos cajoneras y ruedas con diámetro mínimo de 150 mm.   Solicitamos que las cajoneras, múltiples enchufes y diámetro  de 15 mm de ruedas sean opcionales. Están indirectamente direccionando este equipo a una sola marca. Marca Storz - Modelo del carro : UG210

title: ITEM N° 20 ELECTROCARDIOGRAFO

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description: Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos del paciente, este teclado podrá ser reemplazado por teclado virtual directamente en la pantalla táctil? Como nos respondieron de manera negativa, volvemos a consultar, el teclado integrado o virtual en pantalla no afecta en nada al desempeño del equipo y además debido al uso familiar de los smartphones, el teclado virtual en pantalla es más fácil de utilizar y más intuitivo.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Sí se puede aumentar la energía, se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.1.5. Energia 4J máximo. Solicitamos que sea:  2.1.5. Energía 5J máximo.

title: CONDICIONES CONTRACTUALES. 9. SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO

answer: Se solicita al oferente remitirse a la Adenda N° 1.

description:
CONDICIONES CONTRACTUALES. 9. SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO, dice: Si aplica ítems 22 y 23
Respetuosamente solicitamos a la convocante otorgar un Anticipo del 20% del total del monto adjudicado, para TODOS los Ítems.

title: ITEM N° 6 - CARRO DE PARO

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ITEM N° 6 - CARRO DE PARO
Donde dice: Cinco cajones como mínimo. Al menos dos de ellos con separaciones plásticas internas.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: 2 (dos) cajones como mínimo con separaciones plásticas internas y 1 (un) compartimiento con repiza.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Solicitamos aclarar ya que creemos que hubo un error en la traducción o interpretación en el punto 2.2.8. 1 Set para separación de Fibra, esterilizable, que incluya: Almohadilla de silicona, Bisturí de cerámica , Separadores para fibra . debería de ser 2.2.8. 1 Set para separación o corte/pelar de Fibra, esterilizable, que incluya: Almohadilla de silicona, Bisturí de cerámica , Separadores/pelador  para fibra .

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description: Tanto en el PBC, en la adenda Nº 1 y en la adenda Nº 2 se solicita en el punto 2.2.7 - 3 Fibras de 230 µm reutilizables, pese a que varios potenciales oferentes pidieron la ampliación de estos rangos en reiteradas oportunidades, solicitando ampliar el rango desde 200 µm hasta 280 µm, incluso esto técnicamente es mejor, porque con fibras de 200µm los equipos permiten utilizar la potencia hasta 35 Watts, permitiendo mayor capacidad de destrucción de piedras, es un beneficio técnico y científico y lo más importante, no descalifica a ningun posible oferente, el único fabricante del mundo, que ofrece fibras de 230µm es Karl Storz, por lo que esto dirige la adquisición a que sea comprado el equipo de dicha marca, dejando fuera de competencia, injustamente a otras marcas, que inlcusive pueden ser de mejor calidad. En caso de que las consultas no sea aceptadas, pedimos a la convocante, que justifique en forma técnica y cientifica el porque la consulta no es aceptada, esto solicitamos con el fin de evitar una posible e innecesaria protesta, que dilata y perjudica los llamados en cursos existentes, no nos carcaterizamos por ser una empresa que protesta injustificadamente, pero en esta oportunidad, apelamos que como consulta seamos tenidos en cuenta, y en vista que varios oferentes ya solicitaron lo mismo y en caso de no ser escuchados una vez más, creemos que estamos en legítimo derecho de poder protestar y no es lo que queremos, solo queremos ganar o perder en la cancha y en forma justa

title: ITEM N° 6 - CARRO DE PARO

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ITEM N° 6 - CARRO DE PARO
Donde dice: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono o ABS

title: ITEM 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description:
DONDE DICE: Sección de rodilla que cubra el rango 0 - 45º como mínimo

SOLICITAMOS amablemente a la convocante, ampliar el rango, pemirtiendo poder ofertar con "Sección de rodilla que cubra el rango 0º - 40º como mínimo"

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se aclara al potencial oferente que dicha especificación técnica sí se refiere a cable de red eléctrica.

description: Solicitamos confirmar si en el punto 2.2.1. 1 Cable de red. Si este se refiere al Cable de Red eléctrica ya que estos equipos no se conectan a una red o software.  Por lo que solicitamos si dicho punto debe ser  2.2.1 .1 Cable de red eléctrica.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se Solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, el equipo solicitado debe ser compacto y portátil, ya debe instalarse en caso de necesidad dentro de una Torre de Endoscopía o en los brazos de soporte de equipos que se encuentran actualmente instalados en el quirófano del Hospital Central de Policía. El equipo debe ser de un tamaño y peso limitado, para que pueda ser posible instalarlo en el brazo que cuelga de las losas de los quirófanos o en una torre de endoscopía. Esto es importante de tal forma a tener todos los equipos necesarios para la realización de una Ureterorenoscopía y una Litotricia intracorpórea en un solo lugar, garantizar la ergonomía del procedimiento y la eficiencia del mismo.

description: Volvemos a consultar ya que según Adenda 1 no hemos tenido una respuesta satisfactoria y lo solicitado es insignificante:   En el punto  2.1.12. Peso no mayor a 37 kg. Solicitamos que sea:  :  2.1.12. Peso no mayor a 90 kg.  Estan pidiendo con unidad móvil de traslado por lo que es insignificante el pedido ya que este equipo se mueve con ruedas.  En  caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar protestas debido a las limitaciones existentes aùn en las E.E.T.T del PBC.

title: ITEM N° 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, existen camas que se cotizan en el mercado que cuentan con baterías de respaldo incluso con mayor duración. Es muy importante especificar la duración de la batería, considerando el uso que se pretende dar al equipo.

description:
ITEM N° 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
Donde dice: Bateria de respaldo no inferior a 50hs
Respetuosamente solicitamos a la Convocante pueda modificar este punto a: Con Batería de respaldo

title: ÍTEM N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

answer: Con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el servicio de Terapia Intensiva del hospital teniendo en cuenta que el material solicitado es más resistente al uso al que se le da, asimismo, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.

description: Donde dice: "Dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 2 litros, con escala de volumen", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos aspiradores de secresiones con Dos frascos de policarbonato o vidrio, transparente, esterilizable, de 2 litros o 2500ML, con escala de volumen

title: ÍTEM N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el servicio de Terapia Intensiva del hospital. Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.

description: Donde dice: "Regulación de presión mediante pedal y manualmente en el panel frontal", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos aspiradores de secreciones con Regulación de presión mediante pedal y/o manualmente en el panel frontal.

title: ITEM N° 20 ELECTROCARDIOGRAFO

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description: Donde dice: "Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía",  solicitamos amablemente a la convocante que permita la presentación de ofertas por equipos con "Idioma de indicadores y paneles en español o inglés con su correspondiente pictografía". La pictografía en sí ya es más que suficiente para interpretar el funcionamiento de un equipo electrocardiógrafo y las palabras usadas en los diferentes menúes, ya son de uso universal en electrocardiografía por lo que consideramos que se podrá permitir mayor cantidad de oferentes por productos igualmente competitivos y funcionales.

title: ÍTEM 16  BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLÍMETRO

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el hospital en el área de pediatría.

description:
Donde dice: Capacidad: 220 Kg.-
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Capacidad: 200 Kg o mayor.-

title: ITEM N° 6 - CARRO DE PARO

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 6 - CARRO DE PARO
Donde dice: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono o ABS

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se refiere al cable de Red eléctrica.

description: Solicitamos confirmar si en el punto 2.2.1. 1 Cable de red. Si este se refiere al Cable de Red eléctrica ya que estos equipos no se conectan a una red o software.  Por lo que solicitamos si dicho punto debe ser  2.2.1 .1 Cable de red eléctrica. En  caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar protestas debido a las limitaciones existentes aùn en las E.E.T.T del PBC.

title: ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)
En una parte de las EETT dice:  Capacidad: 150 ml, 500 ml.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Capacidad: entre 150 ml y 500 ml.

title: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica

answer: El Registro Sanitario vigente y/o la Constancia en trámite solicitado en el PBC es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description:
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica. Numeral 11, dice: Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente o constancia emitida por la DNVS de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario. Conforme a la Resolución de la DNVS DG N° 012/2020.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que no sea solicitado este documento en los ítems en donde se solicitan muebles, los mismo son:
Ítem	Descripción del Bien
9	Mesa de mayo para uso Terapia
10	Mesa para instrumental o de procedimiento quirúrgico
11	Mesa para  alimentos
12	Carro para transporte de Alimentos
13	Mesita con rueda p/equipos médicos
14	Porta Suero

title: Requisitos de participación y criterio de evaluación. 9 Capacidad Técnica

answer: El Registro Sanitario vigente y/o la Constancia en trámite solicitado en el PBC es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica. Numeral 11, donde dice: "Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente o constancia emitida por la DNVS de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario. Conforme a la Resolución de la DNVS DG N° 012/2020. Solicitamos amablemente a la convocante que la presentación de este documento no sea requerida para la apertura sino que pueda ser presentada para la firma del contrato. Ésto debido a la gran diversidad de dispositivos solicitados y a los plazos y tiempos que duran hoy en día éstos registros.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS  Ítem 20: Electrocardiógrafo

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS
Ítem 20: Electrocardiógrafo - En un sub ítem dice: Papel BOBINA 110x28,5mm.
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de papel con mayor longitud, lo que permitirá realizar mas estudios. Por lo expuesto, solicitamos permitan ofertar con
Papel Bobina 110 mm x 28,5mm o Papel en pliegue 210mm x 140mm o adecuado al equipo ofertado.

title: Ítem 24 - Cama eléctrica para paciente.

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description: Donde dice sección de rodillas que cubra el rango de 0 a 45° como mínimo. Solicitamos amablemente puedan ser considerado camas que cubran la sección de rodillas en el rango de 0 a 40° como mínimo.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.2.4. 3 Gafas de protección Ho: YAG LÁSER, 2080nm. Solicitamos que sea 2.2.4. 3 Gafas de protección Ho: YAG LÁSER, 2080nm a 2100nm.

title: Ítem 20: Electrocardiógrafo

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS
Ítem 20: Electrocardiógrafo - En un sub ítem dice: Papel BOBINA 110x28,5mm.
Los fabricantes de electrocardiógrafos utilizan distintas medidas de papeles, de acuerdo a sus propias necesidades, por lo que solicitamos modificar esta solicitud de la siguiente forma:
Papel Bobina 110 mm x 28,5mm o Papel en pliegue 210mm x 140mm o adecuado al equipo ofertado.

title: ÍTEM N° 22 Laser para Litotripsia

answer: El tamaño de la fibra de menor diámetro no debe ser mayor a 230 um, de tal manera a garantizar la compatibilidad con los canales de trabajo más pequeños de los ureterorenoscopios finos, y que permita una deflexión total de la punta del Ureterorenoscopio flexible, y de tal forma acceder a los cálculos ubicados en el cáliz inferior. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Donde dice: "2.1.7  1 Set de fibras reutlllzables gue Incluya:
3 Fibras de 230 µm, reutlllzable
3 Fibras de 365 µm, reutlllzable
3 Fibras de 600 µm, reutilizable",
consultamos amablemente a la convocante si se podrán incluir:
3 Fibras de entre 200 y 275 µm, reutlllzable
3 Fibras de 365 µm, reutlllzable
3 Fibras de 600 µm, reutilizable

title: Requisitos de participación y criterio de evaluación. 9 Capacidad Técnica

answer: El Registro Sanitario vigente y/o la Constancia en trámite solicitado en el PBC es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica. Numeral 11, donde dice: "Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente o constancia emitida por la DNVS de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario. Conforme a la Resolución de la DNVS DG N° 012/2020. Solicitamos amablemente a la convocante que la presentación de este documento no sea requerida para el ítem 19 CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO considerando que el mismo no requiere registro en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description: En adenda 2 solicitan para el Item 22 ,  En el punto  2.1.12. Peso no mayor a 37 kg. Solicitamos a la convocante que sea Peso no mayor a 40 kg. Lo solicitado en esta oportunidad es INSIGNIFICANTE: Son solo tres kilos más.  En  caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar protestas debido a las limitaciones existentes aùn en las E.E.T.T del PBC.

title: ITEM N° 17 - LARINGOSCOPIO NEONATAL

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 17 - LARINGOSCOPIO NEONATAL
Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.

title: ITEM 3

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: En la observación donde se indica: Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de + 1 mm. Solicitamos se acepten instrumentales con rango de diferencia de + 1 cm, considerando que esta es la diferencia entre una y otra medida; 12 cm, 13 cm, 14 cm, etc.

title: ÍTEM N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

answer: Se solicita que el Caudal o Flujo de aspiración de 70 litros / minuto debido a que el equipo con esas características pueden ser utilizados en dos camas simultáneamente. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description: Donde dice: "Caudal o Flujo de aspiración de 70 litros / minuto", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos aspiradores de secresiones con Caudal o Flujo de aspiración de 45 litros / minuto.

title: ITEM N° 17 - LARINGOSCOPIO NEONATAL

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 17 - LARINGOSCOPIO NEONATAL
Donde dice: A pilas (2)
Respetuosamente sugerimos a la Convocante agregar la descripción de: A pilas, para 2 (dos) pilas del tipo C.

title: ITEM 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, existen camas que se cotizan en el mercado que cuentan con baterías de respaldo incluso con mayor duración. Es muy importante especificar la duración de la batería, considerando el uso que se pretende dar al equipo.

description:
DONDE DICE: Bateria de no menos de 50 Hs de duración

CONSULTAMOS amablemente a la convocante, por segunda ocasión, ya que esta EETT se repite, de ser posible, aclarar como se determina las 50 Hs de duración de la bateria, ya que una bateria pueda durar mas de 50 Hs, sin ser utilizado los movimientos de la cama, o durar mucho menos de 50 Hs, si los movimientos son accionados en forma constante, por lo que recomendamos dejar esta EETT en "Bateria de respaldo para accionar los movimientos de la cama en caso de falta o falla de energía eléctrica"

title: 2) Plan de Entregas (bienes)

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description:
Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. 2) Plan de Entregas (bienes) dice: Para los ítems del 1 al 21: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 22
(veintidós) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.
Debido a que el presente llamado es Plurianual, respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto sea solicitado de la siguiente manera: 2) Plan de Entregas (bienes) dice: Para los ítems del 1 al 21: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.

title: ITEM N° 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description:
ITEM N° 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
Donde dice: Ruedas antiestáticas o conductivas de 15 cm de diámetro como mínimo, al menos 2 de ellas con frenos
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Ruedas antiestáticas o conductivas entre 12 y 15 cm de diámetro como mínimo, al menos 2 de ellas con frenos.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se podrá aceptar un peso no mayor a 45kg., los quirófanos del Hospital Central de Policía cuentan con brazos para soporte de equipos montados en el techo, los cuáles ayudan a la ergonomía, limpieza y mejor uso del espacio dentro del quirófano. Estos soportes albergan el peso de otros equipos como electrobisturí, procesadores de vídeo, fuentes de luz, monitores médicos, y otros equipos propios de una sala de cirugía, los cuáles se pondrían innecesariamente en riesgo si se aceptan equipos con un peso mayor que la capacidad de carga máxima de dichos soportes.

description: En adenda 2 solicitan para el Item 22 , En el punto 2.1.12. Peso no mayor a 37 kg. Solicitamos a la convocante que sea Peso no mayor a 60 kg. Lo solicitado es insignificante y no afecta en absoluto el buen funcionamiento del equipo, no tiene relación absoluta con la calidad o el funcionamiento, lo unico que esto ocasiona es afectar el interés legítimo de otros potenciales oferentes y viola los principios de la ley de contrataciones publicas, dirigiendo una EETT totalmente insignificante, a un solo oferente y marca, en este caso va dirigido a la marca KARL STORZ y el modelo Calculase III, unico equipo del mercado que pesa 35 Kg, por la cuál sería la única marca que podría cumplir este ITEM,. En caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar una posible legítima protesta y queremos participar del llamado y ofertar nuestros equipos, en beneficio de la convocante, cuando mayor cantidad de oferentes, mejor el precio de compra

title: ÍTEM 3  CAJA DE CIRUGÍA MENOR (CON INSTRUMENTALES BÁSICO)

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: El equipo solicitado debe ser compacto y portátil, ya que debe poder instalarse en caso de necesidad dentro de una Torre de Endoscopía.  Esto es importante de tal forma a tener todos los equipos necesarios para la realización de una Ureterorenoscopía y una Litotricia intracorporea en un solo lugar y garantizar la ergonomía del procedimiento. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.1.12. Peso no mayor a 37 kg. Solicitamos que sea:  :  2.1.12. Peso no mayor a 90 kg.

title: ITEM N° 23 Video ureterorrenoscopio

answer: El diámetro exterior de la vaina del Ureterorenoscopio no debe ser mayor a 7.5 Charr, de tal manera a que el equipo genere la menor dilatación posible, y se pueda garantizar el acceso al sistema renal de la forma menos invasiva posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice: "2.6 Tamaño de vaina: 7 a 7.5Charr", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos con Tamaño de vaina: 7 a 8.5Charr

title: Plazo de entrega

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description: El pliego establece un plazo de entrega excesivamente corto (22 días) Teniendo en cuenta la pandemia y que los equipos solicitados son de alta demanda a nivel mundial, da derecho a interpretar que este llamado está direccionado a una empresa en particular que ya cuenta con los equipos en stock, impidiendo a todos los demás oferentes presentar oferta y eventualmente ser adjudicado, así mismo, se priva al Estado paraguayo de obtener la mayor cantidad de oferentes en competencia, los mejores precios y calidad.

title: ITEM N° 21 - DETECTOR FETAL

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 21 - DETECTOR FETAL
Donde dice: La pantalla LCD de 2,0 pulgada
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: La pantalla LCD de 0,96 pulgadas o mejor.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Sí se puede aumentar la energía, se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

title: ÍTEM 16  BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLÍMETRO

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el hospital para el uso en el hospital en el área de pediatría.

description:
Donde dice: con un alcance de medición de 60 a 200 cm
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: con un alcance de medición de 75 a 200 cm.-

title: ITEM N° 6 - CARRO DE PARO

answer: Cambiar este punto reduciría la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados. Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Debe ser posible ubicar el equipo en una Torre de Videocirugía en caso de que el cirujano requiera tener la cámara, monitor fuente de luz y laser en un solo mueble.  Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description: Solicitamos que el Punto 2.2.10 incluya en sus Especificaciones Técnicas que el equipo láser pueda ya estar *INCORPORADO* a la Unidad Móvil.

title: ITEM 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description:
DONDE DICE: Control de enfemera con teclado de membrana resistente.

CONSULTAMOS amablemente a la convocante, si podemos ofertar con Control de enfermera con teclado de membrana resistente o TOUCH SCREEN", el control TOUCH SCREEN es mas resistente y de mayor vida útil que la membrana, además de ser de mayor tecnología

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: El equipo solicitado debe ser compacto y portátil, ya que debe poder instalarse en caso de necesidad dentro de una Torre de Endoscopía.  Esto es importante de tal forma a tener todos los equipos necesarios para la realización de una Ureterorenoscopía y una Litotricia intracorporea en un solo lugar y garantizar la ergonomía del procedimiento.  Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.1.9. Portátil. Solicitamos que sea:  :  2.1.9. Portátil o con ruedas para su fácil traslado.

title: ITEM 20

answer: Sí, Miografia se refiere al filtro de artefacto muscular del esqueleto.

description: Donde solicitan: Miografía, pedimos aclaración acerca de si esto se refiere al filtro de artefacto muscular del esqueleto.

title: ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)
En una parte de las EETT dice:  Lavable en autoclave, hasta 121 °C.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: este Lavable en autoclave, hasta 121 °C (opcional).

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se solicita esas características debido a que a la regulación mínima de altura solicitada es acorde a las necesidades del hospital, además, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

title: ÍTEM 16  BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLÍMETRO

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el hospital en el área de pediatría.

description:
Donde dice: Dimensiones ( AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Dimensiones ( AxAxP): 275 x 1485 x 530 mm (+/- 20 mm).-

title: ITEM N° 11 - MESA PARA ALIMENTOS

answer: De quitar este requisito permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 11 - MESA PARA ALIMENTOS
Donde dice: Altura y ángulo ajustable.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Altura ajustable y ángulo ajustable (opcional).

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, el tamaño de la fibra de menor diámetro no debe ser mayor a 230 um, de tal manera a garantizar la compatibilidad con los canales de trabajo más pequeños de los ureterorenoscopios finos, y que permita una deflexión total de la punta del Ureterorenoscopio flexible, y de tal forma acceder a los cálculos ubicados en el cáliz inferior.

description:
Volvemos a consultar ya que según Adenda 1 no hemos tenido una respuesta satisfactoria y lo solicitado es insignificante:   En el punto    2.2.7. 1 Set de Fibras reutilizables que incluya:  3 Fibras de 230 um, reutilizable, 3 Fibras de 365 um, reutilizable , 3 Fibras de 600 um, reutilizable

Solicitamos que sea 2.2.7. 1 Set de Fibras reutilizables que incluya:  3 Fibras de 230 a 272 um, reutilizable, 3 Fibras de 365 um, reutilizable , 3 Fibras de 550 a 600 um, reutilizable . En  caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar protestas debido a las limitaciones existentes aùn en las E.E.T.T del PBC.

title: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica

answer: El Registro Sanitario vigente y/o la Constancia en trámite solicitado en el PBC es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description:
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica. Numeral 11, dice: Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente o constancia emitida por la DNVS de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario. Conforme a la Resolución de la DNVS DG N° 012/2020.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que no sea solicitado este documento en los ítems en donde se solicitan muebles, los mismo son:
Ítem	Descripción del Bien
2	Bandeja de acero para instrumentales (Riñonera)
15	Tambor para gasa tamaño mediano

title: ITEM 2

answer: Se solicita ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description: Donde solicitan:  Esterilizble, volumen: aprox 600 ml; 25 cm de longitud (+ 1 cm), por la medida de longitud que solicitan, consultamos si podemos ofertar volumen de 600 a 800 ml.

title: ÍTEM 3 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR (CON INSTRUMENTALES BÁSICO)

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ÍTEM 3 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR (CON INSTRUMENTALES BÁSICO)
Donde dice: Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad, tales como los siguientes Certificados: ISO 9001 - 2008, ISO 13485 - 2003, Certificado de Gestión Ambiental DIN EN ISO 14001:2005, Certificado CE EN93/42/CEE. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ±1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación.
Respetuosamente solicitamos al Convocante modificar esta parte y dejarlo de la siguiente manera: Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad, tales como los siguientes Certificados de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de producto ofertado. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ± 1 cm.-

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Solicitamos que el punto 2.2.10. SEA OPCIONAL ya que aquí solicitan de un CARRO o UNIDAD MOVIL  para fácil traslado del LASER y hay algunos LASER que vienen ya en un SISTEMA COMPACTO CON RUEDAS Y DE FACIL TRASLADO . De lo contrario estarían limitando las E.E.T.T. del PBC-.

title: Ítem 24 - Cama eléctrica para paciente.

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description: Donde dice controles en las barandas con teclado de membrana resistente solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptadas controles en las barandas con teclado de membrana o botones táctiles.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description: Volvemos a consultar ya que según Adenda 1 no hemos tenido una respuesta satisfactoria y lo solicitado es insignificante:   En el punto   2.1.15. Pantalla tactil FULL HD de 8" como mínimo. Solicitamos que sea:  :  2.1.15. Pantalla táctil FULL HD de 5" como mínimo. En  caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada. Queremos evitar protestas debido a las limitaciones existentes aùn en las E.E.T.T del PBC.

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description:
Donde dice:

Punto 2.2.7 - 3 Fibras de 230µm reutilizable

Consultamos amablemente a la convocante, si pudiera ser permitida, ofertar con fibras de otros diámetros, pero equivalentes, ya sea que puedan ofertarse fibras de 200µm, 230µm y hasta 276µm, como ejemplo válido a nuestra solicitud, argumentamos que con fibras de 200 µm, la mayoria de las mejores marcas del mercado permiten incluso que los equipos utilicen potencia de hasta 35 Watts, eso solo significa un beneficio técnico, en beneficio del médico y lo más importante, un beneficio clínico a favor del paciente, es muy importante señalar, que un solo oferente cumple con el criterio de 230µm, dejando de lado a otros fabricantes. Esta consulta hacemos, como legitimos potenciales proveedores y en función a la ley 2051/03 en su ARTICULO 4  INCISO B) que habla de la igualdad de condiciones y libre competencia.

title: 8. Experiencia Requerida

answer: Atendiendo la magnitud del proceso, garantizando el buen cumplimiento contractual de las empresas adjudicadas tanto en las cantidades como en el plazo establecido, es que se solicita el 50% de Experiencia.  Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

description: Donde dice: "Demostrar la experiencia en provisión de equipos e instrumentales médicos varios mediante copia de Contratos ejecutados de provisión y/o facturación en instituciones públicas y/o privadas, el cual deberá estar acompañado con sus recepciones definitivas y/o remisiones donde se demuestre la cantidad proveída del contrato y/o factura presentada, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total de la presente licitación", solicitamos amablemente reducir el monto solicitado de 50% a 25% para lograr mayor participación de oferentes.

title: ÍTEM 16  BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLÍMETRO

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado con este requisito se busca obtener equipos con prestaciones necesarias para el uso en el hospital en el área de pediatría.

description:
Donde dice: Peso neto: 16,2 kg
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Peso neto: entre 16,2 a 17,5 kg.-

title: ITEM 24 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: Se han realizado las modificaciones mediante Adenda N°3.

description:
DONDE DICE:

Ruedas antiestáticas o conductivas de 15 cm de diámetro, como mínimo, al menos 2 de ellas con frenos

Consultamos amablemente a la convocante, si se pueden ofertar camas con "Ruedas antiestáticas o conductivas de 12 ó 15 cm de diámetro como mínimo, con sistema de freno centralizado" el sistema de freno centralizado es mucho mas conveniente, ya que se frenan todas las ruedas con un solo movimiento, sin embargo cuando se pide, al menos 2 de ellas con freno, se debe frenar cada rueda en forma individual, dificultando ampliamente el frenado correcto de las camas

title: ÍTEM 3 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR (CON INSTRUMENTALES BÁSICO)

answer: Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.

description:
ÍTEM 3 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR (CON INSTRUMENTALES BÁSICO)
Donde dice: (1) Pinza Hemostática KELLY recta, 14cm
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: (1) Pinza Hemostática KELLY recta o curva, 14cm.-

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: PARA EL ITEM 2.2.1O SOLICITAMOS QUE EN CASO DE OFERTAR EL LASER INTEGRADO A LA UNIDAD MOVIL SOLICITAMOS QUE LAS MEDIDAS SEAN LAS SIGUIENTES: 260 MM (de ancho) x 840 mm (fondo) x 920 mm (alto) (+ / - 20mm)

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO
Donde dice: Postes de altura variable para soluciones intravenosas. 2 (dos) unidades por equipo.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Poste de altura variable para soluciones intravenosas. 1 (una) unidad por equipo

title: ÍTEM N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

answer: Se solicita que la Presión o Control de intensidad del vacío: desde 0 mm Hg a 600 mm Hg (0,8bar) debido a la capacidad de succión que cuenta el equipo. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description: Donde dice: "Presión o Control de intensidad del vacío: desde 0 mm Hg a 600 mm Hg (0,8bar)", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos aspiradores de secresiones con Presión o Control de intensidad del vacío: desde 98 mm Hg o menor  a 600 mm Hg (0,8bar) o mayor.

title: ÍTEM N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

answer: Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado, teniendo en cuenta que existen en el mercado varias marcas que cuentan con el Certificado de autenticidad de marca. Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.

description: Donde dice: "Certificado de autenticidad de marca", consultamos amablemente a la convocante si se podrá aceptar el certificado CE del producto como garantía de la autenticidad de marca.

title: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica.Numeral 11

answer: Se realizaron las modificaciones pertinentes mediante Adenda N° 2.

description:
donde dice: "Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente o constancia emitida por la DNVS de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario. Conforme a la Resolución de la DNVS DG N° 012/2020. Solicitamos amablemente a la convocante que la presentación de este documento no sea requerida para el ítem 19 CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO considerando que el mismo no requiere registro en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, por no estar catalogado como equipo o dispositivo médico.
Adjuntamos a la presente el informe recibido de la DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA al respecto.

title: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica

answer: El Registro Sanitario vigente y/o la Constancia en trámite solicitado en el PBC es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

description:
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 9. Capacidad Técnica. Numeral 11, dice: Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente o constancia emitida por la DNVS de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario. Conforme a la Resolución de la DNVS DG N° 012/2020.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que no sea solicitado este documento en los ítems en donde se solicitan muebles, los mismo son:
Ítem	Descripción del Bien
4	Cama para internado
5	Camilla fija
6	Carro de paro
7	Escalera de 2 peldaños p/pacientes

title: ITEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

answer: Sí se puede ofrecer con 7 como mínimo. Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o protesta debido a las limitaciones existentes en las E.E.T.T.  del PBC publicado en fecha 20 de Octubre del corriente, contrarias a la Ley,  le consulto respetuosamente con el objetivo de ampliar los rangos en el siguiente punto:  2.1.15. Pantalla táctil FULL HD de 8" como mínimo. Solicitamos que sea:  :  2.1.15. Pantalla táctil FULL HD de 5" como mínimo

title: ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO

answer: Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description:
ITEM N° 4 - CAMA PARA INTERNADO
Donde dice: Dimensiones totales de la cama, con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores  Longitud: 215 cm (+/-2 cm). Ancho: 95 cm (+/- 2 cm)
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de: Longitud: 215 cm (+/-5 cm). Ancho: 95 cm (+/- 5 cm)

title: ÍTEM N° 22 Laser para Litotripsia

answer: Sí se puede ofrecer con 7 como mínimo. Se ha realizado las modificaciones correspondientes en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC según Adenda N° 01. Se solicita al potencial Oferente remitirse a dicha Adenda.

description: Donde dice: "2.1.15 Pantalla táctil FULL HD de 8" como mínimo", consultamos amablemente a la convocante si se podrán ofertar equipos con Pantalla táctil de 7" como mínimo" como mínimo

title: ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)

answer: Se solicita adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

description:
ITEM N° 08  REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO (MANOMETRO CON HUMIDIFICADOR)
En una parte de las EETT dice:  este esterilizable en autoclave.
Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: este esterilizable en autoclave (opcional).

streetAddress: El Pyo. Independiente Nº 289 e/ Chile y Nuestra Sra. de la Asunción

name: Policia Nacional / Ministerio del Interior

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: El Pyo. Independiente Nº 289 e/ Chile y Nuestra Sra. de la Asunción || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Policia Nacional / Ministerio del Interior

ALBATROS SACI

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil- Ivan Maciel- Benjamin Diaz de Bedoya

SALUMAX S.A.

streetAddress: Tte. Eugenio Ramon Fernandez N° 711 c/ Venezuela

name: JUAN CARLOS CARBONATI - MARIA DEL CARMEN ORONOZ - JAVIER CARBONATI - LORENA CARBONATI - ROSANA CARBONATI - MATIAS CARBONATI - LUCAS CARBONATI

SOLUMEDIC S.A.

name: LIZ ADOLFINA CHAMORRO FERREIRA - ADRIANA CABAÑAS CHAMORRO- CINTHIA SANCHEZ

SIEGEN S.A.

name: ENRIQUE BAUMANN ESCOBAR-GUILLERMO BAUNANN- LOURDE BAUMANN- PERLA LARIZZA BOGADO

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

name: CARLOS DIEGO GIMENA, GUILLERMO FRANCISCO PERONI- Viviana Villasboa- Ana Ma.Gonzalez- Joao Cardoso

SYNERGY S.R.L.

streetAddress: Mayor Jose Duarte Nº 1461 c/Musicos del Chaco

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Atilio Augusto Aponte Caceres- Dominga Vera de Aponte

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: CALLE, JUAN V. ESTIGARRIBIA ENTRE SOLDADO PARAGUAYO Y MANUEL ORTIZ GUERRERO

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: MARCOS ANTOLIANO MARÍN ROJAS - LAURO BRITEZ

MH SOLUCIONES SRL

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Equipos para muestra varios

description: Equipos para muestra varios

description: Oximetros de pulso

description: Oximetros de pulso

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Basculas de medicion del peso corporal

description: Carros medicos o accesorios

description: Carros medicos o accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bombas de tambor de laboratorio

description: Bombas de tambor de laboratorio

description: Lasers quirurgicos o accesorios

description: Lasers quirurgicos o accesorios

description: Salidas de gas medico y accesorios

description: Salidas de gas medico y accesorios

description: Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopios o accesorios

description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL

title: contrato_n__261_dysa_1608157652066.pdf

title: d_jurada_1608157656628.pdf

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL

title: remision_1_oc_1066_dysa___instrumentales_lpn_40_1619120141838.pdf

title: remision_2_oc_1066_dysa___instrumentales_lpn_40_1619120173132.pdf

title: orden_de_compra_1066_dysa___instrumentales_lpn_40_1611862718947.zip

title: d_jurada_1608223354303.pdf

title: contrato_n__259_altas_tecnologias_1608223351509.pdf

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS

title: remision_2_oc_1069_altas_tecn___eq_medicos_lpn_40_1619030016177.pdf

title: remision_oc_1069_altas_tecn___eq_medicos_lpn_40_1608562659094.pdf

title: orden_de_compra_1069_altas_tecn___eq_medicos_lpn_40_1608562509643.pdf

title: d_jurada_1608157367635.pdf

title: contrato_n__258_albatros_1608732516982.pdf

title: remision_2_oc_1067_albatros___insrumentales_lpn_40_1613143993527.pdf

title: remision_3_oc_1067_albatros___insrumentales_lpn_40_1613144095233.pdf

title: remision_1_oc_1067_1611862204049.pdf

title: remision_3_oc_1067_albatros___insrumentales_lpn_40_1613144111117.pdf

title: orden_de_compra_1067_albatros___insrumentales_lpn_40_1611862144640.zip

title: d_jurada_1608222883502.pdf

title: contrato_n__260_argon_1608222877191.pdf

title: remision_1_oc_1070___argon_1609168175038.pdf

title: remision_2_oc_1070___argon_1609168202017.pdf

title: orden_de_compra_1070_argon___eq_medicos_lpn_40_1609168133248.pdf