name: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello

description: Loop recorder impiantabile.

description: Pacemaker VVIR doppio sensore MR conditional con relativi elettrocateteri.

description: PM VVIR doppio sensore con relativi elettrocateteri.

description: Pacemaker VVIR di ridotte dimensioni per anziani defedati o bambini, con relativi elettrocateteri.

description: PM VVIR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Pacemakers multiprogrammabili telemetrici monocamerali guidati da sensore sull’attività fisica,Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm; ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms. Adattamento del sensing automatico per evitare i fenomeni di undersensing od oversensing. Cambio automatico della polarità di stimolazione in caso di forti sbalzi di impedenza dell’elettrodo,Possibilità di test di soglia di stimolazione automatica sia in durata che in ampiezza d’impulso con calcolo del margine di sicurezza. Controllo automatico della cattura con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione,Guida automatica alla terapia programmabile, in base ai valori clinici del paziente.Si rende necessaria la possibilità di avere un report automatico di tutti i principali parametri di stimolazione ai vari follow up, memorizzati automaticamente nella memoria del PM. EGM endocavitario e markers.Memorizzazione dell’ EGM degli episodi aritmici.Telemetria transtelefonica a distanza con specifico software installato sul programmatore.Tali PM devono essere corredati dalla più vasta gamma di elettrocateteri per atrio e ventricolo, bipolari con spaziatura interelettrodica non superiore ad 1 cm; a barbe bipolari con corpo non superiori a 5,3 F, tutti a rilascio di cortisone.

description: Pacemaker VVI con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Spessore non oltre 6.5 mm e volume non oltre 10 cc,Isteresi, tensione massima di stimolazione almeno di 7,5 Volt,Periodi refrattari automatici,Algoritmo di protezione contro brusche cadute del ritmo cardiaco,Studi elettrofisiologici con possibilità di erogare burst e sequenze di extrastimoli,Misura automatica in tempo reale dell’ampiezza del segnale endocavitario, con simultaneo scorrimento di EGM e markers. Curva di frequenza delle 24 ore,Monitoraggio holter e statistico per un periodo di follow-up di 6 mesi, giorno per giorno, con dati su frequenza e percentuali di pacing,Funzione di autosoglia ventricolare e di autosensing atriale e ventricolare.

description: Pacemaker DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito-battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata ventricolare, con possibilità di utilizzo con qualsiasi tipo di cateteri esistente sul mercato,Regolazione automatica del sensing in atrio e ventricolo per assicurare il corretto riconoscimento dell’attività intrinseca in qualsiasi condizione,Algoritmo di commutazione della modalità di stimolazione a seguito di aritmie atriali dalla modalità DDD a DDIR con la possibilità di programmazione: del numero di cicli per l’ingresso e d’uscita dalla commutazione di modo,Algoritmo dedicato al trattamento dei fenomeni bradicardici improvvisi neuromediati, con possibilità di programmazione della frequenza e della durata di intervento,Memorizzazione automatica di EGM endocavitari per almeno 100 secondi (atrio+ventricolo+marker contemporaneamente) con possibilità di attivazione della memorizzazione di elettrogrammi endocavitari mediante magnete esterno per evidenziare episodi sintomatici; misurazione automatica giornaliera delle impedenze di stimolazione, soglia di cattura ventricolare con memorizzazione dei dati,Commutazione automatica della polarità di stimolazione/sensing da bipolare a unipolare in caso di lesioni del sistema di elettrocateteri,Disponibilità di elettrocatetere a rilascio di steroide di dimensioni non superiore a 7 F.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla,con relativi elettrocateteri e i seguenti requisiti:Possibilità di funzionamento in modalità VDD/DDD con monocatetere o 2 cateteri,Monocatetere con dipolo atriale di lunghezza > 28 mm,Periodo refrattario atriale e ventricolare massimo fino a 600 ms,Ritardo AV massimo superiore a 350 ms,Elettrofisiologia: possibilità di erogare burst in atrio o in ventricolo fino a 600 bpm, con funzione di backup ventricolare; protocolli di studio programmabili con 3 extrastimoli; protocollo di studio per il calcolo automatico del tempo di recupero del nodo del seno,Isteresi del ritardo AV con funzione ricerca della conduzione intrinseca,Analisi di soglia di pacing in ampiezza o durata con possibilità di programmare il numero di cicli per ogni step di scansione.

description: PM DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e i seguenti requisiti.Isteresi in modalità monocamerale e bicamerale, tensione massima di stimolazione pari a 7,5 Volt, sensibilità massima atriale di 0,1 mV, periodi refrattari automatici, protezione anti-TMS con verifica della stabilità della retroconduzione, possibilità di modalità SSIR, cambio modo automatico in caso di aritmie sopraventricolari con opzione DDD-VVIR, algoritmo di protezione contro brusche cadute del ritmo cardiaco, studi elettrofisiologici atriali e ventricolari con possibilità di erogare burst e sequenze di extrastimoli, statistiche, curva di scarica della batteria, ECG, EGM e markers, programmazione temporanea.Cambio modo AAI>DDD>AAI con riprogrammazione automatica dei ritardi AV in base ai tempi di conduzione spontanea.Possibilità di accelerazione della frequenza di stimolazione in caso di blocchi sinusali.Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare, con memorizzazione automatica dell’EGM endocavitario.Monitoraggio Holter e statistico per un periodo di follow-up di 6 mesi, giorno per giorno, con dati su frequenza e percentuali di pacing atriale e ventricolare, episodi di aritmie sostenute e non, cambi modo automatici.Misura automatica in tempo reale dell’ampiezza delle onde P ed R, con simultaneo scorrimento di EGM e markers.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Pacemakers multiprogrammabili telemetrici bicamerali.Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm; ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms; sensibilità atriale almeno fino a 0,2 mv. Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari da DDD a DDIR con algoritmo di ricerca di flutter mascherati. PVARP automatico. Adattamento del sensing automatico in entrambe le camere per evitare fenomeni di undersensing o oversensing.Cambio automatico della polarità in caso di forti sbalzi di impedenza dell’elettrodo.Telemetria transtelefonica a distanza con specifico software installato sul programmatore.Possibilità di test di soglia di stimolazione automatica sia in durata che in ampiezza d’impulso con calcolo del margine di sicurezza. Controllo automatico della cattura con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione.Peso e dimensioni i più piccoli possibili, assenza di spigoli.Tali pacemaker devono essere corredati dalla più vasta gamma di elettrocateteri: a barbe ventricolari e atriali, in poliuretano ed al silicone, unipolari e bipolari tutti a rilascio di cortisone.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Pacemakers multiprogrammabili telemetrici atrioguidati.Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm;ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms; sensibilità atriale almeno fino a 0,2 mv. Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari con algoritmo di ricerca di flutter mascherati. PVARP automatico. Adattamento del sensing automatico in entrambe le camere per evitare fenomeni di undersensing e oversensing.Rapporto eventi aritmici con indicazione di data, durata, frequenza atriale,ventricolare max, media e del sensore di ogni episodio aritmico.Registrazione EGM degli eventi aritmici fino ad almeno 40 sec.Algoritmo di prevenzione di FA mediante overdrive atriale dopo cambio modo.Controllo automatico della cattura con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione.Disponibilità di modello con doppio canale, atriale e ventricolare.Dimensioni più piccole possibili, assenza di spigoli, basso peso. Tali PM devono essere corredati dai relativi elettrocateteri a rilascio di steroidi.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e i seguenti requisiti:PM bicamerale. Funzione di controllo automatico battito-battito della cattura ventricolare, con adeguamento dell’uscita di stimolazione e memorizzazione del trend della soglia di stimolazione.Controllo cattura atriale con adeguamento dell’uscita di stimolazione.Regolazione automatica del sensing e del periodo refrattario atriale.Test di soglia ventricolare e atriali completamente automatici.Riconoscimento automatico dell’avvenuto impianto, con regolazione della polarità di pace/sensing, attivazione delle funzioni diagnostiche e monitoraggio delle soglie di stimolazione A e V.Estesa durata di almeno 10 anni.Isteresi dinamica della frequenza con funzione di scansione.

description: Pacemaker DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Disponibilità di doppio sensore (accelerometro + ventilazione minuto) con algoritmo di miscelazione automatica e possibilità di regolazione automatica dei parametri di funzionamento.Regolazione automatica della risposta dei sensori basata sull’analisi del profilo di attività svolta dal paziente e sulle informazioni fornite dal sensore di ventilazione minuto.Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito-battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata, con possibilità di utilizzo con qualsiasi tipo di cateteri esistente sul mercato.Disponibilità di algoritmo per la regolazione battito-battito della sensibilità dei canali atriale e/o ventricolare per un sensing accurato dell’attività cardiaca intrinseca in qualsiasi condizione.Sensibilità ventricolare pari ad almeno 0,25 mV.Disponibilità di memorizzazione automatica di elettrogrammi endocavitari a seguito di aritmie atriali e/o ventricolari e possibilità di attivazione della memorizzazione di elettrogrammi endocavitari mediante magnete esterno.Possibilità di valutazione dell’attività fisica svolta dal paziente in termini di percentuale di attività quotidiana e intensità dello sforzo con memorizzazione dei dati per almeno un anno.Disponibilità di elettrocatetere a rilascio di steroide di dimensioni non superiore a 7 F.

description: Pacemaker DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:PM multiprogrammabili telemetrici bicamerali guidati da sensore sull’attività fisica.Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm;ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms; sensibilità atriale almeno fino a 0,2 mv.Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari con algoritmo di ricerca di flutter mascherati. PVARP automatico. Adattamento del sensing automatico in entrambe le camere per evitare fenomeni di undersensing od oversensing.Overdrive atriale dopo cambio modo. Dotati di algoritmo per la regolarizzazione della frequenza ventricolare durante FA.Dotati di algoritmo per limitare il pacing ventricolare attraverso la stimolazione AAIR con back up in DDD.Algoritmo di prevenzione di FA mediante overdrive atriale dopo cambio modo e stimolazione atriale continua.Possibilità di test di soglia di stimolazione automatica sia in durata che in ampiezza d’impulso. Controllo automatico della cattura sia atriale che ventricolare con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione.EGM endocavitario e markers.

description: Pacemaker DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Doppio sensore, accelerometro e ventilazione minuto.Ampiezza max di stimolazione programmabile almeno a 7.5 V.La maggiore sensibilità atriale programmabile.Modalità AAI(R) con possibilità di switch automatico in modo DDD(R) di back-up in caso di blocchi AV o pause ventricolari e ritorno in modalità AAI(R) in caso di conduzione AV spontanea ripristinata.Riconoscimento automatico dell’impianto con configurazione automatica delle polarità di pacing e sensing. Controllo automatico dell’integrità degli elettrocateteri e visualizzazione del trend delle impedenze di stimolazione. Dotato di algoritmi di pacing atriale per la prevenzione delle aritmie atriali. Autosensing atriale e ventricolare con riprogrammazione automatica delle sensibilità atriale e ventricolare. Autosoglia ventricolare con riprogrammazione automatica dell’ampiezza dell’impulso ventricolare.Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare ed episodi di blocco AV con memorizzazione automatica dell’EGM endocavitario e dei marker. Periodi refrattari automatici. SEF con possibilità di erogare burst e sequenze di extrastimoli.

description: PM DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Esecuzione automatica e giornaliera delle misurazioni di ampiezza delle onde P ed R e delle soglie basata su analisi del segnale di risposta evocata. Monitoraggio giornaliero dell’impedenza degli elettrocateteri con possibilità di passaggio automatico dalla configurazione bipolare a quella unipolare in caso di valori di impedenza anomali e relativo trend diagnostico. Ottimizzazione automatica del ritardo AV. Il dispositivo le tachiaritmie atriali e FA parossistiche tramite degli episodi di FA/TA (fibrillazione atriale/tachicardia atriale), nonché del relativo trend settimanale.Prevedere la memorizzazione automatica degli EGM atriale e ventricolare per un tempo non inferiore a 120 sec, attivabile anche da paziente, per garantire l’identificazione dell’origine di specifiche aritmie e per poter adottare la migliore terapia.Durante episodi di mode-switch il dispositivo può commutarsi da una modalità con sensore disattivato ad una con sensore attivato per garantire l’apporto emodinamico ottimale.Inoltre il dispositivo deve disporre di una funzione di regolazione automatica battito-battito dell’uscita ventricolare sulla base del valore di soglia ed impulso automatico di sicurezza ad alta uscita (5 V) dopo ogni mancata cattura, sempre attivi durante il normale funzionamento. Tale funzione deve essere caratterizzata da un passo di regolazione minimo non superiore a 0.25V e da un intervallo di ricerca di soglia automatica programmabile fino ad un intervallo minimo di almeno 8 ore.

description: P.M. DDDR compatibili alla risonanza magnetica con relativi elettrocateteriAssenza di limitazioni al posizionamento dei pazienti in relazione al repere dell’isocentro per la risonanza magnetica.Sotati di algoritmi per il controllo e la terapia delle aritmie sopraventricolari con burst automatici in atrio.Autocommutazione da DDD a AAI per la riduzione del pacing ventricolare.Dotati di algoritmo per il monitoraggio dell’accumulo dei fluidi polmonari.

description: ICD VR con le seguenti caratteristiche e relativi elettrocateteri.Tempi di carica dei condensatori rapidissimi (tra 8 sec. ad inizio vita e non oltre 12 sec. a fine vita). Dotato di allarmi acustici programmabili su: voltaggio batteria, tempi di carica, impedenze fuori range di pacing sensing e coil.Possibilità di programmazione del modello Painfree per la riduzione degli shock.Trend grafico dell'impedenza cronica degli elettrodi.Possibilità di controllo ECG di superfice senza cavo paziente.Peso inferiore a 70 gr. Possibilità di shock di defibrillazione fino a 35J erogati.Dotato di contatore sull’integrità del sensing dell’elettrodo.Programmabilità del sensing ventricolare tra bipolare vero ed integrato.Longevità stimata (100 % VVI, 60 bpm, 2.5 V, 0.4 ms, 900 ohm, frequenza trimestrale di ricarica dei condensatori) non inferiore a 7 anni.Possibilità di controllo remoto domiciliare.Possibilità di comunicazione wireless tra dispositivo e il programmatore durante l’impianto, il follow-up e il monitoraggio remoto.Elettrocateteri a corredo con le seguenti caratteristiche: fissaggio attivo e passivo, sensing bipolare vero.

description: ICD VR con e seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:ICD monocamerale con telemetria a lungo raggio con invio automatico, quotidiano ed in seguito ad evento dei dati memorizzati, tra i quali il tracciato endocavitario precedenti e successivi gli eventi tachiaritmici.Ampie funzioni diagnostiche (memorizzazione degli episodi aritmici, tabella degli shock, contatori di rilevamento e contatori dell’efficacia delle terapie erogate, dati paziente e follow-up precedenti, statistiche ed istogrammi della stimolazione antibradicardica).Possibilità di erogare ripetuti shock per zone VT e VF per ogni episodio con energia massima di 40 Joule e possibilità di alternare la polarità degli shock.

description: ICD VR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche.Volume non superiore a 30 cc. Dotato di sensore accelerometrico. Energia erogata 30 J.Garanzia minima di 6 anni indipendentemente dal tipo e dalla quantità di terapie erogate.Possibilità di erogare fino a 8 shock alla massima energia in zona FV.Possibilità di memorizzazione degli eventi aritmici ventricolari con EGM visibili sia sulla carta che sul monitor del programmatore con almeno 2 tracce di segnale in contemporanea, più markers.Possibilità di programmare una modalità elettrobisturi per la gestione dei pazienti pacemaker dipendenti durante gli interventi chirurgici.Possibilità di attivazione della memoria EGM direttamente da parte del paziente, tramite magnete esterno, per documentare gli episodi sintomatici.Possibilità di programmazione della stimolazione brady post-shock.Completo di catetere ventricolare a doppio coil, ad alta impedenza ed a rilascio di steroide.

description: ICD VR con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:Energia erogata maggiore di 35J.Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie quali: insorgenza improvvisa, stabilità del ciclo ventricolare, analisi del complesso QRS.Diagnostica completa sia per la parte tachy (con classificazione degli episodi registrati, diagnosi effettuate, terapie erogate) che per la parte brady (istogrammi eventi, contatori eventi).Registrazione EGM di almeno 30 min (1 canale) o 15 min (2 canali) con funzione di ottimizzazione della registrazione al fine di massimizzare il numero degli episodi immagazzinati, e possibilità di impostare differenti sorgenti in modo da ottenere tracciati dallo stesso contenuto informativo dell’ECG di superficie.Possibilità di escludere via telemetria il coil di defibrillazione prossimale.Possibilità di induzione della fibrillazione ventricolare mediante corrente continua.Multiprogrammabilità del protocollo forma d’onda di shock selezionabile tra Tilt fisso e durata fissa indipendentemente dal tipo di terapia elettrica erogata.

description: ICD VR con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:Defibrillatore Monocamerale ad alta energia con sensore di ventilazione minuto.Energia massima erogata non inferiore a 37 J.Capacità di rilevare l’accelerazione corporea e la ventilazione di esercizio e di riposo grazie all’utilizzo dei sensori accelerometro e ventilazione minuto.Monitoraggio dello stato funzionale del paziente in base alla dinamica ventilatoria di riposo e di esercizio e al livello di attività del paziente.Configurazioni di shock con esclusione del coil di vena cava per lo shock di cardioversione e polarità di shock alternata per tutti gli shock alla massima energia.Misura automatica e periodica dell’impedenza degli elettrocateteri e delle continuità dei circuiti di shock.

description: ICD DR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Energia erogata maggiore di 35J.Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie quali: rapporto frequenze atrio-ventricolari, insorgenza improvvisa, stabilità del ciclo ventricolare, analisi del complesso QRS.Algoritmo per la prevenzione della fibrillazione atriale basato sull’overdrive atriale dinamico con relativa diagnostica completa.Dotato di algoritmo dedicato alla riduzione della stimolazione ventricolare attraverso isteresi sull’intervallo AV con intervallo di ricerca programmabile.Durante episodi di mode-switch il dispositivo può commutarsi da una modalità con sensore disattivato ad una con sensore attivato per garantire l’apporto emodinamico ottimale. Allarmi paziente vibrazionali programmabili.Diagnostica completa sia per la parte tachy (con classificazione degli episodi registrati, diagnosi effettuate, terapie erogate) che per la parte brady (istogrammi eventi, contatori eventi, cambi di modalità).Diagnostica relativa all’attività del paziente con trend delle ore totali di attività e classificazione della frequenza cardiaca durante tali attività. Rappresentazione di tali dati su trend mensile.Comunicazione tramite radiofrequenza basata su tecnologia MICS con bande di frequenza dedicate ai dispositivi medici.Registrazione EGM di almeno 45 min con funzione di ottimizzazione della registrazione al fine di massimizzare il numero degli episodi immagazzinati e gestione dei tracciati memorizzati con protezione di quelli più importanti. La gestione dinamica della memorizzazione estende la durata dell’episodio oltre il tempo massimo programmato al fine di non perdere alcuna informazione diagnostico terapeutica.Possibilità di escludere via telemetria il coil di defibrillazione prossimale.

description: ICD DDDR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Spessore non superiore a 12 mm, volume non superiore a 30 cc.Modo AAI(R) con switch automatico in DDD(R) di sicurezza in caso di BAV parossistico e ripristino automatico della modalità AAI(R) in assenza di BAV, con registrazione automatica di EGM e marker degli episodi di BAV.Possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie ventricolari.Possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti.Possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV applicabile prima dello shock di defibrillazione. Possibilità di inversione automatica alternata della polarità degli shock alla massima energia.Algoritmi di pacing per la prevenzione delle aritmie ventricolari: soppressione della pausa post-extrasistolica, accelerazione in frequenza in caso di extrasistoli frequenti e pacing atriale sincrono su PVC.Programmabilità della cassa del dispositivo attiva/passiva e possibilità di differenziare le configurazioni di shock di cardioversione e di defibrillazione.Programmabilità di pacing post-shock.

description: Defibrillatori DR impiantabili con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Monitoraggio dell’accumulo dei fluidi polmonari, cassa attiva programmabile via software. Programmabilità del sensing ventricolare tra bipolare vero ed integrato.Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare.Telemetria senza fili per la comunicazione con il programmatore operante su banda di frequenza MICS (standard per le comunicazioni tra dispositivi medici impiantabili). Disponibilità di 4 finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare rapida e tachicardia ventricolare, con possibilità di programmare fino a sei terapie con stimolazione antitachicardica, cardioversione e defibrillazione. Disponibilità sistema di monitoraggio dell'integrità dei cateteri da defibrillazione basato sull'analisi contemporanea di più parametri. Possibilità di erogare la terapia di stimolazione antitachicardica durante la carica dei condensatori.Disponibilità di algoritmi di prevenzione e terminazione delle aritmie atriali nonchè degli allarmi acustici in caso di sviluppata AF.Peso inferiore a 70 gr. Algoritmo per l’identificazione precoce di eventuali difetti di rilevamento. Misurazione giornaliera automatica indolore dell’impedenza sottosoglia di pacing A/V e di shock (separatamente coil RV ed SVC) e grafico dell’andamento dei valori misurati. Misurazione giornaliera e automatica delle onde P ed R e grafico dell’andamento dei valori misurati. Energia erogata pari ad almeno 35 Joules.

description: ICD DR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Spessore minore di 10 mm. Alta energia immagazzinata almeno 40 J.Terapia di supporto vitale nell’eventualità di specifici malfunzionamenti interni del generatore di impulsi (pacemaker e defibrillatore di back-up in caso di malfunzionamenti).Erogazione di ATP prima della carica dei condensatori per la terminazione di techicardie ventricolari veloci.Possibilità di invertire la polarità degli shock con erogazione dell’ultimo shock di ogni zona automaticamente ad una polarità opposta rispetto agli shock precedenti.Programmazione di vettori di shock tramite programmatore.Pacchetto completo di discriminatori SVT/VT: algoritmi per la discriminazione tra aritmie ventricolari ed aritmie sopraventricolari basato sul principio della correlazione vettoriale. Almeno 15 minuti di EGM indipendentemente dal numero di canali attivati (da 1 a 3) più marker di riferimento per gli eventi, con visualizzazione dell’Onset e delle terapie erogate.Algoritmo per la ricerca e promozione del ritmo spontaneo con estensione dell’intervallo AV sino a 400 msec.Possibilità di registrazione dell’EGM con avvio comandato dal paziente. Modalità di sicurezza durante uso di elettrobisturi (per pazienti pacemaker dipendenti).

description: ICD DR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:ICD Bicamerale con telemetria a lungo raggio con invio automatico, quotidiano ed in seguito ad evento dei dati memorizzati, tra i quali il tracciato endocavitario precedenti e successivi gli eventi tachiaritmici.In grado di riconoscere 3 zone aritmiche ed erogare shock bifasici a 40 J e diversi tipi di ATP.Algoritmo ad elevata specificità nella discriminazione delle tachicardie sopraventricolari e ventricolari in grado di analizzare frequenza, stabilità, molteplicità del ritmo delle camere atriale e ventricolare, della stabilità e variazione monotona dell’intervallo PR.Ampia diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco (frequenza media quotidiana, frequenza notturna, variabilità cardiaca, burden FA quotidiano, percentuale stimolazione ventricolare).In grado di erogare ATP anche in zona VF in caso di tachiaritmia stabile.

description: PM Tricamerali con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Programmabilità di ampiezza e durata di impulso indipendente per ogni canale (atrio destro, ventricolo destro e ventricolo sinistro). Programmabilità del ritardo di stimolazione tra ventricolo destro e ventricolo sinistro, con valori sia positivi che negativi.Programmabilità multipla di configurazione della polarità di stimolazione del ventricolo sinistro per potere ottimizzare la soglia di stimolazione e/o i ritardi intraventricolare SX.Caratterizzato da una diagnostica dedicata allo scompenso.Memorizzazione dei valori di sensing e di impedenza in atrio ed in ventricolo.Elettrocatetere bipolare per stimolazione ventricolare sinistra cronica; disponibilità di un sistema di introduzione dedicato con differenti curve e lunghezze con possibilità di utilizzare 2 cateteri guida contemporaneamente per incannulare il seno coronarico, disponibilità di valvole emostatiche e di un sistema "over the wire" per la navigazione del seno coronarico che ne consenta il facile posizionamento nelle diramazioni venose coronariche. Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: Defibrillatori Tricamerali Rate-Responsive per la resincronizzazione cardiaca con le seguenti caratteristiche:Comunicazione tramite radiofrequenza basata su tecnologia MICS con bande di frequenza dedicate ai dispositivi medici.Algoritmo per la prevenzione della F.A. basato sull’overdrive atriale dinamico con relativa diagnostica completa. Algoritmo dedicato alla riduzione della stimolazione ventricolare attraverso isteresi sull’intervallo AV con intervallo di ricerca programmabile.Programmabilità indipendente delle uscite dei cateteri ventricolari e dell’intervallo interventricolare. Energia erogata maggiore di 35J.Isteresi negativa dell’intervallo atrio-ventricolare per il mantenimento della più alta percentuale di stimolazione biventricolare.Multiprogrammabilità della configurazione di stimolazione in ventricolo sinistro.Allarmi paziente vibrazionali programmabili.Diagnostica relativa all’attività del paziente con trend delle ore totali di attività e classificazione delle frequenza cardiaca durante tali attività. Rappresentazione di tali dati su trend mensile.Registrazione EGM di almeno 45 min con funzione di ottimizzazione della registrazione al fine di massimizzare il numero degli episodi immagazzinati. Possibilità di escludere via telemetria il coil di defibrillazione prossimale.Disponibilità di differenti sistemi d’introduzione specifici per seno coronarico peel-away (pelabili) o slittable (con taglierina) con possibilità di numerose curve per l’incannulamento del seno coronarico e per la subselezione del vaso target. Disponibilità di un catetere steerable con lume e iniezione di contrasto, adatto sia all’incannulamento del seno coronarico sia alla subselezione del vaso target.Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: ICD tricamerali con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri.Telemetria senza fili per la comunicazione con il programmatore operante su banda di frequenza MICS (standard per le comunicazioni tra dispositivi medici impiantabili).Funzione di monitoraggio dell’accumulo di liquidi intratoracici nello scompenso cardiaco e funzione automatica di avviso acustico preventivo per il paziente in caso di rischio.Possibilità di monitorare la situazione clinica del paziente tramite trend grafici per oltre un anno, comprendenti tra gli altri: almeno 3 diagnostiche relative allo scompenso (attività del paziente, frequenza ventricolare giornaliera e notturna, variabilità della frequenza cardiaca). Programmabilità del sensing ventricolare tra bipolare vero ed integrato.Gestione automatica della cattura in tutti e 3 i canali.ATP con possibilità di erogazione a scelta sul canale destro, sinistro o biventricolare.Possibilità di erogare la terapia di stimolazione antitachicardica durante la carica dei condensatori. Disponibilità sistema di monitoraggio dell'integrità dei cateteri da defibrillazione basato sull'analisi contemporanea di più parametri.Cassa attiva programmabile via software.Monitoraggio, prevenzione e terminazione delle aritmie atriali con ATP e cardioversione atriale, nonchè degli allarmi acustici in caso di sviluppata AF.Peso inferiore a 70 gr. Energia erogata pari ad almeno 35 Joules. Dotato di segnali di avviso sonoro opzionali per parametri di monitoraggio fuori range con possibilità di trasmissione in telemetria senza fili ad un’unità esterna. Possibilità di visualizzare l’ECG wireless. Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: ICD Biventricolari con relativi elettrocateteri:Spessore non superiore a 12 mm, volume non superiore a 30 cc.Uscite ventricolari programmabili separatamente in ampiezza e/o durata d’impulso e programmabilità della sequenza di stimolazione ventricolare.Programmabilità del ritardo V-V minimo a partire da 8 ms.Possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie venticolari.Possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti.Possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV applicabile prima dello shock di defibrillazione.Possibilità di programmare la camera ventricolare (destra, sinistra o destra+sinistra) a cui applicare le sequenze di ATP, in modo indipendente dalla configurazione di pacing di base.Possibilità di inversione automatica alternata della polarità degli shock alla massima energia.Algoritmi di prevenzione delle aritmie ventricolari: soppressione della pausa post-extrasistolica, accelerazione in frequenza in caso di extrasistoli frequenti e pacing atriale sincrono su PVC. Programmabilità di pacing post-shock.Cassa del dispositivo programmabile attiva/passiva e possibilità di differenziare le configurazioni di shock di cardioversione e di defibrillazione.Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: Sistemi di resincronizzazione cardiaca con ICD e con le seguenti caratteristiche:Defibrillatore - stimolatore biventricolare rate responsive (atrio destro, ventricolo destro e ventricolo sinistro), dotato di sensore accelerometrico.Funzione di cambio di modo automatico in caso di aritmie atriali.Programmabilità di ampiezza e durata di impulso indipendente per ogni canale (atrio destro, ventricolo destro e ventricolo sinistro).Programmabilità del ritardo di stimolazione tra ventricolo destro e ventricolo sinistro, con valori sia positivi che negativi.Programmabilità multipla di configurazione della polarità di stimolazione del ventricolo sinistro tra punta e anello del catetere sinistro e spirale del catetere del ventricolo destro, per potere ottimizzare la soglia di stimolazione e/o i ritardi intraventricolare SX.Caratterizzato da una diagnostica dedicata allo scompenso (variabilità del ciclo RR e monitoraggio dell’attività del paziente) e possibilità di attivare la funzione di stabilizzazione della frequenza del paziente durante FA condotte rapidamente.Possibilità di programmazione del dispositivo ed esecuzione di tutti i test mediante RF.Elettrocatetere bipolare a rilascio lento di steroide, per stimolazione ventricolare sinistra.Disponibilità di un sistema di introduzione dedicato con differenti curve e lunghezze con possibilità di utilizzare 2 cateteri guida contemporaneamente per incannulare il seno coronarico, disponibilità di valvole emostatiche e di un sistema "over the wire" per la navigazione del seno coronarico che ne consenta il facile posizionamento nelle diramazioni venose coronariche.Spessore minore di 10 mm. Energia immagazzinata almeno 40J.Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: ICD Tricamerali con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:Prevenzione dalla stimolazione in periodo vulnerabile in ventricolo sinistro.Algoritmi per assicurare la risincronizzazione ventricolare anche in caso di elevate frequenze spontanee in ventricolo destro (es. in Fibrillazione atriale).Telemetria a lungo raggio con invio automatico, quotidiano o in seguito ad evento dei dati memorizzati, tra i quali il tracciato endocavitario precedenti e successivi l’evento tachiaritmico.Possibilità di selezionare almeno 3 differenti pre-impostazioni del filtro d’ingresso per migliorare il rilevamento dei segnali endocavitari.Algoritmo per la valutazione automatica quotidiana delle soglie di stimolazione ventricolare destra e sinistra con invio dei dati attraverso controllo remoto.Ampia diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco (frequenza media quotidiana, frequenza notturna, variabilità cardiaca, burden FA quotidiano, percentuale stimolazione biventricolare).Possibilità di erogare ripetuti shock in zona VT e FV per ogni episodio con energia massima di 40 Joule e possibilità di alternare la polarità degli shock.

description: Cateteri per ablazione mediante RF con le seguenti caratteristiche:Cateteri per ablazione quadripolari 7F con filo guida per il controllo dell’attivazione del movimento della curva rivestito in teflon. I cateteri devono essere disponibili in diverse curve e devono avere un movimento bidirezionale preciso con meccanismo di bloccaggio in situ automatico attraverso l’utilizzo di una manopola monodirezionale a scorrimento montata su un manico leggero e maneggevole. Cavo di collegamento.

description: Materiale per studio elettrofisiologico:— N. 120 Cateteri in fibre di dacron intrecciate, 6F con elettrodi in platino. Curve Josephson Cournand Damato lunghezza utile cm 105 o superiore con diversa spaziatura interelettrodica, disponibile in configurazione tripolare, quadripolare, esapolare, ottopolare e decapolare. Completo di cavo di raccordo,— N. 60 Cateteri in fibre di dacron intrecciate, 6F con elettrodi in platino, bipolare lunghezza utile cm 80 o 110 con spaziatura interelettrodica di un cm. Connettori di tipo fisso,— N. 30 Cateteri per il mappaggio del flutter corpo in pebax ed elettrodi in platino, curva bidirezionale con diverso raggio di curvatura sui 2 lati e meccanismo di controllo tramite cursore scorrevole lungo il manipolo e meccanismo di blocco automatico. Completo di cavo di raccordo,— N. 90 Cateteri per il mappaggio del seno coronario, corpo in poliuretano 6F ed elettrodi in platino, lunghezza utile 110 cm quadripolare e curva large 4.0, meccanismo di controllo a pistone con sistema di blocco automatico,completo di cavo di raccordo,— N. 300 Introduttori con valvola inserita in una camera rastremata e con rubinetto a 3 vie da 6F-7F, codice colore per una facile identificazione,— N. 1.500. Kit prontopac composto da: 1 ago 18 ga 7 cm;1 ago 20 ga 4 cm; 2 camici mis. L imbustati separatamente;1 cuffia copristrumenti 90 cm; 1 ciotola diam. 7 cm 100 ml azzurra; 1 ciotola diam. 10 cm 400 ml azzurra; 1 ciotola diam. 10 cm 400 ml rossa); 1 electrophysiology drape 194x340 cm, window, femoral holes, 2 control; 40 garza 10x10 16S 20F con filo bario tess.; 3 garza laparotomica bianca 50x50 cm 4 stratic/filo di bario, senza; 1 bisturi monouso lama 11 manico lungo; 1 bisturi monouso lama 10.1 spugna per disinfezione; 1 salvietta assorbente wippll; 1 salvietta assorbente wippll; 1 siringa 10 ml; 3 siringa 20 ml.

description: N. 180 cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione da richiedere, in base alle necessità, tra le seguenti varianti di curve e con le seguenti caratteristiche:a) Cateteri a punta direzionabile con meccanismo a pistone per mappaggio elettromagnetico ed ablazione con 6 canali d’irrigazione a corona sull’elettrododistale 4 elettrodi e spazio interelettrodico mm 2-5-2, corpo del catetere pebax con rinforzo in nylon ed armato con 32 fili in acciaio,punta poliuretano elettrodo mm 3,5 materiale elettrodo platino-iridio. Adesivo tra elettrodo e catetere in colla poliuretanica filo di trazione in nitinolo doppio fili di sicurezza monel tecnica di costruzione estrusione. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Connettore alla pompa luer, connettore catetere Hyperetronics, sensore temperatura termocoppia, sensore elettromagnetico passivo e sensore posizione con micro-sensore elettromagnetico. Diametro catetere fr 7,5 lume interno 0.031’’ lunghezza cm 115 Curve B (5.1 cm), C (6.3 cm), D (6.3 cm), F (7.6 cm), J (10.1 cm) varie curve B-C-D-F-J codice colore e cavi connessione.b) Cateteri a punta direzionabile con controllo in temperatura con meccanismo a pistone per mappaggio elettromagnetico ed ablazione, 4 elettrodi con spazio interelettrodico mm 1-7-4, corpo del catetere pebax con rinforzo in nylon ed armato con 32 fili in acciaio, punta poliuretano elettrodo mm 8 materiale elettrodo platino-iridio. Adesivo tra elettrodo e catetere in colla poliuretanica filo di trazione in nitinolo doppi fili di sicurezza monel tecnica di costruzione estrusione. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Connettore Hyperetronics, sensore temperatura 2 termocoppie, sensore elettromagnetico passivo .Diametro catetere fr 7,0, diametro della punta fr 7,5 curva sleeve diametro fr 7 curva B,D,F,J ancoraggio distale curva B,D,F,J ancoraggio prox curva F lunghezza cm 115 Curve B (5.1 cm), C (6.3 cm), D (6.3 cm), F (7.6 cm), J (10.1 cm) varie curve B-C-D-F-J codice colore e cavi connessione.c) Cateteri a punta direzionabile con controllo in temperatura con meccanismo a pistone per mappaggio elettromagnetico ed ablazione, 4 elettrodi con spazio interelettrodico mm 1-7-4, corpo del catetere pebax con rinforzo in nyoln ed armato con 32 fili in acciaio, punta poliuretano elettrodo mm 4 materiale elettrodo platino-iridio. Adesivo tra elettrodo e catetere in colla poliuretanica filo di trazione in nitinolo doppi fili di sicurezza monel tecnica di costruzione estrusione. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon,connettore Hyperetronics, sensore temperatura 2 termocoppie, sensore elettromagnetico passivo, sensore posizione micro-sensore elettromagnetico. Diametro catetere fr 7,0, diametro della punta fr 7,5 curva sleeve diametro r 7 curva B,D,F,J ancoraggio distale curva B,D,F,J ancoraggio prox curva E,F lunghezza cm 115 Curve B (5.1 cm), C (6.3 cm), D (6.3 cm), F (7.6 cm), J (10.1 cm) varie curve B-C-D-F-J codice colore e cavi connessione.

description: Cateteri diagnostici con anello mappante da richiedere, in base alle necessità, tra le seguenti varianti di curve e con le seguenti caratteristiche:A) Catetere diagnostico con anello mappante e punta direzionale per SEF in poliuretano armato, anello in nitilolo, punta del catetere in poliuretano armato con 32 fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio, filo di trazione in nitilolo.Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Diametro del catetere 7 F. lunghezza 115 cm, curva D(2,5”) Blu diametri dell’anello tra 15 e 25 mm,manipola a pistone,elettrodi in platino iridio. Numero elettrodi 20. Elettrodo in punta assente.B) Catetere diagnostico con anello mappante e punta direzionale per SEF in poliuretano armato, anello in nitilolo, punta del catetere in poliuretano armato con 32 fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio, filo di trazione in nitilolo. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Diametro del catetere 7 F. lunghezza 115 cm, curva D(2,5”) Blu, diametri dell’anello tra 12-15-20-25-35 mm, manipola a pistone,elettrodi in platino iridio. Numero elettrodi 10-15 (solo 35 mm), elettrodo in punta assente.C) Catetere diagnostico con anello mappante e punta direzionale per SEF in poliuretano armato, anello in nitinolo punta del catetere in poliuretano, armato di 32 fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio, filo di trazione in nitilolo, compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Diametro del catetere 7 F., lunghezza 115 cm. curva D (2,5”) Blu diametri dell’anello tra 15-25 mm. Manipola a pistone,elettrodi in platino iridio, numero elettrodi 10, elettrodo in punta assente.

description: Kit per crioablazione focale comprendente:Cateteri focali quadripolari da 7 Fr con termocoppia per crioablazione, monouso, flessibili, orientabili specificamente disegnati per l’ablazione del tessuto cardiaco.Il catetere deve raggiungere una temperatura uguale o superiore a – 75* C.Cavo elettrico ombelicale lungo almeno 120 cm.Cavo coassiale ombelicale lungo almeno 180 cm.

description: Kit per crioablazione della vena polmonare comprendente:Catetere a forma di pallone dal diametro di 10,5 F con termocoppia per il trattamento di fibrillazione atriale parossistica attraverso crioablazione da isolamento della vena polmonare dotato di markers radiopachi.Catetere per mappaggio intracardiaco con forma indicata per la registrazione dell’attività elettrica delle vene polmonari.Introduttore dal diametro interno di 12F lungo 65 cm per l’utilizzo del catetere a pallone.Cavo elettrico ombelicale lungo almeno 120 cm.Cavo coassiale ombelicale lungo almeno 180 cm.

description: N.600 introduttori peel-away singola cannula.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per vena succlavia composto da:— Ago cannula da 18 Gauge di lunghezza cm. 20 circa,— Guida con punta flessibile a “J” di cm. 50 circa,— Dilatatore di 22 cm. composto di un estrusione di flexitec e teflon per una maggiore.Flessibilità e capacità di spinta.— Siringa da 10 ml,— N. 2 raddrizzatori per punta guida.Cannula peel away in estrusione di flexitec e propilene con disponibilità di diametro.6 – 7 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 –10 – 10,5 – 11 – 12 – 12,5 e 13 French— Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula,— Sterile, monouso.N.600 introduttori peel-away singola cannula.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per vena succlavia composto da:— Ago cannula da 18 Gauge di lunghezza cm. 20 circa,— Guida con punta flessibile a “J” di cm. 50 circa,— Dilatatore di 22 cm. composto di un estrusione di flexitec e teflon per una maggiore.Flessibilità e capacità di spinta.— Siringa da 10 ml,— N. 2 raddrizzatori per punta guida.Cannula peel away in estrusione di flexitec e propilene con disponibilità di diametro.6 – 7 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 –10 – 10,5 – 11 – 12 – 12,5 e 13 French,— Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula,— Sterile, monouso.

description: Introduttori peel-away doppia cannula.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per vena succlavia composto da:— Ago cannula da 18 Gauge di lunghezza cm. 20 circa,— Guida con punta flessibile a “J” di cm. 50 circa,— Dilatatore di 22 cm. composto di un estrusione di flexitec e teflon per una maggiore flessibilità.E capacità di spinta.— Siringa da 10 ml,— N.2 raddrizzatori per punta guida,— Doppia cannula peel away in estrusione di flexitec e propilene con disponibilità di diametro.6 – 7 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 –10 – 10,5 – 11 – 12 – 12,5 e 13 French,— Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula,— Sterile, monouso.

description: Introduttori peel-away valvolati.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per impianto di pace-maker per via trans-succlavia comprendenti una cannula peelaway valvolata con disponibilità di diametro 8 – 9 e 10 french, un dilatatore lungo cm. 20 circa, una guida, un ago ed una siringa.

description: N.420 introduttori femorali dotati di valvola emostatica comprendenti guida con punta a "L" flessibile di lunghezza 50 cm., ago cannula introduttore e raddrizzatore per punta guida.

description: N.15 elettrocateteri bipolari per stimolazione temporanea con stiletto e connettore staccabile per un più facile posizionamento dello stesso, diametro 6 Fr., lunghezza 110 cm., distanza fra i poli 10 mm., stiletto 115 cm. con diametro 0,30.

description: N. 300 elettrocateteri bipolari per stimolazione cardiaca temporanea in materiale woven poliestere, di lunghezza 110 cm, elettrodi in platino, distanza interelettrodica 1 cm, misura 6 Fr.

description: Cavetti di connessione, per misurazione soglia PM., confezione monouso sterile.

description: Kit introduttore transettale con le seguenti caratteristiche:Introduttore transettale armato per l’introduzione di catetere nella parte sinistra del cuore attraverso la parte destra. Corpo in nylon con rigidità differenziata lungo lo shaft lume interno rivestito con teflon punta radiopaca armatura 16 fili di acciaio inossidabile intrecciati. Corpo dilatatore in polietilene con disolfato di bario punta radiopaca in polietilene con tungsteno valvola in nylon esacuspide a sei tagli disposti a spirale filo guida in acciaio inossidabile rivestimento esterno SLX silicone e connettore in polietilene. Lunghezza introduttore 62 cm /77 cm, diametro interno 8F (0.110’’) non rastremato, diametro esterno 10.5F (0.132’’), 3 fori in punta curve multipurpose multipurpose short anteriore e posteriore. Lunghezza dilatatore 67 cm,diametro interno 0.042’’ diametro esterno 8F (0.110’’) lunghezza punta radiopaca 7 mm.Lunghezza punta restremata 1 cm lunghezza cm 2,5. Lunghezza guida 150 cm codice colore blu; comprensivo di ago transettale per la puntura nel setto atriale con cannula d’ago esterna e mandrino interno pieno che quando e’ inserito nell’ago sporge oltre la punta distale della cannula tubatura flessibile con bocchettone ergonomico e rubinetto prossimale. Angolo di curvatura g. 19 x 56 cm ed ang. Curvatura 50°- g 18 x 71 cm ed ang. curvatura 50° - g 18 x 71 cm ed ang. curvatura 86° - g 18 x 89 cm ang. curvatura 50°.

description: Telini sterili adesivi da incisione chirurgica nelle misure di circa 20x20 cm.

description: Adattatori per elettrocateteri da 5-6 a 3,2 mm.

title: Procedura aperta per al fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili, materiale per elettrofisiologia.

description: Fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili, materiale per elettrofisiologia.


currency: EUR

measure: validBids

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: MIGLIORAMENTO SISMICO,IMPIANTI, PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI PALAZZO CARRARA

title: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI, PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI PALAZZO CARRARA IN TERNI

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: PROCEDURA APERTA

COMUNE DI TERNI

region: TERNI

countryName: IT

scheme: VAT

name: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

initiationType: tender


measure: bids

title: PRODUZIONE BISCOTTI E PELLETS PER TOPI

title: PRODUZIONE BISCOTTI E PELLETS PER TOPI

procurementMethod: direct

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

region: GENOVA

name: CENTRO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI ATENEO


name: C.I.R.A. (CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI) - S.C.P.A.

title: HARDWARE/SOFTWARE DI SIMULAZIONE REAL-TIME

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

region: CASERTA


title: FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO - ABBOTT VASCULAR

procurementMethodDetails: AFFIDAMENTO DIRETTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

region: BRINDISI


name: CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI DI ANGELO BORGHI & C. S.A.S.

name: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI

title: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI AREA CARDIOLOGICA

region: VARESE


title: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER L'ANNO 2012

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI

region: BIELLA

ISTITUTO INDUSTRIALE STATALE Q.SELLA

name: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q SELLA


title: CIG n. 0743378EEA - fornitura del sistema informativo amministrativo contabile per l’Istituto ortopedico Rizzoli.

description: La presente gara comunitaria a procedura aperta, indetta da CUP 2000 SpA (di seguito CUP 2000), quale società In House delle aziende sanitarie del servizio sanitario regionale socie, ha per oggetto: "La fornitura del sistema informativo amministrativo contabile per l’Istituto ortopedico Rizzoli, comprensivo della gestione dei progetti, della logistica e dei magazzini, della contabilità analitica e del controllo di gestione e la fornitura dei relativi servizi correlati", secondo quanto meglio specificato e dettagliato nel capitolato speciale d’appalto (di seguito "CSA").

awardCriteriaDetails:
Offerta tecnica: 60
Offerta economica: 40

CUP 2000 SpA

street: via del Borgo di San Pietro n. 90/C


title: ACQUISTO SERVIZIO TRENO PER CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE

title: SERVIZIO DI ACQUISTO TRENO PER CELEBRAZIONE GIORNATA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE

REGIONE PIEMONTE

region: TORINO


title: LAVORI RIPRISTINI EROSIONI IN SPONDA DESTRA FIUME TREBBIA A CISIANO E RIVERGARO (PC) A SALVAGUARDIA DEL POZZO DI CISIANO E SOLLEVAMENTO FOGNARIO MOLINAZZO - GARA N. 4101

procurementMethod: limited

procurementMethodDetails: PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 238 C.7, D.LGS. 163/2006

ENIA PIACENZA SRL

region: PIACENZA


name: RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.

title: C.A. N.35/TS 2011 ATI CEPRINI A.Q. LEG.BO.2010.012 - CIG 0410185F5A

procurementMethodDetails: CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

region: ROMA

name: DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE ANCONA


title: ECOTOMOGRAFO

title: ECOTOMOGRAFO

procurementMethodDetails: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

AZIENDA U.S.L. 2 LUCCA

region: LUCCA


title: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE FOGNARIA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI, SISTEMAZIONE PARZIALE DELLA SEDE STRADALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' E MODIFICA ALLA VIABILITA' ESISTENTE

procurementMethodDetails: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

COMUNE DI SANTA LUCIA

region: TREVISO


title: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN CIVICI FABBRICATI. LOTTO A2. GARA 3872

title: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON SPECIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. LOTTO B. GARA 3873

title: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN CIVICI FABBRICATI. LOTTO A1. GARA 3871

title: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. LOTTI A1, A2, B. GARE 3871-3872-3873

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100


name: Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti di Bergamo”

title: Fornitura ed installazione della segnaletica interna ed esterna del nuovo Ospedale di Bergamo.

description: Fornitura di tutta la segnaletica interna ed esterna per il nuovo Ospedale di Bergamo. È compreso nell'appalto il servizio decennale di manutenzione full risk.

awardCriteriaDetails:
qualità: 50
prezzo: 50

street: Largo Barozzi, 1

Seberg SRL

street: via E. Fermi, 52/o


name: TECHNO SKY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - TECHNOLOGIES FOR AIR TRAFFIC MANAGEMENT; IN BREVE: TECHNO SKY S.R.L.

title: PROCEDURA DI GARA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI HIGH POWER AMPLIFIER


name: RTPS: RPA SRL (capogruppo) e RGM SRL (mandante)

name: Comune di Palermo - area infrastrutture - ufficio opere pubbliche - servizio acquedotti e fognature - geologia e geotecnica

title: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva degli interventi di protezione dell’area della colonia estiva comunale e del Viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino. Codice CIG 0361012C83.

title: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva degli interventi di protezione dell’area della colonia estiva comunale e del Viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino. CIG 0361012C83.

awardCriteriaDetails:
Merito tecnico, professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva: 30
Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta: 35
Ribasso percentuale indicato nell’”offerta economica”: 20
Riduzione percentuale sul “tempo di esecuzione massimo” indicato al punto 9a) del bando di gara: 10
Certificazione di qualità: 5

street: via Ausonia 69

street: Strada del Colle n. 1/A – frazione Fontana


title: MONTAGGIO FILAMTI

title: MONTAGGIO FILAMTI


title: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

title: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PERCFEST 2011

COMUNE DI LAIGUEGLIA

region: SAVONA


title: VALVOLE MOTORIZZATE

title: VALVOLE MOTORIZZATE

GNL ITALIA S.P.A.

region: MILANO


title: Procedura aperta per la predisposizione di "targhe energetiche" realizzazione, trasporto e consegna - nell'interesse di Cestec SpA.

title: Procedura aperta per la fornitura di "targhe energetiche" – realizzazione, trasporto e consegna - nell’interesse di Cestec SpA.

description: Realizzazione e consegna di targhe energetiche.

awardCriteriaDetails:
Qualitativo: 60
Quantitativo - prezzo: 40

Cestec SpA

street: viale Restelli 5/a

Incisoria Pastormerlo SRL

street: via Broletto, n. 26


name: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA

title: LAVORI STRADALI E IDRAULICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE E PRESE E RIPRISTINO PAVIM.NI STRADALI MANOMESSE NELLA TERRAFERMA VENEZIANA

region: VENEZIA

name: AREA TERRITORIALE VENEZIA - APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI


title: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI LATISANA

region: UDINE


title: REALIZZAZIONE POZZO ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREE A VERDE PARCO CIMITERIALE, IN COMUNE DI CERRO MAGGIORE


name: INSTITUT FUER SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SUEDTIROL

title: MANUT. STRAORD.: ISOLAZIONE TERMICA A CAPPOTTO - LAJON - VIA TROJER ANGER 2-4


title: FORNITURA ASSILI

title: FORNITURA ASSILI


name: Azienda ospedaliero-universitaria di Parma

title: Fornitura di sistemi di monitoraggio per Nuovo Ospedale dei bambini, comprensiva dell’installazione e delle opere impiantistiche necessarie. CUP F99E11002680001. CIG 33083844D7.

title: Fornitura di pensili e lampade scialitiche per Nuovo Ospedale dei Bambini, comprensiva dell’installazione e delle opere impiantistiche necessarie. CUP F99E11002680001. CIG 3308352A6D.

title: Gara a procedura aperta indetta con decisione n. 424 del 28.9.2011, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06, per la fornitura, in due distinti lotti, di pensili e lampade scialitiche (lotto 1) e sistemi di monitoraggio (lotto 2), comprensivi delle relative installazioni ed opere impiantistiche necessarie, da destinare al Nuovo Ospedale dei Bambini. CUP F99E11002680001. CIG 3308352A6D (lotto 1). CIG 33083844D7 (lotto 2).

description: Procedura aperta fornitura, in 2 lotti, di pensili, lampade scialitiche e monitoraggio per il Nuovo Ospedale dei Bambini.

awardCriteriaDetails:
Qualità: 70
Prezzo: 30

street: Via Gramsci, 14

Mindray Medical Italy SRL

street: via Girardo Patecchio 4

Maquet Italia SpA

street: via Gozzano 14


name: G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI - S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE E C.

title: ALLESTIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA CIRCONVALLAZIONE NORD DI S. MARIA DEGLI ANGELI

COMUNE DI ASSISI

region: PERUGIA


title: FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA U.O. PIANIFICAZIONE, NUOVE OPERE E MANUTENZIONE IMMOBILI DELL'AZIENDA USL5 DI PISA - ZONA VALDERA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

region: PISA


name: AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A.

title: SMALTIMENTO FANGHI LIQUIDI, REFLUI PULIZIA FOGNE E FANGHI ACQUE REFLE POMPABILI

region: BARI


title: ACQUISTO SISTEMA TERMOABLAZIONE ENDOMETRIALE

AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE

region: CAMPOBASSO


name: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17

title: GARA REGIONALE FARMACI

title: ACQUISTO ANALISI PROTEOMICA PROGETTO PROMOTERA

title: ACQUISTO ANALISI PROTEOMICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOTERA

region: PADOVA

name: IST.NAZ.LE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI VITT EMANUELE II

region: ANCONA


name: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO DI MESSINA

title: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

region: MESSINA


title: FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER RIFIUTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MULTI MATERIALE

PUBLIAMBIENTE SPA

region: FIRENZE


name: AGRIS SARDEGNA-AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

title: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE TRATTORI

region: SASSARI

name: DIPARTIMENTO PER LA RICERCA NELLE PRODUZIONI ANIMALI


title: LAVORI REALIZZAZIONE RETE INTERNA GAS METANO NELL'ATIVITÀ 91 CUCINA DEL P.O. GUZZARDI - VITTORIA

procurementMethodDetails: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

region: RAGUSA


title: LAVORI VIA SANTARELLI

title: LAVORI VIA SANTARELLI

COMUNE DI CHIETI

region: CHIETI


title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 3

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 8

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 6

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 9

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE - SEGNALETI LOTTO 12

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 7

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE 2 LOTTO

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 5

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 10

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE - LOTTO 1

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 4

title: SS.PP. I NUCLEO VIABILE VAL VIBRATA TORDINO - SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI OSTRUITE DA FRANE LOTTO 11

PROVINCIA DI TERAMO

region: TERAMO


name: DE MARCHI IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

title: MONTORIO VERONESE - CASERMA DUCA - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PER MAGAZZINI KELLER


name: PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO - GESTIONE STRALCIO -

title: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE HARDWARE

region: SUD SARDEGNA


name: AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA

title: ATTIVITA DI RICERCA NEL SETTORE MODELLISTICA MATEMATICA APPLICATA ALLIRRIGAZIONE

region: BOLOGNA


name: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.14

title: AGGIUDICAZIONE FORNITURA FARMACI IN ESCLUSIVA IN AMBITO REGIONALE - DITTA PFIZER ITALIA S.R.L.


title: FORNITURA CARTA, BUSTE E MATERIALE MINUTO


title: FORNITURA CIRCUITI AUTOTRASFUSIONE PER U.O. CARDIOCHIRURGIA P.O. MESTRE.

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

name: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA


name: MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

title: MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI, DI TELECOMUNICAZIONE E DI SALA REGIA DEL CENTRO OPERATIVO NAZIONALE VV.F.

region: ROMA

name: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO


title: FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI

title: FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI

GRETA ALTO VICENTINO S.R.L.

region: VICENZA


title: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEI CANALI ULSE E CALENA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DELL'OTTOBRE 2007

title: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEI CANLI ULSE E CALENA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DELL'OTTOBRE 2007

COMUNE DI PESCHICI

region: FOGGIA


name: P.S. VALERA SCAVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

title: RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA COPERNICO E VIA FERMI

COMUNE DI SOLARO

region: MILANO


name: AZ.OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI

title: FARMACI AVEC 1 - CONV. INTERCENT-ER - SCHERING PLOUGH - LOTTO 427 - PUREGON 100 UI SOL


title: NOLEGGIO AUTOVETTURA CON AUTISTA

title: NOLEGGIO AUTOVETTURA CON AUTISTA


title: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON PERCORSO CICLOPEDONALE

title: Incarico assistenza acustica al Progetto di riqualificazione cascine nel Comune di Scurelle - PNRR

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

region: TRENTO

COMUNE DI MORUZZO

region: UDINE


title: FORNITURA CAMICI MONOLACCIO NON STERILI

title: FORNITURA CAMICI MONOLACCIO NON STERILI

ISMETT SRL

region: PALERMO

name: ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE


title: Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento triennale della gestione integrata della corrispondenza.

description: Gestione integrata della corrispondenza.

awardCriteriaDetails:
progetto tecnico: 70
offerta economica: 30

Inpdap

street: via Ballarin 42


title: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

title: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

procurementMethodDetails: PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE UNA GARA


name: MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

title: INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER FORNIRE SUPPORTO NELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI APPALTI.


title: Concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti su pubbliche affissioni, TOSAP del Comune di Seravezza.

title: CIG 0867205832 - concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità,diritti su pubbliche affissioni, TOSAP del Comune di Seravezza.

description: Concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti su pubbliche affissioni, tosap del Comune di Seravezza.

Comune di Seravezza

street: Via XXIV Maggio

ICA - Imposte comunali affini - SRL

street: via Gaetano Donizzetti


title: ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DEL Q. DORA

COMUNE DI AOSTA

region: VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE


name: D.F.S. INFORMATICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

name: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

title: ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE PRESSO SERVIZIO INFORMATICO UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA


title: SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA

title: SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA

COMUNE DI SANT'ANASTASIA

region: NAPOLI


name: ISTITUTO SUPERIORE ITI MAJORANA-AGR. BALSAMO-SEZ.TECNICO AGRARIA

title: ACQUISIZIONE SERVIZI PER STAGE DI LINGUA INGLESE IN IRLANDA


title: REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE S.P. 2

COMUNE DI QUINTANO

region: CREMONA


name: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

title: Servizio assicurativo del Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi per il triennio 2012-2014.

description: Servizio assicurativo del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi (Ente di Diritto Pubblico) per il triennio 2012 - 2014, consistente, in sintesi, nella stipula dei contratti assicurativi a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte dalla Stazione Appaltante.

street: via L. Ariosto, 30


title: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA KWP 19,32 PRESSO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA SITO IN VIA G. ALMIRANTE

COMUNE DI ANOIA

region: REGGIO CALABRIA


title: FORNITURA TUBO IN POLIETILENE PER ACQUA E GAS

VIVA SERVIZI S.P.A.

region: ANCONA


name: CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.

title: ID_AATO 538170 - CP F056 - CC FX56 1° LOTTO INTERVENTI FOGNARI SU VIA SAN SERAFINO, VIA LUZI E VIA TOZZI CONDIVI NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

region: ASCOLI PICENO


title: FORNITURA SUBOXONE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

title: FORNITURA SUBOXNE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1

region: TORINO

name: S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA


title: Fornitura in noleggio con riscatto di n. 10 sistemi completi per smaltimento deiezioni pazienti allettati e fornitura in somministrazione di dispositivi monouso.

title: Procedura aperta per la fornitura di sistemi completi per smaltimento deiezioni pazienti a letto.

description: Fornitura in noleggio con riscatto di n. 10 sistemi completi per lo smaltimento delle deiezioni dei pazienti allettati e fornitura in somministrazione di dispositivi monouso, in unico lotto.

awardCriteriaDetails:
prezzo: 50
qualità: 50

Azienda sanitaria provinciale Siracusa

street: corso Gelone, 17

FARM Italy SRL

street: via Socrate 17-19-21


name: Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

title: Vincoli in rete: Realizzazione di una piattaforma per la condivisione e la pubblicazione dei dati di vincolo.

description: La fornitura consiste, in sintesi, nella realizzazione di una piattaforma per la condivisione e la pubblicazione dei dati di vincolo che prevede:— sviluppo applicativo e di integrazione di sistemi,— integrazione con il sistema ABC e predisposizione di un insieme di servizi cartografici,— dimensionamento e fornitura delle infrastrutture hardware e software necessarie per l’adeguamento della dotazione degli istituti centrali,— installazione di tutti i componenti acquisiti nell’ambito della fornitura,— formazione del personale,— assistenza agli utenti,— conduzione operativa del sistema,— manutenzione correttiva del sistema.

street: via di San Michele 23


name: Cooperativa Sociale il Sogno di una Cosa

title: Servizio di segretariato sociale e progetti speciali di servizio sociale.

description: Orientamento, accoglienza e informazioni ai cittadini per l'accesso ai servizi erogati dall'ente.

awardCriteriaDetails:
Offerta economica: 50
Progetto organizzativo: 50

CISA 12

street: Via Cacciatori 21/12

street: Via Crispi, 9


title: FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA

title: FORNTIURA PASTI MENSA SCOLASTICA

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

region: TERAMO


title: RDO 2011FC0021 RIPRISTINO TAPPETI DI USURA NEL COMUNE DI BERGAMO

A2A CALORE & SERVIZI SRL

region: BRESCIA

name: A2A SPA - APPROVVIGIONAMENTI MANDATARIA INCARICATA


title: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VARIE SEDI COMUNALI

procurementMethodDetails: PROCEDURA RISTRETTA


title: SERVIZI DI CATERING

title: SERVIZI DI CATERING

REGIONE UMBRIA

region: PERUGIA

name: SERVIZIO PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI


title: SERVIZI VINITALY 2011

title: SERVIZI VINITALY

REGIONE CAMPANIA

name: DIREZ GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE UOD GENIO CIVILE SALERNO PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE 53 08 13


title: RINNOVI TRATTI DI BINARIO A CURA DI RETE FERROVIARIA ITALIANA

procurementMethodDetails: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

TRENITALIA SPA

region: ROMA

name: DT ACQUISTI BENI SERVIZI E LAVORI DIREZIONALI


title: SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE BILANCIO PER GLI ANNI 2011-2012-2013


name: EDILRES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN SIGLA EDILRES S.R.L.)

title: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZO GIANNONE DA DESTINARE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI

COMUNE DI PULSANO

region: TARANTO


name: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

title: NOLEGGIO DI DURATA 36 MESI, PERCORRENZA 90000KM DI UNA DAIHATSU TERIOS 1.5, DI UNA FIAT DOBLO 1.6 MJT, ED DI UNA VOLKSAWAGEN POLO 1.4 COMFORTLINE63KW


title: PROGRAMMA TV LA FOTO PARLANTE, APPALTO, N. 13 PUNTATE DELLA DURATA DI 5'


title: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - F.NE CAPOLUOGO, VIA GIORGIONE

COMUNE DI MONTEGIORGIO

region: FERMO


title: STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER IMPIANTO CENTRALIZZATO SMALTIMENTO FANGHI E SCRIMING PRELIMINARE

IREN ACQUA SPA

region: GENOVA

name: UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI MEDITERRANEA DELLE ACQUE


title: FORNITURA DI SACCHI COMPOSTABILI

title: FORNITURA DI SACCHI COMPOSTABILI

ASTEA S.P.A.

region: MACERATA


name: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'SAN MARTINO'

title: FORNITURA DIAGNOSTICI ESCLUSIVI U.O.MEDICINA NUCLEARE - COVI


name: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO

title: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LETTINI VISITA E APPARECCHIATURE PER LASERTERAPIA

region: LECCO


name: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI

title: CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCLDAMENTO

region: PORDENONE


title: LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI RICHIUDIBILIPER LA RECINZIONE DELL'AREA IMBARCO PASSEGGERI AL MOLO BEVERELLO


name: ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

title: LEASING FINANZIARIO PER LACQUISIZIONE DI UNAMBULANZA DI SOCCORSO - CONVENZIONE CONSIP AMBULANZE 3


title: CANONE DI MANUTENZIONE ANTHEA ANNO 2011

title: MANUTENZIONE APPLICATIVA ANTHEA 2011

HERA S.P.A.

region: BOLOGNA


name: TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI

title: GARA N° 13938 EVOLUTIVE SISTEMA METER ? 2011

title: EVOLUTIVE SISTEMA METER ? 2011


title: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE DI VIA FABIO FILZI 29 E STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARREDI ALLA NUOVA SEDE CONSILIARE, AFFIDATA AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

CONSIGLIO REGIONE LOMBARDIA

region: MILANO


title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA AB MEDICA

title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA BOSTON SCIENTIFIC

title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA ST. JUDE MEDICAL

title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA MEDTRONIC ITALIA

title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA VIGLIA

title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA BARD

title: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFISIOLOGIA PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA ME.DI

title: FORNITURA ELETTROCATETERI ED INTRODUTTORI PER ELETTROFISIOLOGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

region: BIELLA


name: RUBINI F.LLI DI RUBINI GIANNI, CLAUDIO E GIULIANO S.A.S.

title: LAVORI DI RISANAMENTO DELLA VIABILITÀ E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DELL'ANTICO BORGO DI GUADAMELLO 1° STRALCIO

COMUNE DI NARNI

region: TERNI


name: R.T.I. costituendo: Istituto di Vigilanza Europol SRL, (impresa mandataria) con sede in Via del Gelsomino, 45/B, 89123 Reggio Calabria e Istituto di Vigilanza Sicurcenter SpA, (impresa mandante) con sede in Via Papa Sergio I n. 48/C, 90142 Palermo

title: Servizio quadriennale di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria - CIG 0680772ECF.

description: Servizio quadriennale di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria - CIG 0680772ECF.

Consiglio regionale della Calabria

street: Via Cardinale Portanova

dr.ssa Elia Rosa Canale

email: settore.provveditorato@consrc.it — PEC: settore.provveditorato@pec.consrc.it


title: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFE E CED DI VIA SAN PAOLINO

COMUNE DI LUCCA

region: LUCCA


name: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

title: SANDOSTATINA LAR FL 30MG+SIR

title: SANDOSTATINA LAR FL 30MG+SIR

region: BERGAMO

name: AREA GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI LOGISTICI


title: ALLESTIMENTO STAND PER MANIFESTAZIONE DSEI LONDRA - 13/16 SETTEMBRE 2011


title: SERVIZIO TELEFONIA MOBILE ANNO 2011

title: SERVIZIO TELEFONIA MOBILE ANNO 2011

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

region: FIRENZE


title: SERVIIZIO DI DEODORANTE E SANIFICAZIONE CONTENITORI

title: SERVIZIO DI DEODORANTE E SANIFICAZIONE CONTENITORI


name: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

title: SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER DUE LABORATORI MOBILI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

title: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER DUE LABORATORI MOBILI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

name: DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE


title: AFFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI

title: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI

COMUNE DI NUORO

region: NUORO


title: Fornitura ordinaria di farmaci e parafarmaci.

title: Fornitura odinaria di farmaci e parafarmaci.

title: Appalto per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili per la farmacia comunale di Custoza per la durata di anni 3.

description: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili per la farmacia comunale di Custoza per la durata di anni 3. Alla scadenza l'appalto potrà essere rinnovato per 2 anni.

Comune di Sommacampagna

street: Piazza Carlo Alberto, 1

Alleanza Salute Distribuzione SpA

street: via Trieste n. 11

Cooperativa esercenti farmacia Scrl

street: via Achille Grandi n. 18


name: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

title: APP.TI - PINZE MONOUSO PER BIOPSIE OVALI OCCORRENTI ALLUNIONE DACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE ASSOCIATE ALLAREA VASTA EMILIA NORD - POS. 5/94-2012 CF

region: REGGIO NELL'EMILIA


title: SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE FRAZIONI CONTENUTE NEI RIFIUTI BIODEGRADABILI C.E.R. 200201 DEI COMUNI SOCI DI SERVICE 24 SPA

SERVICE 24 IDRICO SRL

region: COMO


name: AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

title: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA ANNO 2011 STABILI DI PROPRIETA' ATC IN TORINO E PROVINCIA

region: TORINO


name: RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.

title: FORNITURA MATERIALE TELEFONICO PER IMPIANTI DI VILLA OPICINA E TS CAMPO MARZIO

region: ROMA

name: DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE ANCONA


name: COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A.

title: OPERE IDRAULICHE CENTRALI TERMICHE COMUNI VARI GESTITI DA COGEME PROV. BS

region: BRESCIA


name: ATI consorzio di cooperative SCARL Progetto Vita- Società cooperativa Universo 2000

title: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani PDZ 2010-12 CIG 0516941135.

description: L'assistenza domiciliare consiste nell'erogazione di prestazioni socio-sanitarie presso il domicilio degli utenti.

Comune di Adrano

street: Via Aurelio Spampinato, 28

street: via Madonna della Via, 45


title: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

title: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

VENETO AGRICOLTURA

region: PADOVA


title: DISPOSITIVI MEDICI VARI

title: DISPOSITIVI MEDICI VARI


title: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AUTOSERVIZI ALBANI DI SOLZA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2011-2012


title: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2011/2012 ? 2012/2013 ? 2013/2014, SULLE STRADE IN GESTIONE A VENETO STRADE S.P.A. ? DIREZIONE OPERATIVA DI BELLUNO - TRATTA __B2.6

VENETO STRADE S.P.A.

region: VENEZIA


title: SERVIZI ASSICURATIVI

title: SERVIZI ASSICURATIVI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

region: GENOVA

name: SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E AUTORITA' DI GARANZIA


name: LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI MACOMER

title: VIAGGIO D'ISTRUZIONE ESTERO

title: VIAGGII D'ISTRUZIONE ITALIA

title: VIAGGI D'ISTRUZIONE

name: LICEO SCIENTIFICO STATALE G.GALILEI MACOMER


title: PIANO DI COMUNICAZIONE 2011

title: PIANO DI COMUNICAZIONE 2011

ACEGASAPSAMGA SPA A SOCIO UNICO

region: TRIESTE


title: INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA D.L., CONTABILITÀ, DEI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI PALAZZO CIONNI SITO IN PIAZZA UMBERTO I (INCARICO CONFERITO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA ALLE PROCEDURE DELLART. 91 DEL DLGS 163/06 AI SENSI DELLART. 7 DEL? OPCM DEL 07/04/2011, N. 3931)

COMUNE DI BARETE

region: L'AQUILA


title: Fornitura biennale di dispositivi monouso in TNT sterile e non per l'attività dei reparti e delle sale operatorie – 13 lotti.

Azienda ospedaliera Sant'Anna

street: Via napoleona 60

name: Angelo Cammarata - responsabile del procedimento


title: FORNITURA PRODOTTI DIAGNOSTICI (CONFIRM-PR, CONFIRM EGFR E PATHWAY) OCCORRENTI PER MESI 24 - SC ANATOMIA PATOLOGICA

title: FORNITURA PRODOTTI DIAGNOSTICI (CONFIRM-PR, CONFIRM EGFR, PATHWAY) OCCORRENTI PER MESI 24 - SC ANATOMIA PATOLOGICA

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE

region: CUNEO


name: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI VENARIA

title: LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI VENARIA REALE


title: COMPLETAMENTO OPERE PROVVISIONALI

title: COMPLETAMENTO OPERE PROVVISIONALI


title: CONTRATTO APPLICATIVO: ADEGUAMENTO PART E PONT LINEA BOLOGNA RIMINI ACCORDO QUADRO 2010.013 DEL 04.05.2010 003/UTRO 2011


title: PROROGA INDISPENSABILE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN ATTESA DELLA PROCEDURA DI GARA: MANUTENZIONE DELLA RETE DATI NEI LOCALI TECNICI AS/ICT DI ROMA


title: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI AL SERVIZIO DELL?AULA DI ARCHITETTURA (EX AULE 1M-1N) FAC. DI INGEGNERIA.

title: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI AL SERVIZIO DELL'AULA DI ARCHITETTURA (EX AULE 1M-1N) FAC. DI INGEGNERIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

region: TRENTO

name: DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE APPALTI


name: LIVIO IMPIANTI ELETTRICI DI GIANPAOLO LIVIO

title: RIFACIMENTO TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA

COMUNE DI RHO

region: MILANO


title: FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI 2008/2010

COMUNE DI PATERNO'

region: CATANIA


title: SERVIZI INFORMATICI - SYSTEMS TECHNOLOGY SRL


title: Procedura ristretta ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutti gli ambienti dell'Istituto postelegrafonici siti in Roma viale Asia 67 via Carlo Spinola 11 via Bompiani e via Barocci e i tutti gli ambienti dell'Inpdap della sede di viale Pier Luigi Nervi 270 sita in Latina. Aggiudicazione lotto Latina.

awardCriteriaDetails:
offerta tecnica: 60
offerta economica: 40

Inpdap

street: Via Aldo Ballarin 42

name: DC approvvigionamenti e provveditorato ufficio II gare e contratti

Helyos SpA

street: via del Commercio 13/c


title: ACQUISTO COMPONENTI HW/SW PER I SISTEMI IBM P750

ACI INFORMATICA SPA

name: APPROVVIGIONAMENTI, SERVIZI GENERALI E PATRIMONIO


title: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNE DI PITEGLIO

COSEA AMBIENTE SPA

region: BOLOGNA


name: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

title: LICENZE DATA CENTER

title: LICENZE ACCESSO AL DOMINIO

title: LICENZE DATA CENTER E ACCESSO AL DOMINIO


title: fornitura generi alimentari vari: secchi e scatolame

title: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

title: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

CONTARINA SPA SOCIETA' CON UNICO SOCIO

region: TREVISO


title: REALIZZAZIONE PROGETTO BAMBINI AL CENTRO


title: RIORGANIZZAZIONE FISICA DEL CENTRO STELLA


title: APPALTO PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE E SEGRETARIATO SOCIALE

title: APPALTO PROGETTO EDUCUTIVO TERRITORIALE E SEGRETRIATO SOCIALE

COMUNE SAN GIOVANNI SUERGIU

region: CARBONIA IGLESIAS


title: RIMBORSO SPESE VIAGGI PER MISSIONI DI SETTEMBRE 2011


title: FISCAL REPRESENTATION, VAT COMPLIANCE SERVICES AND ASSISTANCE IN PERFORMING THE IMPORT/EXPORT ACTIVITIES FOR TARRAGONA STORAGE

ENEL ITALIA S.P.A.

name: DIREZIONE OPERATIVA ACQUISTI-APPROVVIGIONAMENTI RETI


title: OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA AMTERNA DI CASCINE SAN PIETRO


name: AZIENDA SANITARIA LOCALE - PROVINCIA DI MILANO 1

title: N. 2) DONEPEZIL (CLORIDRATO)

title: N. 7) TEICOPLANINA

title: N.1) COMPLESSO VITAMINICO+SALI MINERALI+OLIGOELEMENTI

title: N. 8) BUPRENORFINA

title: N. 6) RIBAVIRINA

title: N. 4) MEROPENEM (TRIIDRATO)

title: N.5) NALTREXONE

title: N. 3) LEVOFLOXACINA (EMIIDRATO)

title: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI FARMACI DIVERSI. PERIODO 32 MESI: FEBBRAIO 2012 - SETTEMBRE 2014. NO PROVVEDIMENTO DI ESITO AD OGGI. LETTERA DI INVITO. DELIBERAZIONE DI ESITO N. 140 DEL 29.2.2012


title: INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL III CIRCOLO DIDATTICO DISTACCAMENTO VIA SETTE RE E DEL IV CIRCOLO DIDATTICO DI VIA NAPOLI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ARZANO

region: NAPOLI


title: Servizio di pulizia locali, mense e circoli presso il Comando 4° Stormo e Distaccamenti dipendenti.

title: Servizio di pulizie ed alberghieri presso il Comando 4° Stormo e Distaccamenti dipendenti.

description: Espletamento del servizio di pulizia e rifacimento letti presso il comando 4° stormo e distaccamenti dipendenti.

Aeronautica Militare Comando 4 Stormo

street: via Castiglionese 70

Consorzio Manutenzioni Generali

street: via A. Manzoni, 36


name: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

title: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SERVIZI IGIENICI AREA ARRIVI SCHENGEN


name: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI

title: INTERVENTO N. 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO ANODIZZATO

region: FIRENZE


title: Procedura aperta ai sensi degli artt. 220, 1° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di call center per gli utenti del servizio idrico integrato dell’ATO 4 - Lazio Meridionale. Codice CIG 2211403B79.

Acqualatina SpA

street: Viale Pierluigi Nervi Centro Commerciale Latinafiori Torre 10 Mimose

GEPIN Contact SpA

street: via degli Arteficieri, 53


title: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - MEDIANTE BUONI PASTO - A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DISTACCATO PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES.


title: Servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento acque di sentina, acque di lavaggio, morchie e acque di zavorra da bordo delle navi.

description: Il servizio ha per oggetto il ritiro, il trasporto, il trattamento, il recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle navi mercantili in sosta nell’area portuale di Taranto alla fonda o in banchina, entro o fuori la Rada di Mar Grande.

awardCriteriaDetails:
Relazione metodologica sullo svolgimento del servizio: 45
Relazione tecnico-organizzativa: 35
Ribasso percentuale sulle tariffe: 20

Autorità portuale di Taranto

street: Molo S. Cataldo - Porto Mercantile - C.P. aperta TA succ. 2


name: ROCHEM MARINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

title: FASC.9205/11 FORNITURS DI PDR PER RIPRISTINO IMPIANTO DISSALAZIONE AD OSMOSI

ARSENALE MILITARE MARITTIMO

region: TARANTO


name: IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

title: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 10/2011 FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI.

title: CONVENZIONE PER L?ATTUAZIONE DELL?AZIONE 10/2011 FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI.

procurementMethodDetails: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 DELLA LEGGE N.381/91


name: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)

title: FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE SPORVIC2

region: TORINO


title: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

COMUNE DI LARIANO

region: ROMA


title: PROGETTO

title: PROGETTO INSIEME MUSICANDO - PROVVEDIMENTI


name: ENTE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA

title: CASSEFORTI STUPEFACENTI, CASSETET SICUREZZA, ARMADI CASELALRIO

region: PISA


title: CONTRIBUTO REGIONALE SEZIONE AGGIUNTIVA SCUOLA MATERNA A.S. 2011/2012


title: POMPA MONOVITE +TRITURATORE

title: POMPA MONOVITE +TRITURATORE


title: FORNITURA DI COLLARI DI RIPARAZIONE E DERIVAZIONE PER ACQUA PERIODO OTT.2011- DIC.2012

IREN ACQUA SPA

name: UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI MEDITERRANEA DELLE ACQUE


title: PROGETTO

title: PROGETTO INSIEME SI FA ANNUALITÀ 2011/12

COMUNE DI LAMEZIA TERME

region: CATANZARO


title: PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.03.2011 - 30.04.2011 DELLA CONVENZIONEIN ESSERE CON LA STRUTTURA HOTEL CANI E GATTI PER IL RICOVERO, MANTENIMENTO CURA E ADOZIONE DI ANIMALI DI PROPRIETÀ DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE: IMPEGNO FONDI PER I MESI DI MARZO E APRILE 2011 DI EURO120.000,00


title: SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025

title: POSA DI MARGINATORI STRADALI LUNGO LA SP 5

title: POSA DII MARGINATORI STRADALI LUNGO LA SP 5

COMUNE DI TAVAGNACCO

region: UDINE

name: AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO


title: Gara 230/DG/2011 per il servizio di connettività Dati/Fonia, compresa la fornitura delle apparecchiature di TLC.

description: L'appalto riguarda l'affidamento:1. della fornitura e dell’installazione delle apparecchiature, dei materiali, dei lavori accessori e di quanto altro occorre per la realizzazione di un sistema di comunicazione Dati/Fonia attraverso una singola infrastruttura di rete basata sul protocollo standard IP (Internet Protocol) secondo una formula di noleggio con pagamento a canoni periodici con riscatto finale senza oneri aggiuntivi al termine della durata contrattuale;2. del servizio di connettività interna e verso l’esterno;3. del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia e post-garanzia per tutte le apparecchiature e i sistemi software forniti e per i servizi di connettività.

procurementMethodDetails: RESTRICTED

Compagnia trasporti pubblici SpA

street: via Ponte dei Francesi, 37/E


name: EY S.P.A., PER ESTESO ANCHE ERNST & YOUNG S.P.A.

title: PROPOSTA PER I SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2010-2011-2012

CONSIAG S.P.A.

region: PRATO


title: INIZIATIVE PER INCENTIVARE IL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI OSCHIRI

COMUNE DI OSCHIRI

region: OLBIA-TEMPIO


title: L'UOMO E L'ACQUA - MULINI E SEGHERIE IN LOCALITÀ LA RUOIA

COMUNE DI CIMOLAIS

region: PORDENONE


name: INTERVENTI GEO AMBIENTALI S.P.A. OPPURE CON L'ACRONIMO I.GE.A. S.P.A.

title: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DELL' IGEA - OCCHI, VISO

title: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DELL' IGEA

region: CAGLIARI


title: MUTUO PER LAVORI DI INTERVENTI SICUREZZA STRADALE

COMUNE DI CECINA

region: LIVORNO


title: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI

title: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIE

ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO MATTEOTTI

region: LATINA


title: Bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata delle postazioni di lavoro (PDL) presenti presso gli uffici dell'Amministrazione comunale.

description: L’appalto ha per oggetto la gestione integrata delle postazioni di lavoro (PDL) presenti presso gli uffici dell’Amministrazione comunale, costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software, e dovrà essere svolto secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare tecnico (allegato A) consultabile al sopraindicato indirizzo internet.

awardCriteriaDetails:
Qualità e completezza della proposta tecnica ed organizzativa per la realizzazione delle infrastrutture organizzative di erogazione dei servizi: 25
Qualità, completezza funzionale, valore tecnico ed aderenza ai requisiti tecnico funzionali delle procedure operative per la realizzazione dei servizi: 25
Completezza, usabilità ed efficacia degli strumenti per la rilevazione dei livelli di servizio (SLA) ed emissione della reportistica: 10
Prezzo complessivo: 40

Comune di Siena

street: Piazza Il Campo, 1

Società SILOG sistemi logici SRL

street: strada Massetana Romana n. 58/B


name: CARLO ERBA REAGENTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

title: PROROGA TECNICA PER ANNO 2011 PER U.O. ANATOMIA PATOLOGICA-DITTA CARLO ERBA REAGENTI SPA

title: PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI DI FORNITURA ALCOLI E PRODOTTI PER USO DIAGNOSTICO PER U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL DI CESENA, ANNO 2011 - DITTA: CARLO ERBA REAGENTI SPA

AZIENDA USL DI CESENA

region: FORLÌ-CESENA

name: U.O. ACQUISTI AZIENDALI E COORDINAMENTO DI AREA VASTA ROMAGNA


name: SI.CO.GE. - SICILIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

name: SOCIETA' CONSORTILE PIETRE NERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

title: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. DI C.DA PIETRE NERE DI MELILLI, I STRALCIO FUNZIONALE.

COMUNE DI MELILLI

region: SIRACUSA


name: DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

title: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DELLA RACCOLTA ACQUE PIOVANE - MARINARSEN TARANTO


title: Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali

COMUNE DI AGNADELLO

region: CREMONA


title: LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA AULE E LABORATORI DELL'ISTITUTO D'ARTE D.CONTINI DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

region: ORISTANO


title: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO

title: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD

region: NAPOLI


title: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL MURO PARAONDE IN LOCALITÀ CAVI STAZIONE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DAL 4 AL 9 NOVEMBRE 2011

COMUNE DI LAVAGNA

region: GENOVA


title: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2011

title: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI 2011

COMUNE DI SENNORI

region: SASSARI


title: CONTRATTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL BIOGAS PRODOTTO DALLA DISCARIRICA DI CÀ DEI LADRI

CO.SE.A - CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

region: BOLOGNA


title: SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE IN ZONA POLAZZO - 2 LOTTO - ANNO 2011

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

region: GORIZIA


name: AZ. OSP.-UNIVERSITARIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE

title: LOTTO 1

title: ID11APB038 FORNITURA DI SEQUENZIATORE CAPILLARE


name: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. G. MAZZATINTI

title: SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

title: STAGE FORMATIVO DEI LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO – SPIAGGIA ROMEA DAL 15_04_2024 AL 19_04_2024

region: PERUGIA

COMUNE DI ASCOLI PICENO

region: ASCOLI PICENO


title: 4IM2011 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE DELLA SS131 IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEGLI IMPALCATI AL KM 50+300, AL KM 51+400, A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE (PROT. CCA-48770-P DEL 07/12/2010) IN CAPO ALL'IMPRESA COGER S.R.L. APPALTATRICE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN VERDE, DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL TRATTO TRA I KM 47+000 E KM 79+500

ANAS - SOCIETA' PER AZIONI

region: ROMA


title: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE AMMORTIZATTORI SOCIALI IN DEROGA 2011

VENETO LAVORO

region: VENEZIA


title: CIG 27666263FF - CUP J22I11000040004 Servizi di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili, spazzamento stradale, gestione isola ecologica, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, altri servizi analoghi d'igiene ambientale, anche straordinari, riscossione e attività connesse TIA, come da capitolato d'appalto.

Comune di Castelcovati

street: via Chiari n. 60


title: RIPARAZIONE AUTOMEZZI

title: RIPARAZIONE AUTOMEZZI

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

region: BELLUNO


title: ASACOM 2011/2012 11° IST. JUVARA 14ÀIST. P.PE DI NAPOLI SIRACUSA


title: APPALTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DI UN DIGESTORE ANAEROBICO C/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CANEGRATE

AMIACQUE SRL

region: MILANO


title: LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA A CHIAMATA DELLE AREE DI BALNEAZIONE LIBERE E ATTREZZATE RICADENTI LUNGO LA LITORANEA SANTO SPIRITO- TORRE A MARE, TRATTO SANTO SPIRITO-PALESE

title: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA A CHIAMATA DELLE AREE DI BALNEAZIONI ATTREZZATE E LIBERE LUNGO LA LITORANEA SANTO SPIRITO-TORRE A MARE, TRATTO SANTO SPIROTO-PALESE

COMUNE DI BARI

region: BARI


title: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CONTRATTO APERTO DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DELL?AMBITO OVEST ? SUB3 ?CODICE INTERNO 9/10.

PROVINCIA DI AVELLINO

region: AVELLINO


title: INTERVENTI A.A.T.O. 2008 - LINEA 38 - RISANAMENTO DEL FIUME FRATTA GORZONE, SISTEMA FOGNARIO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE S.URBANO-VILLA ESTENSE, III STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI IN VIA CORNIOLA SX-VIA FERRARAZZA. (RIF. PROGETTO 454/2008)

ACQUEVENETE S.P.A.

region: PADOVA


title: LAVORI DI ADATTAMENTO E RISTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CORONA AUSTRALE N.49 CONFISCASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO PER PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER


name: IAMEP DI OLIVA STEFANO MAURIZIO & C. S.A.S.

title: RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE

title: RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

region: CUNEO


title: SISTEMA DI SMALTIMENTO RSU A SERVIZIO DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI DISCARICA DI SCALA ERRE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA


name: Costituendo RTI tra RSO SpA e Scsazioninnova SpA

name: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER

title: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di "Assistenza tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali per l’impiego".

description: Servizi di assistenza tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali per l’impiego.

street: viale Aldo Moro n. 38

Dirani Antonio

url: http://www.intercent.it - sezione "bandi e avvisi"

street: via Giacomo leopardi 1


title: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CAPTAZIONE ALLE SORGENTI E SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DANNEGGIATE DAL GELO

title: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPTAZIONE ALLE SORGENTI E SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DANNEGGIATE DAL GELO IN COMUNE DI PAULARO

CARNIACQUE S.P.A.

region: UDINE


title: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRETTORI DI VOLUME GAS

title: FORNITURA POSA IN OPERA CORRETTORI VOLUME GAS

SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL

region: PARMA


name: CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. - S OCIETA' COOPERATIVA

title: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE C/O LICEO SCIENTIFICO FALCONE DI BARRAFRANCA,ISTITUTO MAGISTRALE,I.P.S.I.A.,LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO D'ARTE DI ENNA

PROVINCIA DI ENNA

region: ENNA


name: A.T.M.O. - CENTRO PRODUZIONE DIFFUSIONE CULTURALE - SOCIETA' COO ERATIVA CON ACRONIMO COOP. ATMO IN LIQUIDAZIONE - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMI NISTRATIVA

title: L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEGLI ALLESTIMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NELL?AMBITO DELLA 54ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS

name: AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI


name: COMI-LUCE S.R.L. O COMI LUCE S.R.L. O COMILUCE S.R.L.

title: CORPI ILUMINANTI

title: CORPI ILUMINANTI


title: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/01/2012-31/12/2016

COMUNE DI CASTELLEONE

region: CREMONA


title: EMERGENZA ALLUVIONE 25/10/2011 FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DA LAVORO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

region: LA SPEZIA


name: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

title: CANGUAGLIO E SALDO DEFINITIVO 2010 ISTOLOGIA E SCREENING

region: COSENZA


title: AMPLIAMENTO NELLA SCUOLA AMTERNA DI S. MARIA DEGLI ANGELI

title: AMPLIAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA DI S. MARIA DEGLI ANGELI


title: REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AGIO - PERIZIA SUPPLETIVA N 1

COMUNE DI ARCO

region: TRENTO


title: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI A FLUIDO, ADEGUAMENTO DELLE OPERE MURARIE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA MENSA DEI LNF DELL'INFN