Modelo

value: eYYXi+yTZbI=

description: Mesa Quirúrgica

description: Cardio Desfibrilador

description: Equipo de rayos X portatil

description: Servocuna

description: Chaleco plomado con collarin

description: Ecografo

description: Monitor Multiparametrico

Marca

value: jV+Pe+dKsic=

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Autoclave de vapor

description: Equipo de rayos X fijo

description: Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

status: valid

description: Autoclave de vapor

description: Carro de paro

description: Manometro de oxigeno

Procedencia

value: uDFvnayiJfA=

description: Mesa Quirúrgica

Marca

value: jchSecglUqM=

description: Electrocardiografo

description: Aspirador de secreciones

description: Electrobisturi

description: Lampara cialitica

value: flZZCaYDFqY=

description: Monitor Multiparametrico

description: Fluxometro para oxigeno

description: Carro para curaciones

description: Porta suero

description: Carro de paro

description: Monitor Multiparametrico

description: Maquina de anestesia

description: Electrocardiografo

Procedencia

value: KTjqfsHwvdE=

description: Equipo de rayos X portatil

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Mesa Quirúrgica

Marca

value: g+tTRZ+PEcY=

description: Cardio Desfibrilador

description: Cama electrica para paciente

description: Ecografo

description: Chaleco plomado con collarin

description: Manometro de oxigeno

description: Fluxometro para oxigeno

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de rayos X portatil

description: Autoanalizador clinico

description: Equipo Destilador de agua

description: Autoanalizador de gases, sangre y electrolitos

description: Fotometro de filtro

Procedencia

value: oDWY/D/GOgU=

description: Cama electrica para paciente

description: Ecografo

description: Mesa Quirúrgica

description: Cardio Desfibrilador

description: Lampara cialitica

description: Cama electrica para paciente

description: Porta suero

description: Monitor Multiparametrico

description: Carro de paro

description: Lampara cialitica

description: Caja de Cirugia menor

description: Electrocardiografo

description: Aspirador de secreciones

description: Caja de curacion

description: Carro para curaciones

description: Caja de Cirugia (Vesícula)

description: Caja de Cirugia (Hernia y Apéndice)

description: Caja de Cirugia (para via baja ginecologica)

description: Caja de curacion

description: Caja de Cirugia menor

description: Caja de Cirugia (Hernia y Apéndice)

description: Caja de Cirugia menor

description: Caja de Cirugía (Laparotomía)

description: Monitor Multiparametrico

description: Caja de Cirugia (Vesícula)

description: Caja de curacion

description: Carro de paro

description: Cardio Desfibrilador

description: Lampara cialitica

description: Mesa Quirúrgica

description: Caja de Cirugia (Cesarea)

description: Caja de Cirugia (Histerectomía)

description: Cardio Desfibrilador

description: Equipo de rayos X portatil

description: Ecografo

description: Equipo para Luminoterapia

description: Servocuna

description: Lampara cialitica

description: Carro para curaciones

description: Cama electrica para paciente

description: Caja de Cirugia (Hernia y Apéndice)

description: Caja de Cirugia (Vesícula)

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Maquina de anestesia

description: Electrocardiografo

description: Monitor Multiparametrico

description: Mesa Quirúrgica

description: Caja de Cirugía (Laparotomía)

description: Carro de paro

description: Caja de Cirugia (Cesarea)

description: Caja de Cirugia (Vesícula)

description: Cardio Desfibrilador

description: Equipo Destilador de agua

description: Electrobisturi

description: Equipo de rayos X fijo

description: Caja de Cirugia (Histerectomía)

description: Caja de Cirugia (Cesarea)

description: Caja de Cirugia (Hernia y Apéndice)

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Autoclave de vapor

description: Ecografo

description: Caja de Cirugía (Laparotomía)

description: Caja de curacion

description: Mesa Quirúrgica

description: Lampara cialitica

description: Monitor Multiparametrico

description: Electrocardiografo

description: Aspirador de secreciones

description: Carro de paro

description: Caja de Cirugia menor

description: Cama electrica para paciente

description: Mesa Quirúrgica

description: Acople para Mesa Quirurgica

description: Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

description: Caja de curacion

description: Caja de curacion

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia (Histerectomía)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia menor

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Lampara cialitica

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lamparas medicas y accesorios

title: acta_de_apertura_1607727290932.pdf

title: 387121_1era_etapa_pub_obs_1608234043298.pdf

title: dictamen_de_comite_de_evaluacion_1607735490792.pdf

title: notificacion_de_adjudicaciones_1607738251712.zip

title: reporte_de_publicacion_en_diarios_1607727277289.zip

title: resolucion___408_adjudicacion__1607738268661.pdf

title: cco_1607735498578.pdf

description: Autoclave de vapor

description: Autoclave de vapor

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Chaleco plomado con collarin

description: Chaleco plomado con collarin

description: Cortinas o mascaras o delantales medicos de resguardo radiologico

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

title: acta_de_apertura_1607727290932.pdf

title: cco_1607735498578.pdf

description: Ventiladores de alta frecuencia

title: cco_1607735498578.pdf

title: acta_de_apertura_1607727290932.pdf

description: Autoanalizador clinico

description: Analizadores quimicos

description: Fotometro de filtro

description: Fotometro de filtro

description: Analizadores quimicos

description: Autoanalizador clinico

description: Autoanalizador clinico

description: Analizadores quimicos

description: Equipo Destilador de agua

description: Equipo Destilador

description: Filtros y destiladores de linea para laboratorio y accesorios

title: cco_1607735498578.pdf

title: acta_de_apertura_1607727290932.pdf

description: Cardio Desfibrilador

description: Placa para desfibrilador

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Procesadores medicos para toma de imagenes

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

description: Servocuna

description: Servocuna

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Ecografo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de rayos X portatil

description: Monitor Multiparametrico

description: Monitor desfibrilador

description: Caja de Cirugia (Vesícula)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Maquina de anestesia

description: Maquina de anestesia

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Caja de Cirugia (Cesarea)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugía (Laparotomía)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Equipo para Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Caja de Cirugia (Hernia y Apéndice)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

title: acta_de_apertura_1607727290932.pdf

title: cco_1607735498578.pdf

description: Manometro de oxigeno

description: Manometro de oxigeno

description: Manometros para laboratorios

description: Electrobisturi

description: Electrobisturi

description: Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Carro para curaciones

description: Carro para curaciones

description: Carros medicos o accesorios

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Fluxometro para oxigeno

description: Manometro de oxigeno

description: Manometros para laboratorios

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

title: cco_1607735498578.pdf

title: acta_de_apertura_1607727290932.pdf

title: 25 - Electrobisturi

title: 27 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

title: 12 - Maquina de anestesia

title: 32 - Porta suero

title: 15 - Carro de paro

title: 19 - Caja de Cirugia (para via baja ginecologica)

title: 30 - Fluxometro para oxigeno

title: 29 - Equipo para Luminoterapia

title: 2 - Equipo de rayos X portatil

title: 11 - Mesa Quirúrgica

title: 16 - Caja de Cirugia (Hernia y Apéndice)

title: 20 - Caja de Cirugia (Histerectomía)

title: 24 - Aspirador de secreciones

title: 22 - Caja de Cirugia menor

title: 21 - Caja de Cirugía (Laparotomía)

title: 34 - Chaleco plomado con collarin

title: 31 - Manometro de oxigeno

title: 26 - Cama electrica para paciente

title: 17 - Caja de Cirugia (Vesícula)

title: 18 - Caja de Cirugia (Cesarea)

title: 8 - Fotometro de filtro

title: 23 - Caja de curacion

title: 13 - Lampara cialitica

title: 28 - Servocuna

title: 33 - Carro para curaciones

title: 5 - Autoanalizador clinico

title: 7 - Equipo Destilador de agua

title: 35 - Electrocardiografo

title: 3 - Ecografo

title: 14 - Autoclave de vapor

title: 9 - Cardio Desfibrilador

title: 4 - Digitalizador de imagenes medicas

title: 6 - Autoanalizador de gases, sangre y electrolitos

title: 10 - Monitor Multiparametrico

title: 1 - Equipo de rayos X fijo

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

description: Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

description: Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: Ecografo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Digitalizador de imagenes medicas

description: Procesadores medicos para toma de imagenes

description: Autoanalizador clinico

description: Autoanalizador clinico

description: Analizadores quimicos

description: Autoanalizador de gases, sangre y electrolitos

description: Autoanalizador clinico

description: Analizadores quimicos

description: Equipo Destilador de agua

description: Equipo Destilador

description: Filtros y destiladores de linea para laboratorio y accesorios

description: Fotometro de filtro

description: Fotometro de filtro

description: Analizadores quimicos

description: Servocuna

description: Servocuna

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Equipo para Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Cardio Desfibrilador

description: Placa para desfibrilador

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Monitor Multiparametrico

description: Monitor desfibrilador

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Mesa Quirúrgica

description: Acople para Mesa Quirurgica

description: Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

description: Maquina de anestesia

description: Maquina de anestesia

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Lampara cialitica

description: Lampara cialitica con satelite

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Autoclave de vapor

description: Autoclave de vapor

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Carro de paro

description: Carro de paro

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Caja de Cirugia (Hernia y Apéndice)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia (Vesícula)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia (Cesarea)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia (para via baja ginecologica)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia (Histerectomía)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugía (Laparotomía)

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia menor

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de curacion

description: Caja de curacion

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Electrobisturi

description: Electrobisturi

description: Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

description: Fluxometro para oxigeno

description: Manometro de oxigeno

description: Manometros para laboratorios

description: Manometro de oxigeno

description: Manometro de oxigeno

description: Manometros para laboratorios

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Carro para curaciones

description: Carro para curaciones

description: Carros medicos o accesorios

description: Chaleco plomado con collarin

description: Chaleco plomado con collarin

description: Cortinas o mascaras o delantales medicos de resguardo radiologico

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

title: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: llamado_publico_1606783054464.pdf

title: pbc__formularios_1605615649419.zip

title: resolucion_346_2020_1605114867941.pdf

title: constancia_plurianual_1605039586378.pdf

title: 387121_25287_1606156000303.pdf

title: llamado_publico_1606156030801.pdf

title: cdp_equipos_hmi_1605039547938.pdf

title: acta_387121_1609170462889.pdf

title: nota_n__70_justificacion_de_no_apertura_de_etapa_de_consulta_1606777866656.pdf

title: constancia_plurianual_1605114890296.pdf

title: adenda_equipos_1606782080187.pdf

title: antecedentes_de_los_precios_referenciales_1605114852918.zip

title: hospital_materno_infantil_de_villa_choferes_del_chaco_1605114922986.kmz

title: llamado_publico_1606783416332.pdf

title: ITEM: 5

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante expresar la capacidad del equipo en test/hora, ya que al solicitar 50 muestras por hora este valor variaría en base a las determinaciones a realizar a cada muestra, además que la unidad de medida mencionada anteriormente es la norma al solicitar un equipo de estas características. Se puede aclarar la necesidad de procesamiento en test/hora?

title: Ítem 13 Lámpara Cialítica

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Solicitamos excluir la provisión de las dos lámparas LED, considerando que estos equipos cuentan con una vida útil superior a las 50mil horas y no requieren cambios. Este requisito sólo encarecería el costo del equipo

title: Adecuaciones edilicias para instalación Equipo de Ecógrafo General Obstétrico

answer: LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO CUENTA CON UNA SALA  EQUIPADA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ALVERGAR EL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACION

description:
Adecuaciones edilicias para instalación Equipo de Ecógrafo General Obstétrico (ítem 3).

Para la instalación de dicho equipo, la sala destinada deberá estar en condiciones en relación con la parte edilicia y eléctrica. Se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar los trabajos de adecuación de edilicias (pisos, paredes y otros) caso fuera necesario teniendo en cuenta que en el Pliego de bases y condiciones no brinda información sobre este punto.

title: Protección Radiológica para Sala del Equipo de Rayos X Fijo

answer: LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO CUENTA CON UNA SALA DE RX EQUIPADA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ALVERGAR EL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACION

description:
Datos de protección radiológica en la Sala Nº1

Solicitamos a la convocante aclarar si la sala destinada al Equipo ya contará con la Protección Radiológica necesaria, así como también el responsable de la provisión de dicha información.

¿En el caso de que la Protección Radiológica no este incluida en la sala destinada, quién será el responsable de colocarla?

title: Plazo de Entrega de los Bienes

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Página 44 del PBC Dice: 30 (Treinta) DIAS CALENDARIOS A
PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL HORARIO DE 07:00 A 15:00 HS., DE LUNES A VIERNES.

Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea extendido a 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra atendiendo a que los bienes son importados y dependen de diversos factores prestablecidos como: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros.

title: Reajuste de Precios

answer:
SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES QUE SE REMITAN A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
LA CONVOCANTE REALIZARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL MARCO REGULADOR DE CONTRATACIONES Y LA LEY 1535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO, ADEMAS DE LOS DECRETOS Y RESOLUIONES RESPECTIVOS

description:
En la Página 51 Reajuste. El precio del contrato estará sujeto a reajustes, la fórmula se basa en la variación del IPC. El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao)) Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

title: Anticipo Financiero

answer: LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ES REQUISITO PRIMORDIAL DEL PRESENTE LLAMADO QUE LAS EMPRESAS OFERENTES TENGAN LA CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA NECESARIAS PARA LA PROVISION DE LOS EQUIPOS OBJETOS DEL PRESENTE LLAMADO, EN VIRTUD A LA CUAL SE MANTIENE EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PBC.

description:
Solicitud de pago de Anticipo

Página 50 del PBC indica: El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: NO APLICA.

Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03.

title: Acta de  recepción de los Bienes

answer: EL ACTA DE ENTREGA SE EMITIRA EN EL MOMENTO DE LA CONFIRMACION E INSPECCION DE LOS EQUIPOS PROVEIDOS.

description: Página 44, Solicitamos por favor determinar que el Acta de Recepción de los bienes será emitido por la Contratante en un plazo no mayor a 1 (un) día hábil de entrega de los bienes.

title: Reajuste de Precios - PROCEDIMIENTO

answer:
SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES QUE SE REMITAN A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
LA CONVOCANTE REALIZARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL MARCO REGULADOR DE CONTRATACIONES Y LA LEY 1535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO

description:
Página 51 del PBC: El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por reajuste de precios las Convocantes aducen que no cuentan con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente.

Solicitamos a la Convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista reajuste de precios y el oferente presente factura por este concepto.

title: Tasa de interés por Mora:

answer:
SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES QUE SE REMITAN A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
LA CONVOCANTE REALIZARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL MARCO REGULADOR DE CONTRATACIONES Y LA LEY 1535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

description:
Tasa de interés por Mora:

Página 52 del PBC En caso de mora de los pagos previstos por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,1 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de la tasa de interés por cada día de atraso sea de 0.01%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de atraso en la entrega de los bienes, donde indica que la multa será de 0,5% (cero coma cero cinco porciento) que será aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes.

title: EETT Item 14 - Autoclave a vapor

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: Donde dice Potencia mínima 45 kW para reducir tiempo de precalentamiento y calentamiento y ciclos, solicitamos amablemente pueda ser aceptados equipos con capacidad de 20 kW, atendiendo a que la mencionada potencia propuesta es suficiente para para reducir los tiempos de precalentamiento, calentamiento y ciclos.

title: EETT Item 14 - Autoclave a vapor

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description:
Se puede apreciar que se solicitan las funciones:
- Bomba de alto vacío con sistema de sellado por anillo de agua para las etapas de Pre-vacio y Secado. Protegidas con alarmas de bajo nivel de agua. y,
- Sistema de vació debe ser silencioso tipo Venturi por eyección de agua.
Solicitamos amablemente a la convocante, defina qué tipo de autoclace necesita, atendiendo a que los equipos son adquiridos con una u otra función.

title: Ítems 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 Cajas de instrumentales

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: ¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las longitudes de los instrumentales y  +/-50mm en las medidas de los contendores y cestas?

title: Medios de Transporte

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Página 17 del PBC dice: Medios  de  Transporte  propios  o  tercerizados,  debidamente  habilitados  por  la  autoridad  competente  de acuerdo  al  uso,  en  cantidad  suficiente  para  dar  cumplimiento  al  plazo  de  entrega  y  al  volumen  requerido para el suministro, entrega y descarga en sitio de alimentos.

Solicitamos a la convocante verificar este requerimiento ya que refiere a entrega y descarga de bienes en sitio de alimentos, los bienes licitados no equipamiento médico.

title: Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Solicitamos a la Convocante adicionar los siguientes documentos exigidos en la página 17 de esta sección del PBC:

Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.

title: EETT Item 14 - Autoclave a vapor

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description:
Donde dice Parámetros que deben ser visualizados en la pantalla: la temperatura de la cámara
interna, la presión de la cámara interna, la presión de la cámara externa, la presión
del generador de vapor y la presión del aire comprimido o vapor de trabamiento de
puerta. Los sensores de temperatura deben ser PT100.
Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos que no cuenten con la mencionada función dentro de la pantalla táctil, atendiendo a que mencionados parámetros pueden ser visualizados en los manómetros, función que genera menor costo de adquisición para la convocante

title: Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

answer: LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PUESTO QUE EL OBJETO DE LA CONSULTA NO LIMITA LA PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE AL PBC.

description:
Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Solicitamos a la Convocante adicionar los siguientes documentos exigidos en la página 17 de esta sección del PBC por tratarse de adquisición de Equipos de Emisión de Radiación Ionizante:

1- Autorización como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear(ARRN) creada por Ley 5169/2014.

2- Autorización de la empresa para realizar Servicio Técnico de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida Categorías 1,2,3,4 y 5 por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014.

title: Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

answer: LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PUESTO QUE EL OBJETO DE LA CONSULTA NO LIMITA LA PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE AL PBC

description:
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de Capacitad Técnica.

Solicitamos a la Convocante adicionar a los requerimientos documentales establecidos la página 17 de esta sección del PBC:

 Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.

title: EETT Item 14 - Autoclave a vapor

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Donde dice: Debe poseer además como mínimo, 50 ciclos adicionales o abiertos que pueden ser
configurados según necesidades del servicio de esterilización.
Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptados a partir de 10 ciclos, atendiendo a que en los ciclos configurados, y los programables por normativa no son más de 10.

title: EETT Item 14 - Autoclave a vapor

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO  FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description:
Donde dice; Un (01) sistema pretratamiento y osmosis inversa con reservorio de acuerdo a la
capacidad de equipo. Debe contar con Válvula de Bypass en caso de falla. Debe
incluir todas las conexiones necesarias.
Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos magnéticos de tratamiento de agua.

title: EETT ítem 4 Digitalizador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Donde especifica que silicitan 100 placas por hora. Solicitamos a la convocante 92 placas/hora como minimo.
De manera a generar mayor participación a los oferentes

title: Equipo de Rx Fijo

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE,  YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description:
Donde dice: Descripción y Características Generales: Equipo de Rx Fijo. Sistema de seguridad
eléctrica acorde a normas internacionales. Protección radiológica acorde a normas.
Tecnología de microprocesadores con sistema autotest, Watch Dog, diagnóstico de
fallas, alarmas y programas de calibración y servicio.
Se solicita: Descripción y Características Generales: Equipo de Rx Fijo de alta frecuencia. Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Protección radiológica acorde a normas.
Tecnología de microprocesadores con sistema autotest, Watch Dog, diagnóstico de
fallas, alarmas y programas de calibración y servicio.
Esto se debe a que los equipos de alta frecuencia son los que actualmente se utilizan.

title: Equipo de Rx Fijo

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE,  YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description:
DONDE DICE: Tubo de Rx: Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 150 Khu.
Colimador luminoso multiplano con temporizador electrónico. Foco fino de 0,6 mm o
menor y foco grueso de 1,2 mm o mayor. Columna portatubo montada sobre rieles
fijados al piso o similar con sistema de frenos. El tubo que poseer desplazamiento
longitudinal, transversal y angular. Rotación de 180 grados (para las posiciones) y
de 90 grados para exámenes laterales y de tórax. Indicar en la coraza del tubo las
dimensiones del punto focal, la posición del punto focal nominal, la filtración
inherente y adicional. El tubo y el colimador deben encontrarse alineados en el eje
vertical cuando el indicador del ángulo está en cero. Debe tener un indicador de
distancia foco superficie de la mesa foco-película. Estructura de acero satinada con
pintura antiestática secada al horno o similar.
SE SOLICITA: Tubo de Rx: Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 300 Khu. Equipos de menos capacidad calorífica no aseguran un rendimiento optimo por largos periodos de uso.

title: Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice: Pantalla LCD para Control de enfermería solicitamos diga Pantalla LCD para control de enfermería o comandos interconstruidos en el barandal, de manera a dar mayor participación a los oferentes

title: EETT Rayos X fijo

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE,  YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description:
DONDE DICE: Generador de Rx: Potencia de salida mínima de 5 Kw. Rango de Ma de 25 a 630 o
mejor. Rango de mAs de 0,5 a 500 mAs o mejor. Sistema de alta frecuencia como
mínimo sistema multipulso. Función AEC. Protección contra sobrecarga y
fluctuaciones de la red.
SE SOLICITA: Generador de Rx: Potencia de salida mínima de 30 Kw como minimo para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

title: EETT 26 cama eléctrica.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Solicitamos amablemente pueda ser considerados equipos cumplan con las medidas 215 x 105 +-5 x 75   de manera a ofrecer mayor participación a oferentes

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 27. VENTILADOR PULMONAR

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Con compresor o turbina integrada que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital, solicitamos que este punto sea opcional de manera a dar mayor participación a los oferentes

title: Item 27. Ventilador Pulmonar

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice con sensor de flujo térmico proximal reusable solicitamos diga: Con sensor de flujo térmico proximal o similar

title: ITEM 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Recomendamos incluir Con carro original de fábrica que cuente con al menos 4 ruedas, con al menos dos de ellas con sistema de freno que cuente con lugar para apoyar al menos 3 transductores y el sistema de impresión termica

title: Item 3. Ecografo General

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC,  YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: Donde dice: Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M, seleccionable en forma independiente. Recomendamos diga que cuente con al menos los siguientes Modos de operación Modo B, M, Color, Doppler color, Doppler potencia, y Doppler pulsado, Doppler continuo, ya que actualmente estos son los modos minímos necesarios para un correcto diagnóstico

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

name: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

description: CONSULTA El Baby puff es un resucitador neonatal fabricado por FANEM, solicitamos retirar la palabra Baby Puff de las especificaciones y en su reemplazo utilizar Resucitador neonatal en T.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE,  YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer reloj para realización del test de Apgar, con configuraciones de 1,3,5 y 10 minutos.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer un temporizador para procedimiento de RCP (metrónomo para RCP) para neonatos.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE,  YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA: Se consulta si la servocuna debe permitir el acceso por la parte posterior del equipo para acceder a la cabeza del paciente.

title: Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice Control de peso, solicitamos eliminar este punto ya que no se solicita que la cama cuente con balanza

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA:  Se consulta si la apertura de paneles laterales debe poseer sistema de amortiguación que evita que estos se golpeen contra la estructura y así evitar daños; así como la generación de ruido que puede alterar al neonato.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC,  YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA Se consulta si el elemento calefactor debe emitir radiaciones de infrarrojo lejano, radiación que se absorbe fácil y uniformemente a través de la piel y calienta el núcleo del cuerpo a través de la circulación sanguínea.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Se consulta si se puede ofertar servocuna con movimiento de Trendenlenburg mecánico continuo con angulación de ±13° o mejor.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Se consulta si se puede ofertar servocuna con ruedas dobles de 10cm de diametro.

title: Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC,  YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con intensidades de 30 a 40µW/cm2/nm o mejor rango.

title: Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC,  YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA Se consulta si se puede cotizar área de superficie efectiva de 30x20cm o mayor superficie.

title: Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Favor aclarar si la luminoterapia no debe ninguna fuente de ruido interno, como piezas móviles, como ventiladores que provoquen estrés sonoro al neonato.

title: Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE,  YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA No todos los fabricantes utilizan 600leds para la luminoterapia, esto dirige las especificaciones. Solicitamos considerar este requerimiento opcional.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros deben ser reutilizables, de silicona, con cable de 4 metros o descartables. Favor definir las cantidades.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Favor definir las cantidades de lapiz de corte y coagulación descartables.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Favor aclarar si solicitan que camas con Balanza considerando que solicitan Control de Peso pero no hay ninguna otra característica importante que deba cumplir la balanza como son precisión, etc, además los precios de las camas eléctricas con balanza integrada son muy superiores al precio referencial de este ítem

title: item 25

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la IEC 60601-1

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO.

description: CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer modos específicos para corte y coagulación monopolar para urología y corte y coagulación bipolar para urología.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

description: CONSULTA: Se consulta si el equipo debe cumplir con la IEC 60601-2-2 para corrientes de fugas en alta frecuencia.

title: ITEM 25 ELECTROBISTURI

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

description: CONSULTA Favor especificar la potencia en corte  monopolar, recomendamos 400W, la potencia en coagulacion monopolar, recomendamos 180W y potencia en corte y coagulacion bipolar, recomendamos 120W como mínimo.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

description: CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con ajuste de intensidad de 10% a 100% o mejor rango.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

description: CONSULTA No todos los fabricantes utilizan un número específico de LEDs, como por ejemplo 60 leds o 54leds. Solicitar estes números dirige las especificaciones tecnicas a un fabricantes. Lo que todos los fabricantes de cialiticas deben cumplir es la Norma IEC 60601.2.41 . Favor considerar la cantidad de leds como un requerimiento opcional porque dirige las especificaciones.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice RCP eléctrico,a fin de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos diga RCP eléctrico o manual

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Los leds son muy diferentes en su vida útil con las lamparas halógenas. Nuestros leds tienen un vida útil de 60.000hs, lo cual equivale a 15 años de uso. Solicitar que se provean leds no tiene sentido, en cambio una lampara halógena tiene una vida útil de 1 año. Se solicita que la provisión de leds sea opcional porque su vida útil es muy elevada.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Se solicita que el punto focal sea ajustable con un rango 200mm a 250mm o mayor.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

description: CONSULTA En las especificaciones no se solicita el Indice de Rendimiento R9 correspondiente al rojo, muy importante para uso en scialiticas. Se recomienda R9=90 o mayor.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Favor aclarar si la cialitica debe ser compatible con flujo laminar.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA Se consulta si la cúpulas deben tener iluminación ambiental las para cirugías laparoscópicas.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Se consulta si la cialitica debe contar con panel de control del tipo touchscreen color, empotrado en la pared de la sala.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Se consulta si la cialitica debe tener indicador de la carga de la baterías en el panel de control, con una autonomía mínima de 3 horas.

title: ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO.

description: CONSULTA Para cirugía general, recomendamos una cialitica auxiliar con potencia luminosa de 120.000lux como mínimo. Favor verificar

title: item 26 cama electrica para paciente

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTADO

description: CONSULTA Se consulta si se puede cotizar cama con angulacion de seccion posterior de 0 a 70° o mejor rango

title: item 26 cama electrica para paciente

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTADO.

description: CONSULTA Se consulta si se puede cotizar cama con angulacion de seccion de pierna de 0 a 35° o mejor rango

title: Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: El criterio de la convocante se mantiene en este punto puesto que no limita la participación de los oferentes que presenten productos con menor rango de inclinación ya que los parámetros establecidos en el pbc ya incluyen las propuestas en esta consulta.

description:
Donde dice: Parámetros
-	Angulo de la sección posterior: 0  80°
-	Ángulo de la sección de la pierna: 0  40°
Solicitamos diga: Parámetros
-	Angulo de la sección posterior: 0  65°
-	Ángulo de la sección de la pierna: 0  28°
Teniendo en cuenta que las articulaciones mas naturales de la sección posterior son de 30° a 45°

title: item 26 cama electrica para paciente

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Se solicita que las Medidas: 215 x 110 x 75 cm sean aproximadas para no dirigir las especificaciones a un solo fabricante.

title: item 26 cama electrica para paciente

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Favor aclarar si las barandillas deben ser del tipo divididas y con los controles de los movimientos empotrados en las barandillas. Un panel de control interno para el usuario y un panel de control externo para el personal de enfermeria. Con un panel de control central para enfermeria para control de todos los movimientos localizado en la piernera.

title: item 26 cama electrica para paciente

answer: SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES  REMITIRSE AL PBC

description: CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener bateria de respaldo.

title: item 26 cama electrica para paciente

answer: EN CASO DE LOS COLCHONES LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN EL CRITERIO DE LO EXPRESADO POR EL PBC, YA QUE DICHO CRITERIO NO IMPIDE LA PARTICIPACION DE POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

description: CONSULTA LA cama tiene una carga de trabajo de 250kg, por lo tanto solicitamos que el colchón tenga una carga de trabajo de mínimo de 200kg para que tenga coherencia con la carga de trabajo de la cama

title: item 26 cama electrica para paciente

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA favor aclarar si la cama debe tener balanza electronica incorporada en el panel de control para pesar al paciente.

title: Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice: Medidas: 215 x 110 x 75cm. Solicitamos diga: Medidas: 215 x 110 x 75cm aproximadamente

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Donde dice:
Medidas: 215 x 110 x 75cm.

Solicitamos diga:
Medidas: 215 x 110 x 75cm (+/- 10%)

title: Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice: Capacidad de carga 250Kg, solicitamos diga: Capacidad de carga 220Kg,

title: Plan de entregas

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 60 días, dede la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor, considerando la complejidad de los equipos a adquirir

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice: Capacidad de carga 250Kg, De manera a dar mayor participación a los oferentes solicitamos diga: Capacidad de carga 250Kg (+/- 15%)

title: ITEM 3 - ECOGRAFO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En el item 3 en el punto donde dice, Transductor de arreglo lineal de 4  15 Mhz de la frecuencia. Solicitamos a la convocante permita cotizar también transductor de 4 a 12 MHz teniendo en cuenta que no varía la calidad de imagen y  la funcionalidad de la frecuencia es la misma para ambos transductores.

title: ITEM 3 - ECOGRAFO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En el ítem 3 en el punto donde dice Transductor Convexo de 2  6 Mhz de la frecuencia. Solicitamos a la convocante permita cotizar también transductor de 2 a 5 MHz teniendo en cuenta que no varía la calidad de imagen y la funcionalidad de la frecuencia es la misma para ambos transductores.

title: ITEM 3 - ECOGRAFO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En el ítem 3 en el punto donde dice; Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M Recomendamos a la convocante también incluya PW, Dúplex y tríplex.

title: ITEM 14 - AUTOCLAVE A VAPOR

answer: La convocante sigue ha realizado todas las prerrogativas legales para la obtención del precio referencial. Resolución 1890/2020 de la DNCP

description: El precio referencial del ítem 14 en descripción Autoclave a vapor está Desfasado, teniendo en cuanta a solo dos oferentes que cotizan pero en tamaños  diferentes por lo cual no se puede realzar un promedio por ambas cotizaciones de diferentes tamaños más aun teniendo en cuenta el libraje solicitado por convocante, además en ambas cotizaciones se refiere a solo un año de garantía y la convocante en pliego solicita 3 años de garantía por los años siguientes la convocante no tuvo presente para realizar su pliego de especificaciones. Por lo expresado solicitamos a la convocante pueda analizar de nuevo el precio referencial y el año de garantía.

title: Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice un Colchon de la misma marca de la cama, con dimensiones y secciones adecuadas para la misma, recomendamos diga Colchón de espuma de alta resistencia antiescaras, bacteriostatico, fungiestatico, impermeable y hermético, fácil de limpiar y desinfectar con soluciones a base de cloro de la misma marca de la cama, con dimensiones y secciones adecuadas para la misma

title: Item 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En el item pide un eqipo portatil, sin embargo en la descripcion menciona un equipo modular. Solicitamos a la covocante aclarar que equipo debe ser ofertado

title: Item 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice "Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Modo de operación: B, M, B/B y B/M" considerando que la funcion de 4B no es fundamental para el buen desempeño del equipo ni aporta funcionalidad clínica a los estudios, por lo cual se puede prescindir de dicha característica

title: Item 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En el punto donde Dice " Transductor de arreglo lineal de 4  15 Mhz de la frecuencia" solicitamos amablemente a la convicante pode ofertar equipos con " Transductor de arreglo lineal de 4,5  11 Mhz de la frecuencia", ya que de esta manera pondrán contar con  un transductor para aplicaciones generales, con lo cual se podrá realizar todo tipo de estudios, incluyendo mamas, pequeñas partes, musculo esquelético y vascular.

title: Item 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En el punto donde Dice " Transductor Convexo de 2  6 Mhz de la frecuencia" solicitamos amablemente a la convicante pode ofertar equipos con " Transductor Convexo de 1,4  5 Mhz de la frecuencia", ya que la diferencia es mínima para las aplicaciones solicitadas y no afectará la capacidad de obtener imágenes de alta calidad diagnóstica. Ademas un transductor convexo de menor frecuencia resulta favorable para el diagnóstico en pacientes de IMC alto

title: ITEM 6: Capacidad de procesar mínimamente 50 muestras por carga

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante aclarar si la capacidad de procesamiento de 50 muestras por carga se refiera a la capacidad de procesamiento de tests por hora.

title: Item 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En el punto "Transductor convexo endocavitario de 4  9 Mhz de la frecuencia y con un ángulo de 145° de visión", solicitamos poder ofertar equipos con "Transductor convexo endocavitario de 4  9 Mhz de la frecuencia y con un ángulo de 130° de visión", ya que la diferencia es mínima para las aplicaciones solicitadas y no afectará la capacidad de obtener imágenes de alta calidad diagnóstica.

title: Item 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Solicitamos a la convocante aclarar si debe incorporar tablas de mediciones y cálculos de las siguientes aplicaciones: obstetricia, ginecología, abdomen, vascular, vascular periférico, musculoesuqelético

title: Item 3 Ecografo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice "Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M", solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Modo de operación: B, M, B/B y B/M" considerando que la función de 4B no seria de utilidad para el tamaño de pantalla solicitado ya que al mostrar 4 imágenes en una pantalla pequeña perdería valor diagnostico

title: Especificaciones Tecnicas Item 27

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice sensor de flujo proximal, solicitamos diga Sensor de flujo proximal o sensor de flujo térmico no proximal de manera a dar mayor participación a los oferentes

title: Item 27 Ventilador Pulmonar

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Con posibilidad de actualizar en el futuro el servocontrol automático de porcentaje de oxígeno (FiO2) controlado a través de la medición de la SpO2 del paciente, solicitamos que este punto sea opcional ya que esta opción es propia de una sola marca por lo que se imposibilitaría la posibilidad de que otras marcas puedan ofertar

title: Item 27. Ventilador Pulmonar

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice Capacidad de Ventilación con Heliox (compuestos gaseoso Helio (He) y Oxígeno (O2) para pacientes con aumento de la resistencia espiratoria, minimizando presiones máximas, mejorando el intercambio gaseoso y minimizando la posibilidad de baro-traumas Solicitamos que este punto sea opcional

title: ITEM 27 - VENTILADOR PULMONAR

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), Ntcpl solicitamos diga TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), Ntcpl o tecnología similar ya que esta es una tecnología antigua y exclusiva del ventilador AVEA

title: ITEM 27 - VENTILADOR PULMONAR

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice con sensor de flujo térmico proximal reusable solicitamos diga: Con sensor de flujo térmico proximal o Con sensor de Flujo térmico no proximal reusable

title: Item 27. Ventilador Pulmonar

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

title: Item 9  Cardiodesfibrilador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice: de desfibrilación: 29,6 cm (AN) x 27,9,0 cm (F) x 23 cm (AL) cm (F) x 23 cm (AL) (11,6 pulg. x 10,9 pulg. x 9 pulg.), solicitamos que este punto sea referencial, es decir las medidas, considerando que cada fabricante cuenta con sus propias medidas y no necesariamente en la proporción solicitada, medidas distintas no interfieren de ninguna manera en la funcionalidad del equipo.

title: Ítem Nº 9 Cardiodesfibrilador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Dimensión con electrodos de desfibrilación
¿Podrían otorgar un margen de +/-10cm en la medidas solicitadas?

title: Item 9  Cardiodesfibrilador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice: Velocidad de barrido: 20 mm/s nominal, se podrán ofertar equipos con velocidad de barrido 25 mm/s + 10%? Este valor es el estándar en todos los equipos del mercado.

title: Item 9  Cardiodesfibrilador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde dice: Batería de ión litio último modelo, con al menos 3 horas de monitorización con una batería incl. Marcapasos, seguido de 20 cargas/choques a máxima intensidad, se podrán cotizar equipos que cumplan con la siguiente duración de batería: 2,5 horas de monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 monitorizados de forma continua y PNI medida cada 15 minutos) seguida de 20 ciclos de choque/carga de energía completa o; Dos horas en la función de marcapasos (180 ppm a 140 mA con un ancho del pulso de 40 ms) y monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 monitorizados continuamente y PNI medida cada 15 minutos

title: Item 9  Cardiodesfibrilador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde solicitan: Tiempo de visualización de onda: 5,2 segundos (ECG), solicitamos se modifique esta especificación a: Tiempo de visualización de onda: 5,2 segundos (ECG), como mínimo.

title: Item 10  Monitor multiparamétrico

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Donde solicitan: Peso: del equipo menor a 4,5 kilos para su utilización en caso de transporte, solicitamos se acepten monitores con peso de hasta 6 kilos para su utilización en caso de transporte.

title: Item 10  Monitor multiparamétrico

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Considerando que la frecuencia respiratoria si llega a cero es apnea y para esa circunstancias los monitores cuentan con una alarma en particular, solicitamos se permitan cotizar monitores multiparamétricos con Respiración: curva de respiración. Despliegue numérico de frecuencia. Rango de medición de 3 a 150 RPM.

title: Item 10  Monitor multiparamétrico

answer: La convocante considera que los parámetros establecidos por EL PBC no limita la participación de los oferentes ya que el rango propuesto en la consulta esTA inmerso dentro de los rangos establecidos en el pbc.

description: Considerando que las temperaturas muy bajas no son compatibles con los signos vitales, solicitamos se puedan cotizar monitores con temperatura: despliegue numérico de al menos dos temperaturas. Medición de la diferencia de la temperatura. Rango de medición de 25 a 45 °C.

title: Item 10  Monitor multiparamétrico

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En la medición de la presión no invasiva, solicitan Resolución de medición de 0 a 210 mmHg, la resolución no puede corresponder al valor total de una medición, solicitamos se reemplace por: Resolución de medición de 1 mmHg

title: Item 10  Monitor multiparamétrico

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: El rango de medición de la presión invasiva solicitada es de: Rango de medición de 50  400 mmHg, solicitamos este rango sea modificado a Rango de medición de - 40  360 mmHg, ya que debería iniciarse en un valor negativo.

title: Item 10  Monitor multiparamétrico

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución, solicitamos reconsiderar este punto, puesto que se incrementaría el precio a ofertar.

title: Item 12  Máquina de anestesia

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: En las especificaciones técnicas Trazados: mínimo 6 ondas graficas de signos vitales y donde se pueda realizar la configuración de los parámetros ventilatorios, considerando que la máquina de anestesia cuenta con  un ventilador propio indicamos que la exigencia de realizar la configuración de los parámetros ventilatorios en el monitor de signos vitales es innecesaria.

title: Ítem Nº 9 Cardiodesfibrilador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Pantalla
¿Se podría cotizar con pantalla de 8.4"?

title: Item 22  Caja de cirugía menor

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Considerando que cada fabricante, dentro de las medidas estándares tienen sus propias medidas de instrumentales, solicitamos se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas.

title: Item 23  Caja de instrumentales para curación

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Considerando que cada fabricante, dentro de las medidas estándares tienen sus propias medidas de instrumentales, solicitamos se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas.

title: ITEM 15 - CARRO DE PARO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono.

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar Acero esmaltado con pintura epoxi al horno

title: ITEM 15 - CARRO DE PARO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Capa protectora en PS polietileno termo formado.

Solicitamos amablemente a la convocante Cambiar "Capa" por "Franja", o poner Opcional, mas abajo ya incluye: "paragolpes de goma envolviendo todo el carro"

title: ITEM 15 - CARRO DE PARO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice  Conexión para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipos Schuko como mínimo, con soporte para cable.

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar cable de 3 metros y 2 tomas schocko como mínimo,

title: ITEM 15 - CARRO DE PARO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice  Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 10" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie

Solicitamos amablemente a la convocante Corregir 10" a 10cm (4"), o superior: Ruedas de 10" (25,4cm) son muy grandes para este equipo

title: ITEM 15 - CARRO DE PARO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice  Dimensiones mínimas: Altura 1m incluyendo ruedas, Ancho 0.60m, Profundidad 0,49m

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar Ancho: 90cm, Profundidad: 60cm, para dar mayor amplitud y espacio para el almacenamiento y disposición de los equipos e instrumentos

title: ITEM 15 - CARRO DE PARO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice  Cesto porta basura lateral removible, al menos 2 (dos).

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar al menos un cesto porta basura esto posibilita que en el momento de utilizar en una urgencia no moleste los cesto de basura ocupando espacio en procedimiento de vida o muerte.

title: ITEM 15 - CARRO DE PARO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Instalación del equipo en la institución designada, capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y técnicos correspondientes

Solicitamos amablemente a la convocante suprimir la ultima parte(detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y técnicos corresponientes, esta obedece a que este tipo de equipo no necesita testeo y calibración para su uso.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el Ítem 28 Servocuna donde dice 04 ruedas con freno de 5 pulgadas

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar como mínimo 3.8 para dar mayor participación a los demás oferentes

title: Ítem Nº 9 Cardiodesfibrilador

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Energía de salida manual.
¿Se podría cotizar hasta 360J?

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el Ítem 28 Servocuna donde dice  Lecho mesa con ajuste manual de anti trendelenbur- 7 posiciones.

Solicitamos amablemente a la convocante suprimir esta especificaciones técnicas ya que esta direccionado a un proveedor La casa del Médico, se observa claramente en su página web esta descripción y agregar Movimiento de trendelemburg directo e inverso de al menos +/- 15° para dar mayor participación  los oferentes.

title: ITEM 28 SERVOCUNA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el Item 28 Servocuna donde dice Panel de gases/ Resucitación Babypuff/ aspiración con: aspirador de columna con vacuómetro integrado en el panel, 01 (un) frasco aspirador con tapa y nivel Babypuff integrado con controles PIP y PEEP, 01 (un) flujómetro de O2, 1 (un) conjunto de 3 tamaños de máscara, con pieza T, pulmón de testes y tubo de 1,5m, 1 (una) manguera para O2 y 1 (una) manguera para aire.

Solicitamos amablemente a la convocante suprimir esta especificaciones técnicas ya que esta direccionado a un proveedor La casa del Médico, se observa claramente en su página web esta descripción y modelo del equipo FANEM modelo AMPLA 2085, y en su reemplazo poder cotizar en forma separada los aspiradores con vacuaometro y el resucitador neumático con los accesorios solicitados, con esto se dara mayor participacion a los oferentes y no dejar para un solo proveedor dicho ítem.

title: ITEM 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el Item 29 Equipo de Luminoterapia donde dice  Altura regulable 140 cm(Max)

Solicitamos amablemente a la convocante  poder cotizar con un máximo de 160 cm como máximo, de esta manera poder tener opción de usar con todos los tipos de incubadora o servocunas según corresponda.

title: ITEM 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En el Item 29 Equipo de Luminoterapia donde dice  Peso aproximado 20 Kg

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar equipos con peso minimo de 16 kg y peso máximo de 20 kg, de esta manera ayudaría a la movilidad de la luminoterapia sea más agradable al personal de blanco.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Favor aclarar si el ventilador debe adaptar automáticamente el flujo inspiratorio de acuerdo con la mecánica pulmonar del paciente.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Por definición la nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador. Porque existen sistemas de nebulización que no son nebulizadores y si salidas con cierto flujo para ser conectadas a un nebulizador externo y que modifican el volumen corriente programado por el intensivista.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Se solicita que la compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal sea opcional, de lo contrario se dirigen las especificaciones al ventilador pulmonar VYAIRE modelo AVEA.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

description: CONSULTA: Favor aclarar si el ventilador debe poseer control de la relación I:E en los tipos de ventilación.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA: Se consulta si se puede ofertar equipos con una compensación de fugas de 60LPM o mayor.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA En las especificaciones se solicita compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal. Se solicita considerar esta especificación como opcional porque de lo contrario solamente el ventilador VYAIRE modelo AVEA lo podría cumplir y las especificaciones estarían dirigidas a una sola marca y modelo violando la ley de contrataciones públicas.

title: Ítem 10 Monitor multiparamétrico

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
Peso
¿Se podría cotizar con peso menor a 7Kg?

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA En las especificaciones se solicita que se puede agregar a futura servocontrol automático de porcentaje de oxigeno (FiO2) controlado a través de la medición de la SpO2 del paciente. Esta solicitación se llama CliO2 y es marca registrada por VYAIRE y es una opción de los ventiladores modelo AVEA. Se solicita considerar esta especificación como opcional porque de lo contrario solamente el ventilador VYAIRE modelo Avea lo podría cumplir y las especificaciones estarían dirigidas a una sola marca y modelo violando la ley de contrataciones públicas.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA En las especificaciones se solicita TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), nTCPL y Volumen Garantizado. LA sigla TCPL es utilizada por VYAIRE en sus ventiladores AVEA y no todos los fabricantes usan estas siglas. Se solicita colocar TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), nTCPL y Volumen Garantizado o similar o mejor. De lo contrario solamente el ventilador VYAIRE modelo Avea lo podría cumplir y las especificaciones estarían dirigidas a una sola marca y modelo violando la ley de contrataciones públicas.

title: ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA Se solicita sensor de flujo térmico proximal reutilizable, no todos los fabricantes utilizan este tipo de sensor, solicitamos modificar por: sensor de flujo térmico proximal reutilizable si el equipo lo requiere para ventilar neonatos o mejor tecnologia.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Seguridad eléctrica acorde a normas internacionales.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante las normas internacionales a ser tenidas en cuenta referentes a la seguridad eléctrica del equipo.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Protección Radiológica acorde a normas.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante las normas de protección radiológica a ser tenidas en cuenta referentes a la seguridad eléctrica del equipo.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Tecnología de microprocesadores con sistema autotest.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Como el equipo estará con garantía por el tiempo solicitado en el pliego, se solicita a la convocante colocar como opcional el presente punto, debido a que debería el mismo soporte técnico el encargado de realizar el test del equipo así como su mantenimiento periódico. Por otro lado, los sistemas de autotest se enfocan más a equipos digitales, donde todo el equipo se encuentra controlado y monitoreado en tiempo real por un sistema computacional.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Capacidad calórica del ánodo.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante permitir equipos que presenten capacidades calóricas de ánodo desde 107KHU. Es bien sabido que, para equipos móviles, valores desde los 107KHU acompañados con una buena capacidad calórica de carcasa del tubo, presentan rendimientos iguales e inclusive superiores a aquellos equipos con capacidades de tubo más altas, siendo inclusive más eficientes en términos de calidad de imagen, dosis aplicada al paciente y eficiencia energética.

title: Capacitación Equipo de RX Fijo:

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
ítems 1:

Equipo de RX Fijo:

En el punto que especifica Otros requerimientos: Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo, calibración, etc.) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes. Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc.), incluir repuestos. Un manual de operaciones en español y un manual de servicios técnicos en español o en inglés. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios, Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de horas para cumplir con la fase de entrenamiento de los usuarios que le darán uso y operaran el sistema de imágenes, por lo que sugerimos que con 32 horas es más que suficiente para conocer todas las herramientas y tecnología que nos presenta, además instamos a que se establezca como requisito indispensable capacitación continua a través de una plataforma de educación virtual durante la vigencia de la garantía, con el fin de garantizar que los usuarios estén informado de las nuevas innovaciones tecnológicas que van surgiendo con el tiempo.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Colimador con temporizador.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante permitir equipos con colimador luminoso con control manual de apagado del localizador luminoso. El pedido se fundamenta en que dicho parámetro no hace a la calidad del equipo o afecta a la calidad de imagen de ninguna manera. Por otra parte, la modificación de dicho parámetro permitiría una mayor participación de oferentes en la licitación.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Brazo porta-tubo.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante permitir la participación de equipos con brazo porta-tubo contrabalanceado. El pedido se fundamenta que equipos con dicho tipo de brazo presentan un rendimiento igual e incluso superior a los equipos con brazo articulado o telescópico, siendo el brazo contrabalanceado más versátil y fácil de maniobrar, especialmente en espacios reducidos.

title: Ítem 11 Mesa quirúrgica

answer: LA CONVOCANTE CONSIDERA QUE EL GRADO DE INCLINACION QUE SE SOLICITA NO LIMITA LA PARTICIPACION DE LOS OFERENTES QUE PRESENTEN PRODUCTOS QUE TENGAN LA INCLINACION DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN EL PBC. SE INSTA A LOS POSIBLES OFERENTES A SEÑIRSE POR LO EXCLUSIVAMENTE DISPUESTO EN PBC.

description:
Inclinación de la placa y apoya piernas
¿Se podría cotizar mayor o igual 10º / 90º?

title: item 2  Estructura de acero satinada con pintura antiestática secada al horno o similar.

answer: La convocante sostiene que el motivo de la consulta no limita la participación de los productos ya que solo hace a la mención de la capacidad de soporte de la estructura y agrega la expresión o similar que abre la posibilidad para que los productos objeto de la consulta puedan participar de la presente licitación

description: Se solicita a la convocante colocar el presente parámetro como opcional. El pedido obedece a que los materiales utilizados en el equipo corresponden a una característica puramente constructiva y propia de cada fabricante y no hace a la calidad del equipo o afecta al funcionamiento del sistema.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Rotación en el eje transverso.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante colocar el presente punto como opcional. El pedido se debe a que el rango angular de cada equipo es una característica propia de cada fabricante y de cada modelo de equipo y no hace a la calidad del equipo ni restringe las proyecciones que el mismo podría realizar, puesto que la posición de toma de una imagen se consigue tras una combinación de varios movimientos en conjunto, y no dependiendo solo de un parámetro de rotación aislado. Por otro lado, valores muy extensos de ángulos frontales solo son conseguidos por equipos con brazos articulados, restringiendo totalmente la participación de equipos con brazos contrabalanceados o telescópicos.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Rango de mA.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se sugiere a la convocante que de forma a obtener valores óptimos de imagen en pacientes muy robustos, se solicite al menos un rango de mA de 50mA a 250mA. El valor de mA solicitado es muy bajo y no permitiría obtener imágenes con adecuados niveles de resolución.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Estructura de acero con pintura secada al horno

answer: La convocante sostiene que el motivo de la consulta no limita la participación de los productos ya que solo hace a la mención de la capacidad de soporte de la estructura y agrega la expresión o similar que abre la posibilidad para que los productos objeto de la consulta puedan participar de la presente licitación

description: Se solicita a la convocante colocar el presente parámetro como opcional. El pedido obedece a que los materiales utilizados en el equipo corresponden a una característica puramente constructiva y propia de cada fabricante y no hace a la calidad del equipo o afecta al funcionamiento del sistema.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Brazo articulado.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Se solicita a la convocante permitir la participación de equipos con brazo porta-tubo contrabalanceado. El pedido se fundamenta que equipos con dicho tipo de brazo presentan un rendimiento igual e incluso superior a los equipos con brazo articulado o telescópico, siendo el brazo contrabalanceado más versátil y fácil de maniobrar, especialmente en espacios reducidos, permitiendo además ser adecuado en todas las posiciones y distancias.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Pantalla de LCD  con valores digitales de KV, mA, mAs.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Debido a que los valores configurados para la realización de los estudios son KV y mAs, se solicita a la convocante exigir que solo dichos valores sean obligatorios en la pantalla.

title: item 2 - Valores digitales de KV, Ma, mAs en pantalla.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Debido a que los valores configurados para la realización de los estudios son KV y mAs, se solicita a la convocante exigir que solo dichos valores sean obligatorios en la pantalla.

title: Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X  Kv y mA conjugados en intervalos pequeños.

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Como los parámetros que se configuran en los equipos de RX portátiles son KV y mAs, se solicita a la convocante que sean dichos valores los que sean conjugados en intervalos pequeños, no así la combinación de kV y mA.

title: ITEM 10 MONITOR MULTIPARAMETRICO

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: CONSULTA En las especificaciones se solicita vista dinámica OxyCRG, se solicita considerar este requierimiento opcional, de lo contrario se dirigen las especificaciones al monitor multiparamétrico fabricado por ADVANCE Instrumentations modelo PM-2000, lo que contradice la Ley de Contrataciones públicas.

title: ITEM 2: EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X:

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
ítems 2:

EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X:

En el punto que dice: Otros requerimientos: Certificado de calibración e inspección técnica. Set completo de accesorios (rejillas antidifusora portátiles, enchufes reforzados, etc.) para el funcionamiento básico del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo, calibración, etc.) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes. Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc.), incluir repuestos. Un manual de operaciones en español y un manual de servicios técnicos en español o en inglés. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios.

Solicitamos a la convocante especificar la cantidad de horas para cumplir con la fase de entrenamiento de los usuarios en el manejo y uso del equipo de Rayos X portátil, por lo que indicamos que con 8 horas es suficiente para familiarizarse con todas las herramientas y tecnología que presenta, además instamos a que se sume como requisito indispensable capacitación continua a través de una plataforma de educación virtual durante la vigencia de la garantía, con el fin de garantizar que los usuarios estén informado de las nuevas innovaciones tecnológicas que van surgiendo con el tiempo.

title: Ítem 13 Lámpara Cialítica

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description: Las lámparas halógenas son tecnologías obsoletas, recomendamos solicitar sólo lámparas con tecnología LED

title: ítems 3:   Ecógrafo General Obstétrico

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
ítems 2:

Ecógrafo General Obstétrico

En el punto que dice: El oferente debe proveer toda la información necesaria en idioma español donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. Direcciones web, correo electrónico y nombre de contacto del representante del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado. La empresa deberá instalar los equipos dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde serán utilizados. La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal Médico y de Enfermería. La empresa deberá realizar capacitación a los médicos que utilizará el equipo. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo durante la garantía.

Solicitamos a la convocante adicionar como requisito una capacitación continua a través de una plataforma de educación virtual durante la vigencia de la garantía, esta con el fin de garantizar que los médicos estén informados de las nuevas innovaciones tecnológicas que van surgiendo con el tiempo en los sistemas de ecografía.

title: Visita al Sitio de ejecución del Contrato

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En la Página N° 06: Ítem 11. Visita al sitio de ejecución del contrato

Donde dice: La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones.

Se solicita amablemente a la convocante definir la fecha tope, Lugar, Hora, Procedimiento, Nombre del funcionario responsable de guiar la visita y Participación obligatoria

title: Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En la Página N° 11: Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes

Solicitamos a la Convocante definir el plazo de Garantía y que condiciones debe cumplir. Aclarar que La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato

title: Plazo de Reposición de Bienes

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En la Página N° 11: Plazo de Reposición de Bienes

Donde dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 DIAS HABILES

Solicitamos a la Convocante considerar al menos el plazo de 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de reposición, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.

title: Garantía para Equipo de RX Fijo

answer: LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO EXPRESADO EN EL PBC, YA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ASEGURARSE DE PRESENTAR LOS PRODUCTOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA NO CAUSAR DAÑO PATRIMONIAL A LA INSTITUCION. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A CEÑIRSE A LO QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DETERMINE

description:
En la Página N° 21: Especificaciones Técnicas  ITEM 1: Equipo de RX Fijo Otros Requerimientos

Donde dice: Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc), incluir repuestos.

Se solicita a la Convocante especificar que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados.

title: Horario de Asistencias al Equipo de RX Fijo

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En la Página N° 21: Especificaciones Técnicas  ITEM 1: Equipo de RX Fijo Otros Requerimientos

Donde dice: Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios.

Solicitamos a la convocante aclarar que las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., excluyendo sábados, domingos y feriados.

title: Garantía para ITEM 2: Equipo de RX Portátil

answer: LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO EXPRESADO EN EL PBC, YA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ASEGURARSE DE PRESENTAR LOS PRODUCTOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA NO CAUSAR DAÑO PATRIMONIAL A LA INSTITUCION. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A CEÑIRSE A LO QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DETERMINE.

description:
En la Página N° 22: Especificaciones Técnicas  ITEM 2: Equipo de RX Portátil Otros Requerimientos

Donde dice: Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc), incluir repuestos

Se solicita a la Convocante especificar que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados.

title: Horario de Asistencias al ITEM 2: Equipo de RX Portátil

answer: SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

description:
En la Página N° 22: Especificaciones Técnicas  ITEM 2: Equipo de RX Portátil Otros Requerimientos

Donde dice: Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios

Solicitamos a la convocante aclarar que las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., excluyendo sábados, domingos y feriados.

title: Garantía para ITEM 3: Ecógrafo General Obstétrico

answer:
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO EXPRESADO EN EL PBC, YA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ASEGURARSE DE PRESENTAR LOS PRODUCTOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA NO CAUSAR DAÑO PATRIMONIAL A LA INSTITUCION. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A CEÑIRSE A LO QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DETERMINE.

EN CUANTO A LA GARANTIA SE RUEGA A LOS OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N° 01/2020

description:
En la Página N° 22: Especificaciones Técnicas  ITEM 3: Ecógrafo General Obstétrico Otros Requerimientos

Donde dice: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo durante la garantía.

Solicitamos a la Convocante aclarar la garantía en relación con los transductores, especificando que ésta no corresponderá por desgastes, daños causados y/o golpes, especificar que la garantía de recambio aplicará sólo por defectos originales de Fábrica. Solicitamos a la convocante aclarar que las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., excluyendo sábados, domingos y feriados.

title: Adecuaciones Edilicias para Instalación del Item 1 Equipo de Rayos X Fijo

answer: LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO CUENTA CON UNA SALA DE RX EQUIPADA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ALVERGAR EL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACION

description:
Adecuaciones edilicias para instalación Equipo de Rayos X Fijo (ítem 1).

Para la instalación de dicho equipo, la sala destinada deberá cumplir con ciertos requisitos edilicios y eléctricos. Se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar los trabajos de adecuación de edilicias (pisos, paredes y otros) caso fuera necesario teniendo en cuenta que en el Pliego de bases y condiciones no brinda información sobre este punto.

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: GOBERNACION DE BOQUERON || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: CALLE, JUAN V. ESTIGARRIBIA ENTRE SOLDADO PARAGUAYO Y MANUEL ORTIZ GUERRERO

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: MARCOS ANTOLIANO MARÍN ROJAS - LAURO MIGUEL LEGUIZAMON

B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

name: JESUS DONADO-MAZARRON, JOGE CADENA, MARTIN HELMUT

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

name: CARLOS DIEGO GIMENA, GUILLERMO FRANCISCO PERONI

FALCON COM. & IND. S.A.

name: RODOLFO ARCE GODOY; WALTER ARCE GODOY; CHRISTIAN ARCE GODOY

SUMI SOCIEDAD ANONIMA

name: Francisco Terashima - Sumigiro Takaoka - Yasutaka takaoka

IMESE S.A.

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: EMIGDIO ELIZAUR ALFONSO - MARIA EMILIA ELIZAUR GAONA

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

legalName: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

name: LUIS HERNANDO ACHA FELTES, IVAN DARIO LUSICHI SALDIVAR

ALBATROS SACI

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

name: PATRICIA GRANDA DE SERRATI, JORGE ROMUALDO GRANDA

title: Etapa de Puja

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Beneficio MIPYME

title: Etapa de Puja

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Beneficio MIPYME

title: Periodo Aleatorio

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Beneficio MIPYME

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Beneficio MIPYME

title: Periodo Aleatorio

title: Recepción de Lances

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Recepción de Lances

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Beneficio MIPYME

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Beneficio MIPYME

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Periodo Aleatorio

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Manometros para laboratorios

description: Manometros para laboratorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Cajas de valvulas o valvulas de cierre de gas medico y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Carros medicos o accesorios

description: Carros medicos o accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Analizadores de varios gases

description: Analizadores de varios gases

description: Ecografos y accesorios

description: Ecografos y accesorios

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Analizadores quimicos

description: Analizadores quimicos

description: Analizadores quimicos

description: Analizadores quimicos

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"

title: nota_n__103_publicacion_adjudicacion_en_segunda_etapa_id_387121_1608243806206.pdf

title: nota_n__117_contestacion_a_observacion_adjudicacion_segunda_etapa_id_387121_1608647106801.pdf

title: falcon_comercial_e_ind_id_387121_1608647099051.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision_falcon_387121_1632330236242.pdf

title: INFORME TECNICO

title: informe_tecnico_falcon_387121_1632330335746.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc1_falcon_387121_1632330183801.pdf

title: nota_n__117_contestacion_a_observacion_adjudicacion_segunda_etapa_id_387121_1608646931708.pdf

title: nota_n__103_publicacion_adjudicacion_en_segunda_etapa_id_387121_1608244309260.pdf

title: imese_sa_id_387121_1608646917178.pdf

title: nota_n__117_contestacion_a_observacion_adjudicacion_segunda_etapa_id_387121_1608647027666.pdf

title: contrato_n_35_biotec_387121_adq_de_equipos_hmi_1608647020473.pdf

title: nota_n__103_publicacion_adjudicacion_en_segunda_etapa_id_387121_1608243103461.pdf

title: INFORME DE SERVICIO

title: rdeservicio_biotec_387121_1632330613085.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision1_biotec_387121_1632240813923.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc1_biotec_387121_1632240769530.pdf

title: nota_n__117_contestacion_a_observacion_adjudicacion_segunda_etapa_id_387121_1608646674534.pdf

title: nota_n__103_publicacion_adjudicacion_en_segunda_etapa_id_387121_1608242145524.pdf

title: albatros_saci_id_387121_1608646661768.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision1_albatros_387121_1632238815629.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN

title: remision2_albatrossaci_387121__1637675428347.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision1_albatros_387121_1632236743407.pdf

title: nremision1_albatros_387121_1632236623340.pdf

title: INFORME TECNICO

title: informe_tecnico_albatrossaci_387121__1637675702031.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc1_albatros_387121_000150_1632235268173.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc2_albatrossaci_387121_1637675204866.pdf

title: contrato_37_2020_argon_1608646319326.pdf

title: nota_n__117_contestacion_a_observacion_adjudicacion_segunda_etapa_id_387121_1608646380293.pdf

title: nota_n__103_publicacion_adjudicacion_en_segunda_etapa_id_387121_1608242787464.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision1_argon_387121_1632239905328.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision1_argon_387121_1632238633992.pdf

title: nremision1_argon_387121_1632238633754.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc1_argon_387121_1632238157110.pdf

title: nota_n__117_contestacion_a_observacion_adjudicacion_segunda_etapa_id_387121_1608646779588.pdf

title: cdp_equipos_hmi_1608244038648.pdf

title: dysa_id_387121_1608646770571.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN

title: notaderemision4_dysa_387121_1637680113395.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision1_dysa_387121_1632314606698.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN

title: notaderemision3_dysa_387121_1637679932851.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN

title: nremision2_dysa_387121_1632315448022.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc2_dysa_387121_1632315380992.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc3_dysa_387121__1637678690698.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc1_dysa_387121_1632314388939.pdf

description: Apertura de Protesta - N° 16102/20 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

description: Cierre de Protesta - N° 1211/21 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

description: Cierre de Protesta - N° 1212/21 - ARGON S.R.L.

description: Cierre de Protesta - N° 1214/21 - FALCON COM. & IND. S.A.

description: Apertura de Protesta - N° 16123/20 - ALBATROS SACI

description: Cierre de Protesta - N° 1215/21 - ALBATROS SACI

description: Apertura de Protesta - N° 16121/20 - DYSA HEALTHCARE S.A.

description: Cierre de Protesta - N° 1206/21 - Gobierno Departamental de Boquerón

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16119/20 - Gobierno Departamental de Boquerón

description: Autos para Resolver

description: Apertura de Protesta - N° 16126/20 - IMESE S.A.

description: Apertura de Protesta - N° 16124/20 - FALCON COM. & IND. S.A.

description: Apertura de Protesta - N° 16125/20 - ARGON S.R.L.

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16125/20 - ARGON S.R.L.

description: Apertura de Protesta - N° 16118/20 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

description: Apertura de Protesta - N° 16119/20 - Gobierno Departamental de Boquerón

description: Cierre de Protesta - N° 1209/21 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

description: Apertura de Protesta - N° 16122/20 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

description: Cierre de Protesta - N° 1213/21 - IMESE S.A.

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16123/20 - ALBATROS SACI

description: N° 6211/20

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16124/20 - FALCON COM. & IND. S.A.

description: N° 1151/21

description: Cierre de Protesta - N° 1210/21 - DYSA HEALTHCARE S.A.

description: Protestante: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

description: N° 452/21

description: N° 2084/20 - Apertura de procedimiento

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16122/20 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16121/20 - DYSA HEALTHCARE S.A.

description: N° 2076/20 - Apertura de procedimiento

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16126/20 - IMESE S.A.

title: res_DNCP_6211_20_.pdf

title: res_DNCP_452_21.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO" CONVOCADA POR UOC BOQUERON ID387121

name: Gobierno Departamental de Boquerón / Gobiernos Departamentales