name: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

title: Grupa 34

description: 1 Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. szt 4 2 Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. szt 6 3 Noże do endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej różne kształty do wyboru, długość narzędzia 1650mm – 1950mm – 2300mm szt 20 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 33

description: 1 Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. szt 10 2 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. szt 80 3 Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm. szt 40 4 Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 15mm – 25mm; średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach. szt 40 5 Dreny do pompy wodnej OFP-1,2 typu MAJ 1608 jednorazowe szt 100 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 32

description: 1 Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów (6,29mm2), odporna na rozciąganie i z pamięcią kształtu, anatomicznie ukształtowana, pozwala na łatwą implementacje dzięki kolorowemu znacznikowi. Rozmiar siatki 8x13 cm ( prawa, lewa) +/-5 % szt 700 2 Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o wielkości porów 6,29 mm2, i ciężarze siatki nie większym niż 44 g/cm2, grubość siatki 0,44mm. Rozmiar siatki 30x30 cm+/-5 % szt 80 3 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów 0,42 mm2, od strony brzusznej barierowa warstwa ePTFE. Siatka zaopatrzona w tasiemkę do fiksacji. Rozmiar siatki średnica 6,5 cm ± 5 % szt 40 4 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów 0,42 mm2, od strony brzusznej barierowa warstwa ePTFE. Siatka zaopatrzona w tasiemkę do fiksacji. Rozmiar siatki 8 cm ± 5 % szt 40 5 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu (poliglikol), o wielkości porów 0,025 mm2. Siatka zaopatrzona w termoplastyczny balon służący do pozycjonowania. W skład zestawu wchodzi narzędzie do zwijania i aplikowania siatki. Rozmiar siatki 20 x 25 cm+/-5 % szt 4 6 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu (poliglikol), o wielkości porów 0,025 mm. Rozmiar siatki 20 x 25 cm +/-5 % szt 40 7 Siatka z polipropylenu monofilamentnego do zaopatrywania przepuklin brzusznych o wielkości porów 1,96 mm2 i ciężarze siatki max. 32 g/m2 z warstwą klejową na bazie polietylenu glikolu ulegającą całkowitej resorbcji po 90 dniach. Rozmiar siatki 20 x 25 cm +/-5 % szt 40 8 Stapler 5 mm do mocowania siatek zaopatrzony w 30 wchłanialnych zszywek i wskaźnik zużycia zszywek. Zszywki wykonane z poliaktydu na bazie kwasu mlekowego ulegające biodegradacji po ok 12 miesiącach. Długość zszywki ok 6 mm ± 5 %. W świetle zszywki otwór dla lepszego przerastania tkanki. szt 100 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 31

description: 1 Pojemnik do badań laboratoryjnych, pojemność 100 – 120 ml jałowy szt 18 000,00 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 30

description: 1 Sterylne, jednorazowe zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji zaćmy szt 2 000 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 29

description: 1 Prowadnica jednorazowego użytku typu Ultra-Pro II – prowadnica przeznaczona do przystawek biopsyjnych typu Ultra – Pro II – zestaw zawiera pełną gamę kanałow roboczych z wyraznym oznaczeniem rozmiaru: 8,5 FR, 14-23GA ( z wyłączeniem 19GA ) – duży wygodny uchwyt z funkcją „quick-relase” pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez koieczności ponownego przeprowadzenia go przez kanał roboczy, komplet składa się ze sterylnej prowadnicy, osłony składanej teleskopowo typu CIV– Flex (3D ) 14 x 147cm, żel oraz elastyczne opaski. szt 480 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 28

description: 1 Klipsy tytanowe rozmiar ML ( średnio-duże ) zamykane oczkowo tj. Zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa ), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st. , długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą. szt 6 000,00 2 Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej Hem-o-Lock, rozmiar XL (extra duży), zamykające naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk szt 2 400,00 3 Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej 5mm Hem-o-Lock, rozmiar ML (średnio duży), zamykające naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk szt 1 800,00 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 27

description: 1 Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą:częstotliwość własna przetwornika =>200HZ, wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla, prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik, konstrukcja przewodnika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu, linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z minimum trzema otworami szt 800 2 Czujnik do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z wykorzystaniem maksymalnie jego dostępu naczyniowego, długość linii 152cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, kompatybilny z monitorem Vigileo szt 400 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 26

description: 1 Zawór biopsyjny do bronchoskopu typu BF – TE2, jednorazowy sterylny szt 500 2 Zaworki ssące do bronchoskopu typu BF – TE2, jednorazowe, sterylne szt 500 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 25

description: 1 Cewnik balonowy trójdrożny z końcówką typu Dufor CH18 – CH24 wykonany ze 100 % silikonu, z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności: 50ml dla cewnika CH18, 60ml dla cewnika CH20, 70ml dla cewnika CH 22, 80ml dla cewnika CH 24, długość 42cm szt 600 2 Popychacz o średnicy 5FR, dł 70cm, wykonany z Pebax'u w kolorze niebieskim, z plastikową przezroczystą osłonką z dwoma klipsami mocującymi, kompatybilny z zestawami do synowania moczowodów w rozmiarze CH 4,7 szt 400 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 24

description: 1 100 % perfuorodekalina (C10F18 ), strzykawka o objętości 5ml, gęstość (g/cm3 w temperaturze 25ºC ) :1,93, wskażnik refraksji (20ºC ) :1,3110 (25st) 1,313, lepkość (mPas w temperaturze 25ºC ):5,5 szt 40 2 Czysty gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Strzykawka z procentową podziałką w celu precyzyjnego mieszania procentowego. szt 100 3 Czysty gaz C3F8 Octafluoropropane wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Strzykawka z procentową podziałką w celu precyzyjnego mieszania procentowego. szt 40 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 23

description: 1 Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15 %, brillant blue G o stężeniu 0,025 %, polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko – strzykawki o pojemności 0,5ml. szt 120 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 22

description: 1 Sterylna taśma silikonowa z kompatybilną zapinką,pakowane w jednym sterylnym opakowaniu, o wymiarach: taśma 2,5mm x 0,6mm, długość 125mm + zapinka ( mankiet): 1,65mm x 0,76mm, długość 30mm szt 20 2 Sterylna gąbka silikonowa okrągła, średnica 4mm, długość całkowita 80mm szt 20 3 Sterylna gąbka owalna o wymiarach: szerokość 5mm, wysokość 3mm, długość całkowita 100mm. szt 20 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 21

description: 1 Smoczki standardowe na butelki z preparatami gotowymi do karmienia noworodków, sterylne, jednorazowego użytku. szt 5 000 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 20

description: 1 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi opakowanie filia – papier, bez zawartości ftalanow ( z wyjątkiem pompki ), pompka w kształcie walca ośrednicy 28mm i długości 12cm, wyposażona w dwa zawory kulowe szt 600 2 Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe, pojemność minimum 100ml szt 4 000 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 19

description: 1 Antybakteryjny opatrunek 6 warstw dopasowany dzięki fabrycznego nacięcia T, jałowy do ochrony miejsc wprowadzenia: rurek tracheostomijnych, drenów opłucnych, wkłuć centralnych, cewników dożylnych, nasączony 0,2 % PHMB ( poliheksametylenbiguanidu ) o wymiarach :5x5cm szt 21000 2 Antybakteryjny opatrunek 6 warstw dopasowany dzięki fabrycznego nacięcia T, jałowy do ochrony miejsc wprowadzenia: rurek tracheostomijnych, drenów opłucnych, wkłuć centralnych, cewników dożylnych, nasączonyd0,2 % PHMBd(poliheksametylenbiguanidu) o wymiarach: 10x10cm szt 15000 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 18

description: 1 Cewniki do odsysania tchawicy i drzewa oskrzelowego u dzieci, długość 24cm, kolor kodowany-lawendowy. Pediatryczny cewnik do odsysania ze złączem Touch-Trol i podziałką głęb. co 1 cm. Rozmiar 5CH szt 1500 2 Cewniki do odsysania tchawicy i drzewa oskrzelowego u dzieci, długość 24cm, kolor kodowany – zielony, Pediatryczny cewnik do odsysania ze złączem Touch-Trol i podziałką głęb. co 1 cm. Rozmiar 6CH szt 1500 3 Cewniki do odsysania tchawicy i drzewa oskrzelowego u dzieci, długość 29cm, kolor kodowany-niebieski, Pediatryczny cewnik do odsysania ze złączem Touch-Trol i podziałką głęb. co 1 cm. Rozmiar 8CH szt 1500 4 Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, ze znacznikiem pozycji igły, cewnikiem poliuretanowym CH8 i długości ok 12 cm. Zestaw powinien zawierać: cewnik posiadający 4 otwory boczne (znakowane co 1 cm), strzykawkę typu Luer Lock 50/60 ml, kranik trójdrożny z przedłuzaczem i możliwością zamykania kierunku przepływu, worek o poj. 2L na płyn. szt 300 5 Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcyjną zaopatrzoną w korek. szt 400 6 Trokary 8CH-32CH szt 200 7 Dreny Thorax silikonowe 24CH-36CH szt 1000 8 Dreny Thorax 28CH-36CH szt 400 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 17

description: 1 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 11x6cm. szt 300 2 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 15x10cm. szt 228 3 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 20x20cm. szt 36 4 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 30x30cm. szt 36 5 Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Gramatura 78g/m2, grubość 1,7mm, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm 20-30x15-20cm z fiksatorem siatek przepuklinowych z 30 zszywkami wchłanialnymi szt 20 6 Fiksator siatek przepuklinowych z 30 zszywkami wchłanialnymi szt 12 7 Fiksator siatek przepuklinowych artykulacyjny trzon do 65 stopni z 3 ładunkami po 10 zszywek wchłanialnych w zestawie. szt 12 8 Ładunek z 10 wchłanialnymi zszywkami do fiksatora artykulacyjnego szt 12 9 Ładunek z 5 wchłanialnymi zszywkami do fiksatora artykulacyjnego szt 12 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 16

description: 1 Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego umożliwiająca użycie podczas jednego zabiegu ładunków o długości linii szwu 30mm, 45mm i 60mm. Rękojeść w trzech długościach szaftu – krótka do zabiegów klasycznych – 5 cm,standardowa do zabiegów laparoskopowych – 15 cm i długa do zabiegów bariatrycznych 25 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia. szt 60 2 Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 60 3 Ładunki endoskopowe proste odługości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędamiTytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 60 4 Ładunki endoskopowe artykulacyjne odługości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanymnożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 24 5 Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 2.0-2.5-3.0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 12 6 Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 90 7 Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 2.0-2.5-3.0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 24 8 Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych,składający się z dwóch obręczy połączonych powłoką,umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 – 6 cm szt 80 9 Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych powłoką,umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 5 – 9 cm szt 80 10 Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych,składający się z dwóch obręczy połączonych powłoką, umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 9 – 14 cm szt 80 11 Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 28 lub 31 mm, zakrzywiony, z łamanym, niskoprofilowym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu tytanowego, o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Stapler posiada dwie rękojeści spustowe. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. szt 180 12 Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 60mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. szt 20 13 Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 80mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. szt 20 14 Ładunek do posiadanego przez szpital nowego staplera zamykającego wielorazowego użytku typu TA30Premium o długości linii szwu 30mm lub TA55 Premium, o długości linii szwu 55m i wysokości zszywki 3,5mm lub 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 96 15 Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. szt 60 16 Łata Hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym, o wymiarach 5x10 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. szt 24 17 Łata Hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym, o wymiarach 2x4 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. szt 24 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 15

description: 1 Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze integrowanym nożem,z aktywacją ręczną do zabiegow klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach szt 72 2 Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej18-20cm i zakrzywionych branszach pod kątem 14 st. i długości 36mm szt 36 3 Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości ok 19cm i zakrzywionych branszach pod kątem 28 st i długości 16,5mm szt 12 4 Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych szt 24 5 Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm i prostych branszach o długości 19,5mm szt 12 6 Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.18cm z kablem podłączeniowym do generatora szt 48 7 Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora szt 48 8 Zestaw elektrody czynnej dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o długości min 3m i kaburą oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej o wymiarach 18x11cm z systemem zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem szt 200 9 Elektroda igłowa o długości 7-7,2cm i 2,8-3,0 długości aktywnej szt 8 10 Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45º izolowana o długości aktywnej 0,20-0,25 mm szt 20 11 Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17 cm i długości aktywnej 2,5-2,6 cm szt 14 12 Uchwyt argonowy jednorazowy monopolarny z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji szt 4 13 Elektroda haczykowa o długości całkowitej 35-37 cm szt 4 14 Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej średnicy 5mm i długości 13 cm szt 200 15 Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita 5,33 cm, długość aktywna 1 cm, średnica 5 mm szt 300 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 14

description: 1 Zestaw do podawania diety dojelitowo w wersji grawitacyjnej w wersji 3 w 1. Pasujący do butelek i opakowań typu Pack. szt 4 800 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 13

description: 1 Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag przez pompę Applix Smart długości min 200cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN – lock szt 500 2 Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag przez pompę Amica długości min 200cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN – lock szt 1 000 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 12

description: 1 Introduktor – zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Elementy zestawu: prowadnik, igła prosta, silikonowa koszulka z zastawką, dilatator szt 100 2 Zestaw do drenazu przezskórnego metodą dwustopniową 6F/26 szt 60 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 11

description: 1 Hemofiltr polisulfonowy o pow. 2,3m2, dedykowany do dializy albuminowej, pakowany pojedynczo, kompatybilny z zestawami drenów do CRRT na aparacie Multifiltrate szt 50 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 10

description: 1 Dren do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia szt 30 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 9

description: 1 Strzykawka insulinowa z zamontowaną igłą 0,3 x13mm szt 600. 2 Strzykawka 3 częściowa do pomp infuzyjnych, czarna nominalna skala, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, poj. 20ml szt 500. 3 Taśma falista, pozwalająca na pasywny drenaż otwarty zainfekowanych ran, które muszą pozostać niezamknięte. W komplecie agrafka zapobiegająca przemieszczaniu się taśmy falistej w głąb rany i wyraźnie wskazująca jej położenie. Długość drenu 400mm, szerokość drenu 30mm szt 200. 4 Łączniki Y do drenów rozmiary 7-7-7mm, 9-9-9mm do wyboru zamawiającego szt 500. 5 Cewnik typu Foley, silikonowany, balon pojemności 3ml opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe i wewnętrzne foliowe., z prowadnicą, długość min 290mm, CH6-10, sterylizowany radiacyjnie szt 600. 6 Cewnik typu Foley, silikonowany, balon pojemności 5-10 lub 30ml do wyboru zamawiającego, opakowanie zewnętrzne foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe, CH 12-24, sterylizowany radiacyjnie szt 23 000. 7 Cewnik typu nelaton, z medycznego PCV, długość robocza 360mm, CH 6-22 szt 3 000. 8 Cewnik Pezzer 4 otwory boczne długość minimum 40 cm oraz podwójne pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier nr:18 – 34 szt 100. 9 Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotnąoraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby szt 150. 10 Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych 2L Sterylny, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym szt 40 000. 11 worek do pobierania moczu dla dziewczynek szt 1 500. 12 Worek do pobierania moczu dla chłopców szt 1 500. 13 Kanki doodbytnicze, odporne na zaginanie CH16-20 dł 250mm szt 600. 14 Cewnik rektalny, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie CH24-36 dł 400mm szt 2 000. 15 Przewód do cystokopu i rektoskopu z jedną końcówką, pakowany pojedynczo szt 500. 16 Przewód do cystokopu i rektoskopu z dwoma końcówkami, pakowany pojedynczo szt 1 500. 17 Cewniki do karmienia niemowląt z medycznego PCV, skalowane co 1cm, informacja o możliwości używania do 4 tygodni nadrukowana fabrycznie przez producenta na opakowaniu, rozmiary CH 5,6,8,10 szt 200. 18 Cewnki do karmienia dla dorosłych wykonane z medycznego PCV, sterylne szt 500. 19 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 6- 12, długość 800mm lub 1250mm do wyboru zamawiającego szt 600. 20 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w EO. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 14 – 16, długość 1250mm szt 3 000. 21 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w EO. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 18 – 20, długość 1500mm szt 7 000. 22 Zgłębnik żołądkowy, rozmiar 22 – 36, wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, długość 1500mm opakowanie folia – papier, sterylny szt 2 000. 23 Przedłużacz do pompy infuzyjnej, długość od 10cm do 25cm z kranikiem trójdrożnym typu Luer Lock, z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji szt 15 000. 24 Strzykawka jednorazowego użytku z igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x 16 szt 20 000. 25 Filtr przeciwbakteryjny do przetaczania płynów infuzyjnych i leków, z dodatnio naladowaną membraną 0,2 μ zatrzymującą endotoksyny, zatrzymującą pęcherzyki powietrza, mikroorganizmy, bakterie, grzyby,drożdże, czastki nieorganiczne, do stosowania do 96h,z krótkimi liniami bez DEHP przed i za filtrem – 3cm ,objętość wypełnienia zestawu 0,5 ml,powierzchnia filtrowania 1,6 cm2, przepływ 2 ml/min.z zastawką antyzwrotną zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku filtra oraz specjalną zatyczką typu Flowstop, która umożliwia wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego sterylności szt 100. 26 Zatyczka do cewnika schodkowa szt 23 000. 27 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE, całkowicie widoczna w USG, bez pasków radiocieniujących, bez dodatkowego portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, wyposażona w zastawkę antyzwrotną, elastyczne skrzydełka mocujące, kaniula o przepływie 13 ml/min, sterylna. Pakowana w opakowanie Tyvek zabezpieczające przed utratą jałowości, bez zawartości celulozy, odporne na rozdarcie, wilgoć. Rozmiar 24G, 26G szt 13 000. 28 Nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu medlance szt 1 000. 29 Nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu medlance szt 4 000. 30 Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV, rozmiary CH 8 -18, długość robocza 360mm szt 2 500. 31 Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV, rozmiary CH – 20, długość robocza 360mm szt 600. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 8

description: 1 Dreny jednorazowe, sterylne do pompy irygacyjnej DP30 o długości 4m szt 1 200. 2 Dreny jednorazowe, sterylne do pompy wiertarki szt 300. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 7

description: 1 Igła do ostrzykiwania, średnica 0,7mm ( 22G) o długości ostrza 5mm, długość narzędzia 230cm, osłona o średnicy 2,3mm, z mechanizmem zatrzaskowym zapobiegającym niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, spłaszczona, ergonomiczna rączka zapewniająca stabilną obsługę, możliwość wysuwania i chowania ostrza przy dużych zagięciach osłonki, w razie zapotrzebowania dostępne również igły o długości ostrza 4mmi 6mm szt 250. 2 Ustnik do endoskopu, jednorazowy, otwór 59 Fr., z elastycznego plastiku dopasowującego się do kształtu twarzy, z wstępnie zamocowaną z jednej strony gumką z otworami co 1cm dla osiągnięcia odpowiedniej długości. szt 1 500. 3 Szczotka do czyszczenia kanału roboczego endoskopu o podwyższonej sztywności, dwustronna, średnica cewnika 2,2mm, dostępna w długości 230cm w kolorze swoistym dla danej długości. szt 1 000. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 6

description: 1 Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów ( 6,29mm² ), odporna na rozciąganie i z pamięcią kształtu, anatomicznie ukształtowana, pozwala na łatwą impementacje dzięki kolorowemu znacznikowi. Rozmiar siatki 8 x 13 cm +/-5 % ( prawa, lewa ) szt 100. 2 Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów ( 6,29mm² ), odporna na rozciąganie i z pamięcią kształtu, anatomicznie ukształtowana, pozwala na łatwą impementacje dzięki kolorowemu znacznikowi. Rozmiar siatki 12 x 17 cm +/-5 % ( prawa, lewa ) szt 20. 3 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu ( poliglikol ), o wielkości porów 0,025mm. Rozmiar siatki 15 x20 cm +/-5 % szt 30. 4 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu ( poliglikol ), o wielkości porów 0,025mm. Rozmiar siatki 25 x33cm +/-5 % szt 30. 5 Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa, polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,42mm), masa siatki 69,4g/m², od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa ulegająca resorbcji po ok 30 dniach. Zaopatrzona w specjalne kieszonki ułatwiające ufiksowanie siatki oraz w wchłanialny stelaż dla lepszej implementacji. Rozmiar siatki 20x25cm +/- 5 % szt 10. 6 Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa, polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,42mm), masa siatki 69,4g/m², od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa ulegająca resorbcji po ok 30 dniach. Zaopatrzona w specjalne kieszonki ułatwiające ufiksowanie siatki oraz w wchłanialny stelaż dla lepszej implementacji. Rozmiar siatki 22x27cm +/- 5 % szt 20. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 5

description: 1 Sterylny jednorazowy pokrowiec na aparaturę o średnicy 80cm, wykonany z przeżroczystego PE o grubości 0,04mm i gramaturze 40g / m² o wlaściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-C89258-2:1997 dla tworzyw sztucznych, wytrzymałość na zrywanie wzdłuż i w poprzek > 18N / cm² wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek > 650 % , ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie i utrzymanie na przyrządzie, x 1 sztuka szt 2 400. 2 Sterylny jednorazowy pokrowiec na przewody x 1 sztuka wykonany z przeżroczystego PE o grubości 0,04mm i gramaturze 40g\m² o wlaściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-C89258-2:1997dla tworzyw sztucznych, wytrzymałość na zrywanie wzdłuż i w poprzek >18 N /cm² oraz wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek > 650 %, złożony teleskopowo, z taśmami lepnymi odporymi na przemakanie do mocowania na końcówkach, pokrowiec o wymiarach 15 – 17 x 200 – 250 cm szt 4 000. 3 Sterylny jednorazowy fartuch nieprzemakalny przedni – bez rękawów wykonany z całkowicie nieprzemakalnego, mocnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 40g\ m², o wytrzymałości na rościąganie wzdłuż włókien 70N, w poprzek włókien 24N, oraz o odporności na rozerwanie na sucho i na mokro >80kPa, a także odporności na penetrację plynu >100cmH2O. Fartuch w części tylnej wyposażony w troki o długości 130cm. Rozmiar fartucha XL. Pakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i numerze serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej szt 5 000. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 4

description: 1 Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem z 100 % czystego silikonu, wtopiona linia RTG, perforowanie eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, worek wyskalowany w zakresie 0 – 100ml co 25ml i w zakresie 100 – 600ml co 100ml, dren w rozmiarach:9,12,15,18,20,24,28,30,33,36 CH szt 10 000. 2 Jednorazowa, sterylna prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie, z kanałem przez całą długość, atraumatyczne zakończenie typu Coude, długość 70cm, skalowana co 1cm na długości 20 – 40cm, bez lateksu, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier – folia, rozmiar 15Fr szt 160. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 3

description: 1 Stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Możliwość jedenastokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta – po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki ( system gąsienicowej budowy magazynku ), posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść pokryta antypoślizgowym żebrowaniem zwiększającym stabilność w dłoni operatora. Każdy ładunek wyposażony w pin – wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 60mm ( 3,8mm; 4,5mm ), 80mm ( 3,8mm; 4,2mm; 4,5mm ) 100mm ( 3,8mm ) szt 200. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 2

description: 1 Zestaw do cewnikowania. Skład: serweta z laminatu 39g/m² niebieska, 50x60cm – 1sztuka. Rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. Serweta z laminatu 39g/m²,niebieska 50x50cm z otworem 6cm (5cm) i rozcięciem – 1 sztuka. Tupfer kula z gazy 17 nitkowej 20x 20cm – 6 sztuk. Pojemnik plastikowy okrągły 120ml – 1 szt. Pęseta plastikowa – 1 szt. Cewnik Foley – 1szt. Worek na mocz typ z zaworem 2 – 1szt. Strzykawka 10ml – 1 szt. Igła 12mm – 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji. Sterylizowany EO. Możliwość zamówienia z cewnikami 16 lub 18 lub 20 lub 22 szt 100. 2 Zestaw do cewnikowania, jałowy, wysterylizowany w EO na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem serii, datą ważności z nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo – foliową. Skład zestawu: kompres gazowy 17n8w10cm x 10cm – 5 szt. Nerka tekturowa – 1 szt. Pęseta plastikowa – 1 szt. Pojemnik plastikowy – 1 szt. Tupfer kula 17n 20cm x 20cm – 5 szt. szt 50. 3 Jałowy zestaw zabiegowy zapakowany w torebkę papierowo – foliową wysterylizowaną parą wodną. Skład zestawu: kompresy gazowe 17 nitek 8 warstw 10cm x 10cm -5 sztuk, tupfer kula 17 nitek 20cm x 20cm – 5 sztuk, pojemnik plastikowy 125ml – 1 sztuka, nerka tekturowa – 1 sztuka, pęseta plastikowa 13cm – 1 sztuka szt 3 000. 4 Zestaw do porodu, jalowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m², rozmiar 113x90cm-1 szt; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm – 20szt; kompres włókninowy 4 warstwowy 40g/m² 10x20cm – 2szt; serweta włókninowa 40g/m2 80x60cm – 1 szt; nożyczki metalowe zagięte tępo-tępe 15cm – 1 szt; nożyczki metalowe ostro-tępe do nacięcia krocza 18cm – 1szt; kleszczyki metalowe pean prosty 20cm – 1 szt; kleszczyki metalowe proste 18cm – 1 szt; zacisk do pępowiny – 1 szt. szt 4 800. 5 Zestaw do szycia krocza, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: serweta podfoliowana 2 warstwowa min 56g/2 w rozmiarze 90x 75cm – 1 szt; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm – 20szt; penseta chirurgiczna 15cm – 1szt; nożyczki metalowe ostro-tępe 14cm – 1szt; kleszczyki proste do opatrunku metalowe żebrowane 25cm – 2 szt; kleszczyki metalowe do igły 20cm – 1 szt. szt 4 800. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 1

description: 1 Klej tkankowy – polimer n – butyl – 2 cyjanoakrylantu szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym, przezroczysty lub fioletowy. Przechowywanie w temperaturze pokojowej 22 stopnie C – wymagane badania kliniczne ( również do fiksacji siatek ) szt 500. 2 Balon do rozszerzania powłok, średnica 10mm, długość robocza 300mm, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie w komplecie z pompką szt 300. 3 Zestaw do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport plus z opakowań typu worek. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek, łącznik żeński Luer Lock ze stożkiem, skalą oraz zaciskiem rolkowym. Długość 210cm szt 1 000. 4 Zestaw do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport plus z opakowań typu butelka szklana. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek, łącznik żeński Luer Lock ze stożkiem, skalą oraz zaciskiem rolkowym. Długość 210cm szt 500. 5 Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa 50/60ml do pompy strzykawkowej typu Braun, Terumo szt 15 000. 6 Dren do pompy obj. podstawowy 8700036SP wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej .idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – filtr zaciskowy rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250cm szt 4 000. 7 Dren do pompy Infusomat do żywienia dojelitowego zmultikonektorem bez PCV, ostry kolec nakłuwający, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zacisk rolkowy w kolorze białym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 320cm,zintegrowany z multikonektorem kompatybilnym z umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z żywieniem dojelitowym, wyposażony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku, stopniowane łączenie z sondami do żywienia typu „męski”w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu szt 4 000. 8 Frez ząbkowany wycinak boczny, tnący w prawo i lewo; wewnętrzne i zewnętrzne ostrza ząbkowane; meniscektomia, opracowanie stawu, średnica 4,5mm, pakowany sterylnie, wielorazowy szt 30. 9 Frez do stawu barkowego, tnący w prawo, specjalny frez do plastyki wyrostka barkowego łopatki, średnica 6,0mm, jednorazowy pakowany sterylnie szt 30. 10 Łącznik do regulacji siły ssania Fingertip szt 10 000. 11 Zestaw do kaniulacji naczyń dla małych pacjentów metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający między innymi cewnik długości 8 lub 13 lub 20cm, bezigłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, bezszwowe mocowanie cewnika do skóry, dodatkowy element na prowadnicy w zestawie; średnica świateł 22/22G, długość prowadnicy 50cm. szt 50. 12 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu safesite, cewnik trójświatłowy zawierający cewnik dł 20cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu Seldingera,odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość identyfikacji położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą USG szt 1 000. 13 Jednorazowa igła do identyfikatora nerwów obwodowych Stimliplex HNS 12, rozmiar 22G/50mm szt 600. 14 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckez przezroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, rozmiar 19Gx 88mm szt 200. 15 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przezroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, rozmiar 22Gx 88mm szt 200. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 42

description: 1 Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne, jednorazowe, metalowe, sterylne 14,5 cm szt. 200 2 Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, metalowe, jednorazowe, sterylne 14 cm szt. 900 3 Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, jednorazowe, metalowe, sterylne 14 cm szt. 500 4 Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne, metalowe, jednorazowe 13cm szt. 600 5 Zestaw chirurgiczny w składzie: Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5cm; Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5cm; Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm; Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm; Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12cm; 5 x tupfer z gazy 20 nitkowej wielkosci śliwki. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami, która może służyć jako nerka. szt. 500 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: 41

description: 1 Sterylna serweta z otworem o wymiarach min. 50x60 cm, wykonana z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną. szt. 6 000 2 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm. szt. 1 000 3 Serweta sterylna na stół narzędziowy wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 150 x 200 cm. szt. 2 200 4 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar:min. 50X50 cm. szt. 18 000 5 Serweta sterylna samoprzylepna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm. szt. 6 000 6 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x75 cm. szt. 1 800 7 Sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x30 cm (pakowane po dwie sztuki). Waga podstawowa min.58g/m2. szt. 5 000 8 Sterylne taśmy włókninowe samoprzylepne do mocowania serwet o rozmiarze min. 10 x 50cm. szt. 400 9 Jałowa osłona na przewody z folii przeźroczystej 13x250cm, z taśmą samoprzylepną, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, grubość folii min. 50µm szt. 800 10 Jałowa osłona na przewody z folii przeźroczystej 14x250cm, z taśmą samoprzylepną, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację szt. 4 800 11 Serweta sterylna z otworem przylepnym 7cm, wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm. szt. 720 12 Sterylna osłona na sprzęt medyczny, foliowa, w rozmiarze 85x150 cm szt. 720 13 Sterylna uchwyt typu rzep w rozmiarze 2x23 cm szt. 720 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 40

description: 1 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 40g/m2, wyposażone w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 1 200 2 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 9 600 3 Jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 24 000 4 Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem – „sterylne plecy”, posiadający „oddychające” wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XL – długość fartucha 150 cm szt. 200 5 Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem – „sterylne plecy”, posiadający „oddychające” wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XXL – długość fartucha 160 cm szt. 700 6 Jednorazowy jałowy fartuch nieprzesiąkliwy dla cieczy i płynów ustrojowych, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze min. 42 g/m2, rękawy zakończone mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny szt. 10 000 7 Jednorazowy jałowy fartuch urologiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, posiadający „oddychające” nieprzemakalne na całej długości rękawy – wszycie rękawa typu reglan, zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Antyelektrostatyczny i nieprzesiąkalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha dwie zakładki poszerzajce fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej – materiał w tej części fartucha to w 100 % nieprzesiąkalna folia PE. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 1 000 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 39

description: 1 Sterylny zestaw uniwersalny z Mayo, wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej, min. skład kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: min. 150x240 cm, 170x175 cm i 2 serwety min. 75x90; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm; serwety na stolik Mayo: min. 80x145 cm; przylepiec taśmowy: min. 10x50 cm szt. 4 000 2 Sterylny zestaw uniwersalny, wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej, min. skład kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: 2 serwety min. 170x175 cm i 2 serwety min. 75x90 cm; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 100x150 cm szt. 2 000 3 Sterylny zestaw do artroskopii kolana, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm; serweta 150x175 cm; serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245 cm (2 otwory 5x7 cm); osłona na kończynę 35x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x33 cm szt. 140 4 Sterylny zestaw do chirurgii biodra wykonany z włókniny laminowanej 2–warstwowej ze wzmocnieniami. Skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy min.140x190cm; obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo min. 80x145cm; serweta samoprzylepna min. 170x300cm; serweta samoprzylepna z wycięciem „U” min. 280x245cm, wycięcie„U” 10x95cm (wzmocnienie 160x150cm); serweta pomocnicza min. 150x200cm; serweta operacyjna min. 75x90cm; 1 osłona na kończynę min. 35x120cm; 2 taśmy samoprzylepne min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x33 cm szt. 2 400 5 Sterylny zestaw do dłoni/stopy, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej ze wzmocnieniami. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 105x150 cm), z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 225x320 cm; serweta 100x150 cm; uchwyt Velcro 2x23 cm szt. 60 6 Sterylny zestaw do urologii, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład zestawu: serweta urologiczna z workiem do zbiórki płynów, osłoną na palec i dwoma oknami (na genitalia i nadłonowym) min. 185x200cm; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190cm; przylepiec taśmowy min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 1 600 7 Sterylny zestaw do ginekologii, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentariuszki: min. 100x150cm serweta z oknem samoprzylepnym 7x10cm w rozmiarze min. 100x200cm; 2 osłony na kończynę 75x120cm; serweta 75x90 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 800 8 Sterylny zestaw do otolaryngologii wykonany z włókniny laminowanej 2–warstwowej. Skład zestawu: serweta operacyjna z otworem samoprzylepnym 10cm w rozmiarze min. 170x250cm; serweta na stolik narzędziowy w rozmiarze min. 140x160cm; ręcznik celulozowy min. 30x30 cm szt. 3 600 9 Zestaw do operacji oczu wykonany z włókniny laminowanej w następującym składzie: serweta do nakrycia stolika Mayo min. 80x145cm; serweta okulistyczna min. 2-warstwowa z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8x10cm) i kieszenią na płyny, o wymiarze min. 150x150cm; serweta 2-warstwowa 75x75cm; 2 pokrowce na podłokietniki min. 25x80cm z przylepcami. szt. 100 10 Zestaw do operacji laryngologicznych: wykonany z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej z obszarami dodatkowych chłonnych wzmocnień, w następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm; 1 obłożenie stolika Mayo min. 80x145cm; 1 serweta samoprzylepna z wycięciem ,,U", min. 125x150cm (wzmocnienie 45x40cm); 1 serweta samoprzylepna wzmocniona min. 200x200cm (wzmocnienie 50x75cm); 1 taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm szt. 480 11 Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej w następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150x200cm; 1 serweta do nakrycian stolika Mayo min. 80x145cm; 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem min. 29x19cm wypełnionym folią chirurgiczną min. 250x315 cm; 1 chłonna serweta dla noworodka min. 87x90cm; 1 taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm; 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XXL. szt. 3 000 12 Zestaw do usuwania szwów: 3 tupfery włókninowe wielkości śliwki; pęseta anatomiczna stalowa typu Adson 12cm; pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; ostrze – skalpel 6,5cm. Opakowanie – tacka typu blister z wgłębieniem na płyny. szt. 5 000 13 Zestaw do wkłucia centralnego: 4 x tupfery gazowe wielkości śliwki 20 nitkowe; kleszczyki Kocher 14 cm; pęseta 12,5 cm; strzykawka Luer Lock 10 ml 3 częściowa; igła podskóra 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm); igła podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); ostrze – skalpel 6,5 cm – zakrzywiony; metalowy uchwyt do igły Derf 13 cm; samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm; 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze – 55 g/m2; barierowa serweta z włókniny PP + PE, z regulowanym przylepnym otworem, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze – 55 g/m2. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o przybliżonej pojemności 100 ml; 600 ml), która może służyć jako nerka. szt. 1 000 14 Zestaw do cewnikowania: serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2, stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki 20 nitkowe; żel nawilżający; ampułka ze sterylną wodą 20 ml; igła podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2; strzykawka Luer 20 ml; kleszczyki Kocher 14 cm; pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 para lateksowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M – z wywiniętym mankietem. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka. 2 000 15 Zestaw porodowy: serweta na stolik narzędziowy min. 150x100cm, 6 ręczników celulozowych min. 33x33cm, 2 białe serwety chłonne dla noworodka min. 87x90cm, 2 serwety włókninowe min. 45x75cm, 20 kompresów włókninowych min. 10x10cm, nieprzemakalny podkład z rozdrobnionej celulozy min. 57x90cm, duży tupfer gazowy z RTG. szt. 2 000 16 Jałowy zestaw do laparoskopii duży o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 200x150cm; serweta 3-warstwowa do laparoskopii min. 260x320cm z samoprzylepnym otworem 26x30cm (folia operacyjna na brzegach otworu) z 6 zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia oraz z dodatkowym otworem 12x15cm z zasłaniającą klapką w okolicy annusa (serweta ze zintegrowanymi osłonami na nogi i ekranem anestezjologicznym oraz z prowadnicami drenów z obu stron); serweta 2-warstwowa 90x75cm; serweta na stolik Mayo min. 80x145cm; fartuch chirurgiczny L; 2 x fartuch chirurgiczny XL; 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy, miska plastikowa 250ml, z podziałką; 2 x osłona na kable 12,5 x 230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 2 x ręcznik celulozowy min. 30x30cm; czyścik do koagulacji 5x5cm kontrastujący w RTG. szt. 100 17 Jałowy zestaw do laparoskopii uniwersalny o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 200x150cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 175x170cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 240x150cm; 2 x serweta 2-warstwowa samoprzylepna 90x75cm; kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38cm; serweta na stolik Mayo 80x145cm; fartuch chirurgiczny L; 2 x fartuch chirurgiczny XL; 20 x kompres z gazy 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy; miska plastikowa 250 ml, z podziałką; 2 x osłona na kable kamery 12,5x230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 4 x ręcznik celulozowy min. 30x30cm; 2 x uchwyt rzepowy; czyścik do koagulacji 5x5 cm kontrastujący w RTG. szt. 1 600 18 Jałowy zestaw okulistyczny mały wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej, o składzie: serweta na stolik narzędziowy 140x160cm; serweta okulistyczna z otworem przylepnym i workiem na płyny 150x1500cm (otwór 4x6,5cm) szt. 300 19 Jałowy zestaw do nefroskopii wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej, o składzie: serweta na stolik narzędziowy 140x190cm; samoprzylepna serweta do nefroskopii z workiem na płyny z sitem i zaworem 170x300cm; 2 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 140 20 Jałowy zestaw do znieczulenia miejscowego w składzie: serweta z włókniny 75x90cm; kleszczyki typu Kocher 14cm; 5 x tupfery wielkości śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta z włókniny laminowanej 45x75cm z regulowanym otworem; strzykawka Luer Lock 10 ml; igła podskórna (0,8x40mm); igła podskórna (1,2x40mm); przylepny opatrunek chłonny 7,2x5cm. Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. szt. 2 000 21 Jałowy zestaw do nakłucia lędźwiowego w składzie: serweta z włókniny 75x90cm; kleszczyki typu Kocher 14cm; 6 x tupfery wielkości śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta z włókniny laminowanej 75x90cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem; strzykawka Luer Lock 5 ml; igła podskórna (0,8x40mm); igła podskórna (1,2x40mm); przylepny opatrunek chłonny 7,2x5cm. Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. szt. 3 000 22 Jałowy zestaw do artroskopii barku z workiem, wykonany z włókniny 2-warstwowej, o składzie: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm; serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7x10 cm) 225x400 cm; samoprzylepna serweta operacyjna 75x90 cm; osłona na kończynę 25x80 cm; taśma samoprzylepna 10x50 cm; uchwyt Velcro 2x23 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 40 23 Jałowy zestaw do artroskopii barku, wykonany z włókniny 2-warstwowej ze wzmocnieniami, o składzie: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm; samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10x60 cm) 260x200 cm (pad 100x120 cm); serweta 150x175 cm; samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240 cm (pad 50x75 cm); osłona na kończynę 25x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 200 24 Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony, serwet włókninowych 2-warstwowych z dodatkowym obszarem chłonnych wzmocnień w obrębie pola operacyjnego (łączna chłonność min. 400 ml/m2 zgodnie z EN ISO 9073-6 (DIN 53 923) i odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O w obszarze wzmocnionym). Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190cm; obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145cm; przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240cm (pad 50x75cm); przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x175cm (pad 50x75cm); 2 przylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75x90cm (pad 36x90cm); taśma samoprzylepna 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm szt. 2 000 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: 38

description: 1 Siatka elastyczna do usuwania polipów, wymiar 3x6 cm, długość robocza 230 cm, średnica robocza 230 cm. Oczka siatki 2mm. Jednorazowa, śr. kanału roboczego min. 2,5 mm Siatka elastyczna do usuwania, uniwersalna, jednorazowa, kształt oktagonalny, rozpięta na metalowej taśmie, długość robocza 2300 mm, rozmiar siatki 40x55mm, śr. kanału roboczego min. 2,5 mm.Średnica / długość 2,5/230 szt 10 2 Overtube, jednorazowy, zestaw składający się z dwóch tub; tuba wewnętrzna zakończona stożkiem z elastycznego tworzywa, tuba zewnętrzna z oplotem z drutu metalowego; zastawka silikonowa umożliwiająca insuflację. Do zastosowania z endoskopami o średnicy 10.0-11.7 mm,średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica wewnętrzna 16.7 mm, dł. robocza: 500 mm – żołądkowy szt 2 3 Overtube, jednorazowy, zestaw składający się z dwóch tub; tuba wewnętrzna zakończona stożkiem z elastycznego tworzywa, tuba zewnętrzna z oplotem z drutu metalowego; zastawka silikonowa umożliwiająca insuflację. Do zastosowania z endoskopami o średnicy 10.0-11.7 mm, średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica wewnętrzna 16.7 mm, dł. robocza: 250mm – przełykowy szt 2 4 Pułapka na polipy, jednorazowa. Przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli zassanego materiału. Przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu. Dwie wymienne perforowane szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie szt 6 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: 37

description: 1 Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „push” pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, CH 15, mocowany z użyciem systemu do gastropeksji szt 8,00 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 36

description: 1 Szczotka czyszcząca jednorazowa dwustronna do kanału roboczego o śr. 2.2 mm, śr. szczotki 5.0 mm o długości 1800 mm, 2300 mm i 2800 mm w kolorze swoistym dla danej długości szt 2000 2 Szczotki Cytologiczne jednorazowego użytku, do dróg żółciowych o średnicach 1,8 i 2,3 i o długości 120, 180 i 230 cm – do wyboru przez zamawiającego, zakończone metalową kulką. szt 20 3 Ustniki jednorazowego użytku z gumką, nie zawierające lateksu, pakowane po 100 szt. w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników szt 4400 4 Igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. szt 500 5 Black Eye sterylny apyrogenny tusz przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Dostarczany w strzykawkach zawierających 5ml znacznika szt 40 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Grupa 35

description: 1 Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm lub 2700mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm – 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. szt 300 2 Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm – 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm – 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon. szt 30 3 Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. szt 8 4 Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180mmmm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. szt 8 5 Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia szt 100 6 Protezy trzustkowe ,proste lub S-kształtne, srednica 7Fr; 8,5Fr; 10Fr, długość 20 – 120mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm – 3,7 mm szt 10 7 Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Ruchomość: push 30’ pull 90 Średnica końcówki: 4 Fr, znaczniki co 3mm, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. szt 4 8 Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 – 4,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem typu MAJ-441. szt 6 9 Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4, 6, 8mm, długość balonu, 20, 40, 30mm; do prowadnicy 0,035 mm szt 8 10 Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8 11 Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8 12 Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8 13 Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8 14 Jednorazowa sszczotka do czyszczenia kanału wideoendoskopu TJF szt 500 15 Proteza do dróg żółciowych – samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe – na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 40, 60, 80, 100, 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą max 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; PROTEZA USUWALNA, do zastosowań ŁAGODNYCH i NOWOTWOROWYCH; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze szt 12 16 Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, NIEPOKRYWANA wykonana z nitynolu; długość 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 8, 10 mm, średnica kołnierzy 11,5 – 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33mm/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, 12 złotych znaczników radiologicznych na końcach i w środkowej części protezy; nietraumatyczne końcówki, system antymigracyjny szt 4 17 Proteza do dróg żółciowych – samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji. Długość protezy 40, 60, 80, 100, 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza prroksymalnego 13,5mm, średnica kołnierza dystalnego 10mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9,5 Fr (2,83mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. szt 4 Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

title: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

description: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.


name: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

description: Dostawa produktu leczniczego – o nazwie międzynarodowej VACCINUM BCG (zamknięty system -proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego lub szczep. równoważna), dawka 100 mg, postać – amp. (lub fiolka + rozp.) o nazwie handlowej ,,................. „”, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.

scheme: CPV

title: Dostawa produktu leczniczego – o nazwie międzynarodowej VACCINUM BCG (zamknięty system -proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego lub szczep. równoważna), dawka 100 mg, post.

documentType: tenderNotice

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

street: ul. Grabiszynska 105

countryName: PL

initiationType: tender


name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca

awardCriteria: ratedCriteria


name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie


name: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.


title: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Strzyżów na 2016 r. w wysokości 2 500 000,00 PLN słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 z 15 – letnim okresem spłaty 2021-2035.

currency: EUR

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Strzyżów w 2016 r. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży banku, ustalonej na okresy miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: Stopą bazową jest stawka WIBOR 1 M przyjęta wg notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres rozliczeniowy. W przypadku braku notowań stawki WBIOR 1 M na 10 dni poprzedzających okres rozliczeniowy, obowiązuje stawka WIBOR 1 M z następnego dnia roboczego; Okresy rozliczeniowe, w których będzie obowiązywać określona wysokość stopy procentowej zgodnie z miesiącami kalendarzowymi: pierwszy okres rozliczeniowy obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu: ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu; Częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych – co 1 miesiąc. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 2020 r.; spłata pierwszej raty kapitałowej będzie na 29.1.2021 r.;

mainProcurementCategory: services

Gmina Strzyżów

street: ul. Przecławczyka 5


name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

title: LEKI

currency: PLN

description: Przedmiotem zamówienia są dostawy leków według załączonego wykazu do SIWZ – załącznik nr 2. Wykonawca oraz oferowany przez niego asortyment musi spełniać wymogi aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz posiadać wymagane przez Zamawiającego certyfikaty i atesty. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Apteki Szpitala Powiatu Mogileńskiego – Filia im. T. Chałubińskiego ul. Powstania Wielkopolskiego 8, Strzelno. Ilości podane w załączonym zestawieniu są ilościami szacunkowymi. Podczas realizacji umowy z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, zamawiający będzie szczegółowo kontrolował dostarczany asortyment w celu zapobieżenia wydatkowania środków publicznych na materiały złej jakości na etapie przyjęcia w aptece, wypakowania oraz w trakcie użytkowania. W sytuacji wadliwego asortymentu, będzie on wymieniany na wolny od wad w czasie podanym przez zamawiającego. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na w/w asortyment zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20 %. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego.

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: LEKI

title: DOSTAWY LEKÓW.

description: Przedmiotem zamówienia są dostawy leków według załączonego wykazu do SIWZ – załącznik nr 2. Wykonawca oraz oferowany przez niego asortyment musi spełniać wymogi aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz posiadać wymagane przez Zamawiającego certyfikaty i atesty. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Apteki Szpitala Powiatu Mogileńskiego – Filia im. T. Chałubińskiego ul. Powstania Wielkopolskiego 8, Strzelno. Ilości podane w załączonym zestawieniu są ilościami szacunkowymi. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na w/w asortyment zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20 %. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego.

street: ul. Kościuszki 10