name: Azienda Policlinico Umberto I — U.O.C. Provveditorato

title: Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per Anestesia e rianimazione occorrenti alle esigenze dell'Azienda Policlinico Umberto I

description: Cannule oro-faringee di guedel, sterili e monouso, in materiale plastico, atossico e trasparente, rigide, con bordi perfettamente arrotondati. l'estremita' prossimale deve essere rinforzata tale da impedire la deformazione della cannula al morso; le misure devono andare da 000 a 6 (da mm 30 a 110 in lunghezza) e provviste di codice colore che ne identifichi la misura.

description: Maschera laringea monouso composta di un tubo preformato per la ventilazione, in materiale termosensibile, priva di ftalati e priva di lattice, con serigrafia per il controllo della profondità e allineamento, connettore universale e trasparente e provvista di cuscino adattabile all'anatomia e appositamente studiato per il posizionamento laringeo a tenuta; codice colore per veloce identificazione; alette epiglottidee, o altro sistema, per minimizzare rischio di ostruzione del lume da parte dell'epiglottide. Confezione singola, monouso e sterile. Tutte le misure da neonatale a adulto grosso taglia.

description: Maschera «tipo fastrach» poliuso risterilizzabile per ventilare il paziente e nel quale è possibile inserire il tubo endotracheale alla cieca nell'intubazione difficile. Tutte le misure.

description: Tubo endotracheale cuffiato armato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, con spirale sottile a passo stretto, per impiego sia nasale che orale, cuffia a bassa pressione, punta Magill accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. Armatura metallica lungo tutta la parete del tubo, centimetratura per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o «anelli» che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Raccordo 15 mm. Cuffia ad alto volume e bassa pressione. Linea radiopaca. Calibro da CH 3 a CH 10, mezza misura inclusa. Confezione singola sterile.Tubo endotracheale cuffiato non armato in PVC termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, centimetratura per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o «anelli» che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Raccordo 15 mm. Cuffia ad alto volume e bassa pressione. Linea radiopaca. Monouso, sterile per impiego orale o nasale. Misure da 2 a misura 10, mezza misura inclusa. Confezione singola sterile.

description: Tubo endotracheale non cuffiato non armato pediatrico monouso per via orale e nasale senza cuffia in PVC termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o «anelli» che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Misure da 2,5 a 4,5 con aumenti progressivi di 0,5 mm. Confezione singola sterile.

description: Tubo endotracheale preformato orale in PVC trasparente,sufficientemente rigido per intubazione orale, termoadattabile a temperatura corporea,cuffia a bassa pressione con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa, punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica,linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità, completi di connettore standard mm15, sterili, monouso. Misure da CH 2 a CH 9.

description: Set per intubazione endobronchiale per la ventilazione polmonare durante gli interventi di chirurgia toracica, sterile e monouso, costituito da un tubo a doppio lume endobronchiale sinistro (DI CARLENS) in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 28 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto, confezione singola sterileSet per intubazione endobronchiale per la ventilazione polmonare durante gli interventi di chirurgia toracica, sterile e monouso, costituito da un tubo a doppio lume endobronchiale destro (DI WHITE) in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 28 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto, confezione singola sterile.

description: Cannula tracheostomica cuffiata in PVC termosensibile, angolazione di 120g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione deve essere presente una controcannula riutilizzabile trasparente, una controcannula riutilizzabile con basso profilo, ulteriore controcannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea.

description: Fascette di fissaggio per cannula tracheostomica costituite da fettucce di materiale espanso rivestito di cotone che assicurano un fissaggio della cannula sicuro e confortevole, da strisce di velcro poste su entrambi i lati per consentire di adattare la lunghezza alle esigenze del paziente e in materiale espanso rivestito di cotone per ridurre il rischio di irritazione cutanea. Confezione singola, monouso. Misura Small e Large.

description: Catetere mount fisso, sterile e monouso, in pvc atossico e trasparente, latex-free, liscio internamente e con superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato, con raccordo universale fisso per broncoaspirazione munito di tappo a perfetta tenuta, connettori saldati a perfetta tenuta a norma iso. lunghezza 10 cm circa.

description: Catetere mount girevole realizzato in PVC di grado medico, trasparente, flessibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, provvisto di raccordo di Cobb, girevole nei due sensi, adattatore 22 Fr, dotati di tappo in gomma morbida, con foro auto-sigillante per broncoscopia, lunghezza 10 cm, prove di contaminazione batterica, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. confezionati in busta singola sterile.

description: Maschera tipo Total Face, risterilizzabile in autoclave a 134°C 10 volte, caratterizzata da 5 punti di fissaggio e passaggio dedicato per SNG. Corredata di nucale in schiuma di poliuretano aventi cinque rebbi di fissaggio alla maschera con regolazione e aggancio-sgancio rapidi. Raccordi intercambiabili e girevoli per versione NIV «NonVented» e CPAP «Vented» comprensiva di valvola di sicurezza. Necessità di scheda numero sterilizzazioni effettuate. Misura S-M-L-XL.

description: Casco per ventilazione meccanica non invasiva: sistema di fissaggio atraumatico senza bretelle che evita il decubito ascellare valvola antisoffocamento bidirezionale e oblò di accesso al paziente. Misure da xs a xxlCasco per CPAP con generatore di flusso integrato: manometro integrato, funzionamento senza l'ausilio di apparecchaiture, sistema sistema di fissaggio atraumatico senza bretelle che evita il decubito ascellare, accessi a tenutra standard per sonde o cateteri sull'anello, valvola antisoffocamento bidirezionale e oblò di accesso al paziente.Valvola PEEP regolabile integrata Misure da xs a xxl. Misure da xs a xxl.

description: Kit per pulizia cavo orale paziente formato da spazzolino aspiratore ultramorbido e tampone.

description: CUSTOM PACK ADULTI 1 — Composto da: n.1 Circuito Adulto monouso per Anestesia realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, per adulti con diametro interno circa 22 mm, lunghezza 150 cm, provvisto di raccordi 22 Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367) e ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità; n.1 Mount realizzato in PVC, di grado medico, trasparente, flessibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, provvisto di raccordo di Cobb, adattatore 15M e 22F, lunghezza 10 cm; n.1 Filtro HME, filtro bidirezionale antibatterico ed antivirale con membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica ed inserto in cellulosa auto-umidificante, superficie filtrante > 43 cm2, efficienza di filtrazione batterica e virale ≥99,999 %, test di filtrazione specifici su Epatite C (HCV), Ps. Aeruginosa e S. Aureo, volume filtro inferiore a 100 ml connessioni incluse, umidità assoluta rilasciata superiore a 31 mg H20/l a 500 ml TV, certificata e documentata, connessioni 22M/15F — 22F/15M ISO. Confezione singola sterile, latex free, monouso.

description: CUSTOM PACK ADULTI 2 — Circuito per Adulti per Anestesia realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e prese per temperatura e pressione; raccordi 22 Flex lato macchina, lunghezza 150 cm circa. Completo di catetere mount fisso in PVC da 10 cm circa imbustato singolarmente. Confezione singola sterile, latex free, monouso.

description: «CUSTOM PACK ADULTI 3 — Circuito per Adulti per Anestesia realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e prese per temperatura e pressione; raccordi 22 Flex lato macchina, lunghezza 200 cm circa. Completo di FHME per Anestesia prolungata a volume ridotto e catetere mount girevole in PVC da 10 cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CUSTOM PACK ADULTI 4 — Circuito Adulto per Anestesia realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e prese per temperatura e pressione; raccordi 22Flex lato macchina, lunghezza 300 cm circa. Completo di FHME per Anestesia prolungata a volume ridotto e catetere mount girevole in PVC da 10 cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CUSTOM PACK ADULTI 5 — Circuito per Adulti per Anestesia realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e raccordi 22 Flex lato macchina, lunghezza 180 cm circa. Completo di 1 filtro bidirezionale a filtrazione elettrostatica HME con efficienza di filtrazione batterica ≥99.999 % e scambiatore di umidità e calore ad alta efficienza con liv.di umidificazione 30 mg H2O per litro di aria ventilata sterile 1 mount girevole in PVC.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CUSTOM PACK ADULTI 6 — Circuito per Adulti per Anestesia realizzato in Polipropilene Estensibile di grado medicale leggero, non conduttivo, diametro interno circa 22 mm, raccordi 22F lato macchina, lunghezza 60 (compresso)/180 (esteso) cm, completo di raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F su cui viene montato un raccordo a gomito completo di presa luer lock (raccordo paziente 22M/15F). Comprensivo di 1 spezzone aggiuntivo in Polipropilene Estensibile da 60/180 cm con raccordi 22F e di un pallone per anestesia della capacità di 2 litri con raccordo 22M/19F.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CUSTOM PACK ADULTI 7 — Circuito per Adulti per Rianimazione realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e raccordi 22Flex lato macchina, lunghezza 180 cm circa. A metà della linea inspiratoria ed espiratoria è posto un raccoglitore di condensa a capienza elevata, provvisto di valvole che ne consentono lo svuotamento senza interruzione del flusso ventilatorio.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CUSTOM PACK PEDIATRICO 1 — Circuito per Adulti per Anestesia realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e prese per temperatura e pressione; raccordi 22Flex lato macchina, lunghezza 180 cm circa. Completo di tappo imbustato singolarmente.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CUSTOM PACK PEDIATRICO 2 — Circuito pediatrico per Anestesia realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 15 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e raccordi 22Flex lato macchina, lunghezza 200 cm circa. Completo di FHME pediatrico e catetere mount girevole in PVC da 10 cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: CUSTOM PACK PEDIATRICO 3 — Circuito pediatrico per Anestesia realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 15 mm, raccordo a Y con prese di temperatura e pressione saldato ai tubi con connessione 22M/15F e raccordi 22Flex lato macchina, lunghezza 300 cm circa. Completo di FHME pediatrico e catetere mount girevole in PVC da 10 cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso.

description: «CIRCUITO ADULTI CON RACCOGLI CONDENSA — Circuito per Adulti per Rianimazione realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e raccordi 22Flex lato macchina, lunghezza 180 cm circa. A metà di entrambe le linee ( espiratoria ed inspiratoria ) è posto un raccoglitore di condensa a capienza elevata, provvisto di valvole che ne consentono lo svuotamento senza interruzione del flusso ventilatorio.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CIRCUITO PER ANESTESIA ADULTI — Circuito Adulto monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, per Adulti con diametro interno circa 22 mm, provvisto di raccordi 22Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Raccogli condensa sia sulla branca inspiratorie che espiratoria. Lunghezza 180 cm e 200 cmConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CIRCUITO PER ANESTESIA ADULTI PER RISONANZA MAGNETICA — Circuito Adulto monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, per Adulti con diametro interno circa 22 mm, provvisto di raccordi 22Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Lunghezza 300 cmConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CIRCUITO RESPIRATORIO CON ANTIMICROBICO — Circuito respiratorio per ventilatori con un additivo anti microbico a base di ioni di argento. Grazie agli ioni di argento vengono interrotte le normali attività enzimatiche dei batteri; vengono così disattivati i batteri patogeni. Circuiti validati per un impiego fino a 7 giorni. Test che dimostrano la riduzione dell'incidenza di infezioni da MRSA e da altri microrganismi quali: Staphyloccocus epidermis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calxoaceticus, Escherichia coli. Lunghezza 1,6 metri, raccordi: 22F lato ventilatore, 22M/15F lato paziente, raccordo ad Y. Il kit deve essere fornito con tubo supplementare lungh. 0,8 metri e da un pallone di capacità 2,0 litri.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CIRCUITO PER ANESTESIA PEDIATRICO — Circuito Adulto monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, pediatrico con diametro interno circa 15 mm, provvisto di raccordi 22Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Lunghezza 180 cmConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBO PER ANESTESIA CON PALLONE — Tubo Adulto Corrugato in PVC con Pallone Realizzato in PVC di grado medicale trasparente, leggero, non conduttivo, parete interna liscia, parete esterna con rinforzo spiralato che ne impedisce l'ostruzione, Bassa compliance e bassa permeabilità ai gas anestetici (Documentate) Completo di pallone con capacità di 2 litri. Lunghezza Tubo adulto corrugato cm 100.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «TUBO PER ANESTESIA CON PALLONE PEDIATRICO — Tubo Adulto Corrugato in PVC con Pallone Realizzato in PVC di grado medicale trasparente, leggero, non conduttivo, parete interna liscia, parete esterna con rinforzo spiralato che ne impedisce l'ostruzione, Bassa compliance e bassa permeabilità ai gas anestetici (Documentate) Completo di pallone con capacità di 1 litri. Lunghezza Tubo pediatrico corrugato cm 100.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CIRCUITI MONOUSO PER UMIDIFICAZIONE — Circuito monouso doppio riscaldato adulti/pediatrico, diametro 22mm, 150 cm, camera ad autoriempimento, linea espiratoria con tecnologia ad assorbimento di condensa di ultima generazione, filtro macchina coibentato per ventilatore.Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire un numero di almeno 33 umidificatori da collocare nelle terapie intensive: Centrale (18); Trapianti (3); Cardiochirurgia (3); Neurochirurgia (9).».

description: Kit monouso per ossigenoterapia ad alti flussi composto da circuito respiratorio monouso termoregolato coibentato con superficie interna liscia a doppia spirale con sonda di temperatura monouso integrata e camera di umidificazione ad autoriempimento con doppio galleggiante di sicurezza.Cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi per la somministrazione di flussi fino a 60l/min di gas umidificato e riscaldato, nelle tre misure small, medium, large con codice colore e cannula per pazienti tracheostomizzati. Le cannule devono essere complete di cinghie di sostegno per limitare il peso del circuito e impedire lo spostamento delle cannule, con cuscinetti morbidi per le guance per favorire la stabilita della cannula nasale allo scopo di ridurre la pressione sul viso.

description: «FILTRO HME PER ANESTESIA, ADULTO — Filtro/HME per Anestesie Prolungate Filtro bi-direzionale antibatterico/antivirale con scambiatore di calore e umidità. Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica. Superficie filtrante > di 23 cm2 Volume filtro inferiore o uguale a 51 ml connessioni incluse Efficienza di ritenzione batterica/virale ≥ di 99,99 % e ritenzione dell'Epatite C, HIV e Tubercolosi (Documentata) Umidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (Documentata da ente esterno all'azienda) Resistenza a 30 l/minuto < o uguale a 1,2 cm H2O circa Connessioni ISO lato paziente e lato macchina (22M/15F — 22F/15M) Presa per capnografoConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «FILTRO HME PER ANESTESIA, PEDIATRICO — Filtro/HME Pediatrico Filtro bi-direzionale antibatterico/antivirale con scambiatore di calore e umidità, Filtrazione elettrostatica, Superficie filtrante > di 19 cm2, BFE/VFE > 99,99 % (Documentata con test realizzati in laboratori esterni) Umidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (documentata) Volume filtro connessioni incluse ≤ 30 ml Resistenza a 15 l/minuto < o uguale a 1,5 cm H2O Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina (22M/15F — 22F/15M). Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «FILTRO HME PER RIANIMAZIONE ADULTO — Filtro/HME Filtro bidirezionale con scambiatore di calore ed umidità Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 43 cm2, volume filtro inferiore a 95 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99 %, Autoumidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata. Resistenza al flusso inferiore a 0,9 cm H2O a 30 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F — 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: FILTRO HME PER RIANIMAZIONE PEDIATRICO — Filtro/HME meccanico, a base di fibre polipropileniche caricate elettrostaticamente e inserto auto-umidificante con spazio morto ridotto Filtrazione Meccanica/Elettrostatica bi-direzionale Superficie filtrante 190 cm2 Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥di 99,99 % (Documentata) Efficienza di filtrazione virale (VFE) ≥di 99,99 % (Documentata) Umidificazione > di 32 mg/H2O a 500 ml TV (Documentata da ente esterno all'azienda) Volume comprimibile 66 ml circa Resistenza a 30 l/minuto < o uguale a 1,2 cm H2O Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina (22M/15F — 22F/15M) Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso Confezione singola sterile, latex free, monouso.

description: «FILTRI HME PER ANESTESIA NEONATALE — Filtro/HME Neonatale Filtro bi-direzionale antibatterico/antivirale con scambiatore di calore e umidità, Filtrazione elettrostatica, Superficie filtrante > di 10 cm2, BFE/VFE > 99,99 % (documentata con test realizzati da laboratori esterni) Umidificazione > di 27 mg/H2O per litro di aria ventilata (documentata da ente esterno all'azienda) Volume filtro connessioni incluse di circa 10 ml, Resistenza a 5 l/minuto < o uguale a 0,8 cm H2O, Connessioni ISO 15M-15F Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «FILTRO UMIDIFICATORE PER TRACHEOTOMIA IN RESPIRO SPONTANEO — Naso Artificiale per Tracheotomizzati Scambiatore di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati in respiro spontaneo con le seguenti caratteristiche: Umidificazione superiore a 28 mg H20/L (documentata) Volume interno incluse le connessioni ≤ 16 ml. Peso inferiore a 9 g. Connessioni ISO 15 F. Provvisto di connessione per ossigeno supplementare. Provvisto di apertura centrale per bronco aspirazione protetta da tappo.Confezione singola sterile, latex free, monouso -».

description: «FILTRO MECCANICO ANTIBATTERICO — Filtro meccanico Filtro bidirezionale, a filtrazione meccanica in microfibra di ceramica, con membrana idrofobica, superficie filtrante > di 700 cm2, volume filtro inferiore a 95 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99 %, ritenzione dell'epatite C, HIV e tubercolosi documentata. Resistenza al flusso inferiore a 0,7 cm H2O a 30 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F — 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: FILTRO E BOCCAGLIO PER SPIROMETRIA — Filtro elettrostatico per spirometria, efficienza di filtrazione batterica >99,9 % , efficienza di filtrazione virale >99,2 %. Volume interno massimo 60ml, peso massimo 15g. Superfice filtrante 57cm2. — Boccaglio per spirometria compatibile con il filtro sopra descritto.

description: «FILTRO HME CON CATETERE MOUNT — Filtro/HME per Anestesie Prolungate Filtro bi-direzionale antibatterico/antivirale con scambiatore di calore e umidità. Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica. Superficie filtrante > di 23 cm2 Volume filtro inferiore o uguale a 51 ml connessioni incluse Efficienza di ritenzione batterica/virale ≥ di 99,999 % e ritenzione dell'Epatite C, HIV e Tubercolosi (Documentata) Umidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (Documentata da ente esterno all'azienda) Resistenza a 30 l/minuto < o uguale a 1,2 cm H2O circa Connessioni ISO lato paziente e lato macchina (22M/15F — 22F/15M) Presa per capnografo. Completo di Catetere mount in pvc con Cobb girevole nei due sensi da cm 10.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «FILTRO HME CON CATETERE MOUNT — Filtro/HME meccanico. Filtro bidirezionale, con scambiatore di calore ed umidità Membrana idrofobica a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica, superficie filtrante > di 500 cm2, volume filtro inferiore a 100 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99 %, ritenzione dell'epatite C, H.I.V. e tubercolosi documentata. Autoumidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (certificato da ente esterno all'azienda). Resistenza al flusso inferiore a 2 cm H2O a 60 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F — 22F/15M ), Presa per capnometro, Completo di Catetere mount in pvc con Cobb girevole nei due sensi da cm 10.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: "UNITA’ RESPIRATORIA MANUALE ADULTI — Unità respiratoria manuale Adulti Realizzata in PVC di grado medico senza componenti in lattice, Tubo ingresso gas freschi cm 180, in PVC corrugato con parete interna liscia, ingresso laterale Possibilità di connettersi a diverse fonti d’erogazione gas grazie ai raccordi inclusi nella confezione Valvola di scarico ad apertura geometrica. Valvola “va e vieni” a blocco unico. Pallone con capacità da 2 lt e connessione 22F.Confezione singola sterile, latex free, monouso.".

description: "UNITA’ RESPIRATORIA MANUALE ADULTI PER RISONANZA MAGNETICA — Unità respiratoria manuale Adulti Realizzata in PVC di grado medico senza componenti in lattice, Tubo ingresso gas freschi cm 300, in PVC corrugato con parete interna liscia, ingresso laterale Possibilità di connettersi a diverse fonti d’erogazione gas grazie ai raccordi inclusi nella confezione Valvola di scarico ad apertura geometrica. Valvola “va e vieni” a blocco unico. Pallone con capacità da 2 lt e connessione 22F.Confezione singola sterile, latex free, monouso.".

description: "UNITA’ RESPIRATORIA MANUALE PEDIATRICA — Unità respiratoria manuale Pediatrica realizzata in PVC, di grado medico senza componenti in lattice Tubo ingresso gas freschi cm 180, in PVC corrugato con parete interna liscia, ingresso laterale Possibilità di connettersi a diverse fonti d’erogazione gas grazie ai raccordi inclusi nella confezione Valvola di scarico ad apertura geometrica. Valvola “va e vieni” a blocco unico. Pallone con capacità da 1lt con connessione 22F.Confezione singola sterile, latex free, monouso.".

description: UNITA' RESPIRATORIA MANUALE NEONATALE — Unità respiratoria manuale Neonatale Realizzata in PVC di grado medico senza componenti in lattice Tubo ingresso gas freschi cm 180, in PVC corrugato con parete interna liscia, ingresso laterale Possibilità di connettersi a diverse fonti d'erogazione gas grazie ai raccordi inclusi nella confezione Valvola di scarico ad apertura geometrica con valvola di sicurezza pre-tarata a 40 cm di H2O, La valvola «va e vieni» a blocco unico, pallone con capacità da 1/2 lt con connessione 22F Confezione singola sterile, latex free, monouso.

description: "UNITA’ RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE TIPO ADULTI E PEDIATRICO MONOUSO — Dispositivo portatile monouso per la ventilazione manuale del paziente costituito da: Pallone monouso in idoneo materiale plastico, autoespandibile, per adulti e neonati. Raccordo angolato a 90°. Valvola di sicurezza a scarico automatico con pressioni superiori a 40cm di acqua. Reservoir per ossigeno. Maschera facciale monouso per adulto (n.5) e per neonato (n.1). Attacco universale per ossigeno. Tubo connessione di lunghezza superiore ai 2 mt.Confezione singola sterile, latex free, monouso.".

description: «TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO CUFFIATO PEDIATRICO — Tubo tracheale armato cuffiato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica, armatura metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o “anelli” di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 3,0 a 5.0 mm con mezze misure.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBO ENDOTRACHEALE PREFORMATO ORALE — Tubo tracheale preformato curvatura orale realizzato in PVC di grado medicale trasparente. Cuffia conica a bassa pressione e basso volume. Punta atraumatica tipo Magill con occhio di Murphy. Linea radiopaca longitudinale. Misure da 5.0-5.5 -6.0 -6.5 -7.0 -7.5 -8.0-8.5-9.0 mm come diametro interno.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBO ENDOTRACHEALE PREFORMATO ORALE ARMATO — Tubo endotracheale preformato per intubazione di breve e media durata in PVC trasparente, armato, termoadattabile a temperatura corporea Cuffia a bassa pressione con escursione minima della cuffia in senso assiale, con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica radiopaco con indicatori numerici di profondità completo di connettore standard mm 15. Rapporto E.D./I.D ottimale (pareti sottili e resistenti). Misure 6 -6.5 — 7.0 — 7.5 — 8.0Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBO ENDOTRACHEALE PREFORMATO NASALE ARMATO — Tubo endotracheale preformato per intubazione di breve e media durata In PVC trasparente, armato, termoadattabile a temperatura corporea Cuffia a bassa pressione con escursione minima della cuffia in senso assiale, con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica. Radiopaco con indicatori numerici di profondità. Completo di connettore standard mm 15. Rapporto E.D./I.D ottimale (pareti sottili e resistenti). Misure 6 — 6.5 — 7.0 — 7.5 — 8.0Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBI ENDOTRACHEALI PREFORMATI PER TRACHEOSTOMIA TIPO MONTANDON — Tubo endotracheale preformato termoadattabile a temperatura corporea per intubazione tracheostomica, radiopaco, armato, cuffia a bassa pressione con escursione minima in senso assialeCompleta di connettore standard. Rapporto E.D./I.D ottimale (pareti sottili e resistenti). Misure 6.0 — 7.0 — 8.0 — 9.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «TUBI ENDOTRACHEALI PER MICROCHIRURGIA LARINGEA — Tubo endotracheale per intubazione di breve e media durata in PVC trasparente, termoadattabile a temperatura corporea, per intubazione orale/nasale Cuffia ad ampio diametro e bassa pressione con escursione minima della cuffia in senso assiale, con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa. Punta levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica con punta tipo Magyll, disponibile anche con presenza di occhio di Murphy, linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità. Completo di connettore standard mm 15. Rapporto E.D./I.D ottimale (pareti sottili e resistenti). Misure 4,0 — 5,0- 6,0, lunghezza superiore a 36 cmConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBI ENDOTRACHEALI PER MICROCHIRURGIA LARINGEA LASER — Tubo tracheale orale realizzato in acciaio inossidabile. Flessibile, non infiammabile, resistente al laser. Punta atraumatica in PVC con occhio di Murphy. Connettore 15M saldato al tubo Doppia cuffia di tenuta in linea. Palloncini spia per il controllo della pressione di cuffia con valvola di ritegno separati. Misure da 4. 5 — 5.0 — 5.5 — 6.0 mm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SISTEMA CPAP PER TUBI ENDOBRONCHIALI — Valvola per CPAP che consenta l'impostazione precisa di valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O, completa di pallone da 1 litro, raccordo girevole ad angolo retto che faciliti il collegamento al tubo endobronchiale.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «KIT PER FISIOTERAPIA RESPIRATORIA — Incentivatore inspiratorio progressivo caratterizzato da: Corpo trasparente. Tre palline con tre camere, corrispondente a tre diversi gradi di inspirazione. Ampio range di flusso da 600 a 1200 cc/sec. Minimo flusso stampato su ogni camera. Costituito in materiale plastico antiurto. Filtro per evitare l'inspirazione di particelle di polvere. Corredato di tubo e boccaglio colorato.Latex free, monouso, clinicamente pulito. Confezione singola».

description: «INCENTIVATORE INSPIRATORIO DI TIPO VOLUMETRICO — Capacità volumetrica fino a 5000ml di aria inspirata. Costituito di materiale plastico antiurto. Finestra per valutazione di flusso. Forma compatta ed ergonomica. Maniglia ergonomica. Filtro per evitare l'inspirazione di particelle di polvere. Corredato di tubo e boccaglio colorato. Graduazione stampata su entrambi i lati del prodotto. Visualizzazione dei miglioramenti giornalieri.Latex free, monouso, clinicamente pulito. Confezione singola».

description: « BLOCCATORE BRONCHIALE — Bloccatore bronchiale in materiale idoneo a norma, cuffia, attacco luer-lock con valvola e rubinetto, punta conica con apertura centrale, graduato e radiopaco cuffia a bassa pressione orientabile a scatto, dotato di torretta di collegamento a tubi oro tracheali e con canale per broncoscopia.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «BLOCCATORE BRONCHIALE Bloccatore bronchiale con sistema di orientamento inserito sulla parte prossimale del bloccatore che consenta l'orientamento verso destra o sinistra del palloncino terminale.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «BLOCCATORE BRONCHIALE Bloccatore bronchiale doppio con possibilità di bloccare alternativamento dx e sn senza bisogno di spostare il bloccatore grazie alla presenza di doppia cuffia.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBO ENDOTRACHEALE MONOLUME CON BLOCCATORE BRONCHIALE PER VENTILAZIONE POLMONARE SELETTIVA Tubo endotracheale monolune in idoneo materiale a norma con cuffia e palloncino di controllo, linea radiopaca e graduazione, fornito di canale che dà passaggio al dispositivo di blocco bronchiale, che sia parte integrante del tubo stesso. Il dispositivo bloccante in idoneo materiale a norma con cuffia e palloncino di controllo. Il dispositivo bloccante deve avere all'interno un canale di almeno 2 mm. di diametro per aspirare o per applicare la CPAP. Misure da 6 a 9 FConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBO PER TRACHEOSTOMIA MONOUSO E STERILE, A DOPPIO LUME PER VENTILAZIONE SEPARATA DEI POLMONI CON DIFFERENTI PARAMETRI, PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SINISTRA Tubo per tracheostomia di materiale idoneo a norma, trasparente, con connettori non fissi, cuffia tracheale incolore a bassa pressione con palloncino pilota incolore e cuffia bronchiale colorata a bassa pressione con palloncino pilota anch'esso colorato. Muniti entrambi di valvole per siringhe luer e luer-lock con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo graduato e piastrina di fissaggio del tubo. Benda per fissaggio al collo. Cannula di aspirazione di plastica, trasparente, con valvola di controllo dell'aspirazione 2 connettori angolati rotanti 15mm. con doppio cappuccio munito di fori d'aspirazione Spia ad Y, estrattore. Lunghezza intracorpale approssimativamente 7,5 /8,5/9,5 cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «TUBO PER TRACHEOSTOMIA MONOUSO E STERILE, A DOPPIO LUME PER VENTILAZIONE SEPARATA DEI POLMONI CON DIFFERENTI PARAMETRI, PER INTUBAZIONE BRONCHIALE DESTRA Tubo per tracheostomia di materiale idoneo a norma,trasparente, con connettori non fissi, cuffia tracheale incolore a bassa pressione con palloncino pilota incolore e cuffia bronchiale colorata a bassa pressione con palloncino pilota anch'esso colorato, Muniti entrambi di valvole per siringhe luer e luer-lock con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo graduato e piastrina di fissaggio del tubo. Benda per fissaggio al collo. Cannula di aspirazione di plastica, trasparente, con valvola di controllo dell'aspirazione, 2 connettori angolati rotanti 15mm. con doppio cappuccio munito di fori d'aspirazione, spia ad Y, estrattore Lunghezza intracorpale approssimativamente 7,5 /8,5/9,5 cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «SONDINI PER BRONCOASPIRAZIONE NEONATALE PEDIATRICO Sonde per aspirazione endotracheale in PVC medicale, radiopaco di qualità morbida. Raccordo conico, punta aperta, retta, smussa, atraumatica. Lunghezza 30 cm circa, marcata a 16 cm. Diametri da CH 4 a CH 8.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SONDINI PER BRONCOASPIRAZIONE STANDARD In idoneo materiale plastico morbido, trasparente a superficie fissa e regolare, punta aperta atraumatica smussa e arrotondata, estremità distale provvista di 1 o 2 fori contrapposti. Estremità prossimale provvista di raccordo femmina standard, colorato secondo codice colore convenzionale.Misure da CH 6 a CH 18 circa L 50cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SISTEMA PER BRONCOASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER PAZIENTI INTUBATI Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso che consente le aspirazioni e le broncoscopie senza disconnettere il tubo endotracheale dal circuito di ventilazione, completo di: Connettore angolato con doppio snodo di rotazione a 360°, leggero e trasparente che collega il paziente al circuito di ventilazione; Valvola rotante che consente di isolare completamente, il sondino di aspirazione protetto dalla guaina, dal paziente quando non si sta praticando l'aspirazione, mantenendo la ventilazione ed evitando il rischio di irrigare accidentalmente le vie aeree, completo di tappino auto-sigillante che consenta il passaggio di broncoscopi con diametro fino a 6 mm. Accesso per il lavaggio con valvola unidirezionale che consente la pulizia del sistema e l'irrigazione senza rischi di fuoriuscita di gas o di secrezioni. Sondino di aspirazione in PVC atraumatico con marcature di profondità, punta aperta con 4 fori ellittici laterali e durezza differenziata, deve avere la punta flessibile, morbidissima e arrotondata, mentre la parte prossimale più rigida deve permettere una facile manipolazione del sondino rivestito da una guaina protettiva trasparente sensibile e sottile che permetta una manipolazione ottimale, il controllo delle secrezioni, e la sicurezza del personale addetto. Valvola di controllo dell'aspirazione di sicurezza, che consente di chiudere la valvola eliminando il rischio di aspirazione accidentale, contraddistinta da codice colore secondo normativa ISO. Tutte le versioni del sistema a circuito chiuso devono includere un catetere mount dritto in PVC spiralato con l'interno liscio, lungo 9 cm connessioni incluse. Accesso MDI (Metered Dose Inhaler) per la somministrazione di farmaci in modo efficace, veloce e comodo. Lunghezza del sondino 58 cm circa .Misure 10 -12 — 14 — 16 Ch.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SISTEMA PER BRONCOASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso che consente le aspirazioni e le broncoscopie senza disconnettere la cannula tracheostomica dal circuito di ventilazione, completo di: Connettore angolato con doppio snodo di rotazione a 360°, leggero e trasparente che collega il paziente al circuito di ventilazione; Valvola rotante che consente di isolare completamente, il sondino di aspirazione protetto dalla guaina, dal paziente quando non si sta praticando l'aspirazione, mantenendo la ventilazione ed evitando il rischio di irrigare accidentalmente le vie aeree, completo di tappino auto-sigillante che consenta il passaggio di broncoscopi con diametro fino a 6 mm. Accesso per il lavaggio con valvola unidirezionale che consente la pulizia del sistema e l'irrigazione senza rischi di fuoriuscita di gas o di secrezioni. Sondino di aspirazione in PVC atraumatico con marcature di profondità, punta aperta con 4 fori ellittici laterali e durezza differenziata, deve avere la punta flessibile, morbidissima e arrotondata, mentre la parte prossimale più rigida deve permettere una facile manipolazione del sondino rivestito da una guaina protettiva trasparente sensibile e sottile che permetta una manipolazione ottimale, il controllo delle secrezioni, e la sicurezza del personale addetto. Valvola di controllo dell'aspirazione di sicurezza, che consente di chiudere la valvola eliminando il rischio di aspirazione accidentale, contraddistinta da codice colore secondo normativa ISO. Tutte le versioni del sistema a circuito chiuso devono includere un catetere mount dritto in PVC spiralato con l'interno liscio, lungo 9 cm connessioni incluse. Accesso MDI (Metered Dose Inhaler) per la somministrazione di farmaci in modo efficace, veloce e comodo. Lunghezza del sondino 36,5 circa .Misure 12 — 14 Ch.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «SET PER TRACHEOTOMIA D'URGENZA Set monouso, sterile pronto all'uso, contenente quanto necessario per esecuzione di tracheotomia d'urgenza attraverso membrana cricotitoidea (introduttore, dilatatore, cannula con raccordo, flangia, fascia di fissaggio, ago, bisturi siringa, tubo di raccordo in idoneo materiale a norma misure adulti e pediatriche.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE OSSIGENO A CIRCUITO CHIUSO Flacone multifunzionale di acqua sterile per inalazione, a norma USP, penta-distillata priva di endotossine microfiltrazione a 2 µm deionizzata con resine a scambio ionico e processo di distillazione su cinque colonne. Il sistema deve essere chiuso, senza cambio di recipiente e preparazione, per garantire un elevato standard igienico e la prevenzione delle infezioni nosocomiali delle vie respiratorie. Il flacone multifunzionale universale, deve essere in polipropilene preformato con metodo della termoformazione in condizioni di assoluta e controllata sterilità. Il flacone deve essere ergonomico e versatile, in quanto deve prevedere gli attacchi per essere utilizzato in tutte le terapie di umidificazione e nebulizzazione previste. Ugello con apertura a strappo che permette di collegare agevolmente un tubo per l'ossigeno in uscita verso il paziente. Microdiffusore inserito nella parte del contenitore. Il flacone deve essere corredato di raccordo in policarbonato con perforatore protetto, che permette di collegare un flussimetro al contenuto del flacone riducendo i rischi di contaminazione. Il raccordo per umidificazione di ossigeno in policarbonato deve essere dotato di valvola di sicurezza con allarme acustico in caso di ostruzione del flusso. Flaconi da 500 ml — Flaconi da 325 ml.

description: Tubo endotracheale orale in PVC termosensibile, trasparente, dotato di punta accuratamente modellata e occhio di Murphy. Dotato di cuffia dal design conico che consente di ridurre l'aspirazione polmonare almeno del 90 % (documentato) e di lume addizionale inglobato nella parete posteriore del tubo con apposito canale, che sia parte integrante del tubo stesso, per irrigazioni, aspirazioni e somministrazione di farmaci a livello dello spazio sub-glottico; Misure da 6.0 — 7.0 — 8.0 — 9.0 — 10.0 mm come diametro interno.Confezione singola sterile, latex free, monouso.Cannula tracheostomica in PVC termosensibile, di grado medicale trasparente con cuffia a forma conica. Il basso profilo della cuffia sgonfia deve permettere un facile posizionamento e rimozione della cannula. L'espansione della cuffia deve permettere una corretta centratura della cannula in trachea. Punta accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. Il lume accessorio con tappo di chiusura, contenuto nelle pareti della cannula, sfociante sopra la cuffia, deve permettere di eseguire lavaggi ed aspirazioni a livello dello spazio sub-glottideo. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Flangia mobile per consentire un perfetto adattamento alle diverse esigenze anatomiche. Otturatore, perfettamente arrotondato, per facilitare il posizionamento a-traumatico. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Linea radiopaca per la verifica radiologica. Raccordo standard da 15mm integrato. Fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 6.0 — 7.0 — 8.0 — 9.0 — 10,0 mm come diametro interno.Confezione singola sterile, latex free, monouso.Reservoir monouso in PVC trasparente di capacità 0,3LLinea di aspirazione in PVC trasparente cm 100Filtro idrofobico per sistema di aspirazione evac,Confezione singola, latex free, monouso, clinicamente pulito.

description: «TUBO PER SCARICO GAS ANESTETICI Tubo flessibile con raccordo per collegamento linea di aspirazione e scarico gas 22M/30F.Diametro 22mm — Lunghezza 3/5 metri, latex free, pluriuso, clinicamente pulita.».

description: «MASCHERA FACCIALE PER ENDOSCOPIA Maschera facciale con foro per endoscopia, via aeree e digestive superiori. Guscio in polipropilene trasparente. Bordo in elastomero di silicone morbido o cuscinetto. Misure neonatali, pediatriche, adulti.Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita».

description: Maschere NIV oronasali non ventilate monopaziente: Copricapo preassemblato. Clip di sgancio rapido. Cuscinetti a doppio strato. Trasparente. Tre punti di ancoraggio Misure S-M-L. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita.Maschere NIV oronasali non ventilate sterilizzabili: Copricapo preassemblato. Clip di sgancio rapido. Quattro punti di fissaggio. Cuscinetti a doppio strato. Trasparente. Misure S-M-L. Confezione singola, sterilizzabili, latex free, clinicamente pulita.

description: «MASCHERA MONOUSO PER BILEVEL/CPAP Maschera monouso per bilevel/Cpap, trasparente, ampia visibilità, zona di tenuta soffice forma anatomica che permette di adattarsii facilmente ai contorni del viso, dotata di valvola anti-asfissia, porta per monitoraggio pressione e porta per monitoraggio CO2, nucale con meccanismo di sganciamento rapido che permette una veloce e agevole disconnessione e riposizionamento al paziente. Misure small adult — adult — extra large adultConfezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita».

description: «MASCHERA MONOUSO PER NIV Maschera monouso per NIV, trasparente, ampia visibilità, zona di tenuta soffice forma anatomica che permette di adattarsi facilmente ai contorni del viso, versione chiusa con raccordi intercambiabili, porta per monitoraggio pressione e porta per monitoraggio CO2, nucale con meccanismo di sganciamento rapido che permette una veloce e agevole disconnessione e riposizionamento al paziente. Misure small adult — adult — extra large adultConfezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita».

description: «CASCHI PER NIV Casco per NIV corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M e 22F posta sull'anello rigido, 2 accessi a tenuta da 4 a 19 mm per il passaggio di sondini, cateteri e fibrobroncoscopio. Corredato di cerniera per un rapido accesso alla testa del paziente. Asole di ritenuta sulla sommità e relative cinghie per un fissaggio aggiuntivo atto ad evitare decubiti ascellari. Corredato di 2 tubi adulti, nelle misure XS, S, M, L, XL, XXL e 3XL.Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: «CASCHI PER CPAP Casco per CPAP corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M-22F senza anello rigido, 2 accessi da 4 a 19 mm per il passaggio a tenuta di sondini e cateteri. Corredato di cerniera per un rapido accesso alla testa del paziente. Asole di ritenuta sulla sommità e relative cinghie per un fissaggio aggiuntivo atto ad evitare decubiti ascellari. Corredato di Pallone per CPAP, Valvola di PEEP regolabile completa di valvola di sovrapressione preparata a 20 cm H2O e sistema di sicurezza anti asfissia, n. 1 Circuito ad Y, n. 4 filtri, nelle misure XS, S, M, L, XL, XXL e 3XLLatex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: LAME PER VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBAZIONI DIFFICILI Lame curve adulte e pediatriche mis. 2, 3, 4. Monouso. Con profilo da 10mm a 11mm. Curvatura 60° per intubazione difficile, dotate di visione diretta della via aerea.

description: CANESTRI PRERIEMPITI DI CALCE SODATA Assorbitori monouso realizzati con una tecnologia che ne migliora le performance. Filtro integrato per la riduzione della emissione di polveri, garantendo maggior sicurezza all'utilizzatore ed impedendo che le stesse possano disperdersi nei circuiti di respirazione. Camera di dispersione che ottimizza il flusso sei gas all'interno del canestro, migliorando l'utilizzo del materiale e la visualizzazione del cambiamento di colore dall'esterno. Questo è dovuto ad un diaframma centrale e ad una serie di canali di dispersione posizionati alla base del caricatore.

description: «KIT PER CPAP CON MASCHERA Maschere per CPAP completa di sistema venturi in grado di erogare fino a 120 lt/min con percentuali di Ossigeno variabili da 40 a 100 %, manometro, PEEP regolabile da 0 a 20 cm/H2O, valvola di sicurezza, presa pressione, nucale, tubo di adduzione ossigeno a doppio raccordo. Misure S/M — L – XLConfezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita».

description: URINOMETRI PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA Urinometro con triplo comparto di misurazione dotato di valvola che impedisca la contaminazione dell'urinometro con la sacca di raccolta. Port needle free per il prelievo di campioni sterili di urina. Presenza di almeno tre sacche di ricambio con misurazione da 1,5 litri a 3,5 litri senza rubinetto e 2 litri con rubinettoSACCHE 1,5 L SENZA RUBINETTOSACCHE 2 L CON RUBINETTOSACCHE 3,5 L SENZA RUBINETTO.

description: «LAME MONOUSO PER LARINGOSCOPIO A LUCE FREDDA Lame interamente realizzate in morbido polipropilene termosensibile di grado medicale atossico ebiocompatibile. Manico standard con lama Oxford, Miller e Macintosh in diverse misure. Manico corto con lama Oxford, Miller e Macintosh in diverse misure. Cartuccia della batteria riutilizzabile e sorgente luminosa a led. Latex free».

description: «RACCORDO A “T” per svezzamento paziente Raccordo monouso a T 22M-22M/15F-22M.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «RACCORDO BICONICO Raccordo biconico, retto ad estremità asimmetriche per sondino aspirazione bronchiale CH 4-5-6-7 e tubo di aspirazione standard. Idoneo materiale a norma. Il raccordo deve presentare un foro laterale per il controllo digitale dell'aspirazione.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SCAMBIATUBO Dispositivo semirigido preformabile, in idoneo materiale atossico e biocompatibile, atraumatico, con graduazione. Dotato di lume interno per ossigenazione e di raccordo per ventilazione di emergenza misure adulti e pediatrico da mm 6.5 a 1.5, lunghezze varie.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «SET PER INTUBAZIONE RETROGRADA Sistema per il posizionamento di cannula endotracheale per accesso difficile o di emergenza Sistema di intubazione con posizionamento retrogrado di guida, introduzione anterograda di catetere guida per posizionamento cannula.Mis. O.D. ≥ 5 mmConfezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CATETERI TRANS-TRACHEALI PER VENTILAZIONE DI EMERGENZA Dispositivo di ventilazione di emergenza con catetere trans-tracheale. Catetere in idoneo materiale biocompatibile, radiopaco diametro interno 2mm circa lunghezze da 5 a 7,5 cm, ago 15 G e sistema di regolazione e controllo del flusso dell'ossigeno.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «MASCHERA LARINGEA SENZA CUFFIA Dispositivo sovra-glottideo, dotato di cuffia non gonfiabile realizzata in morbido gel termo-plastico (SEBS). La cuffia non necessita di alcun gonfiaggio in quanto si adatta perfettamente all'Anatomia sovraglottidea senza dover esercitare alcuna pressione. 7 misure disponibili. Sostenitore glottideo. Canale per svuotamento gastrico (12 FG per tutte le misure eccetto la 1, priva di canale, e la 5 con diametro 14FG). Possibilità di introdurre un tubo endotracheale nel canale di ventilazione, (fino ad un tubo 8mm nella misura 5). Forma dello stelo ellittico (in sezione assiale). Completamente privo di PVC. Sterile e monouso. Linea di corretto posizionamento. Codice colore. Connettore 15mm. Supporto antimorso rigido. RMN compatibile.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «KIT TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA DILATATIVA ANTEROGRADA CON FORCIPE SEC. GRIGG Il Set deve contenere:Bisturi, ago cannula 14 G, siringa 10 ml, filo guida con introduttore, dilatatore, pinza dilatativa su filo guida, cannula tracheostomica, Mis. 7, 8, 9.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «SET PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA DILATATIVA Kit per tracheotomia percutanea dilatativa composto da: Cannula tracheostomica preformata in materiale idoneo bicompatibile, termosensibile, punta rastremata, bisturi, filo guida flessibile con punta a J, siringa, dilatatore con sistema che consenta di regolare e monitorare la penetrazione nella trachea per garantire la tracheotomia sicura e meno traumatica, ago cannula per puntura tracheale. Misure 7-8-9.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «SET PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA DILATATIVA AD AVVITAMENTO (TIPO PERCUTWIST) Kit per tracheotomia percutanea dilatativa composto da: Cannula tracheostomica preformata flessibile e con armatura a spirale, in materiale idoneo bicompatibile, termosensibile punta rastremata, bisturi. Filo guida flessibile con punta a J, siringa, dilatatore ad avvitamento con sistema che consenta di regolare e monitorare la penetrazione nella trachea per garantire la tracheotomia sicura e meno traumatica, ago cannula per puntura tracheale. Misure 7-8-9 mm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE Cannula tracheostomica cuffiata in PVC termosensibili, angolazione di 120g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea, misure 4,6,8 e 10Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE FENESTRATE Cannula tracheostomica non cuffiata e fenestrata in PVC termosensibili, angolazione di 120g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, ulteriore controcannula con basso profilo, ma tappata per la respirazione spontanea. Misure 4,6,8 e 10Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE FENESTRATE Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata in PVC termosensibili, angolazione di 120g, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, ulteriore controcannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. Misure 4,6,8 e 10Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CONTROCANNULE PER CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC ADULTI Controcannula per cannula tracheostomica in PVC fenestrata e non fenestrata, tutte con la superficie interna liscia.Misura 4 — 6 – 8 — 10 riusabile non fenestrataMisura 4 — 6 – 8 — 10 riusabile fenestrataNella versione riusabile, la controcannula deve essere trasparente e corredata con connettore girevole a baionetta da 15 mm, per aggancio alla cannula, con la superficie interna liscia.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE NON CUFFIATE Cannule tracheostomiche pediatriche non cuffiate biocompatibili realizzate in PVC connettore 15mm ISO integrato alla cannula esterna. Confezione comprensiva di otturatore per introduzione, fascia di fissaggio. Misure per la versione pediatrica 3,0 — 3,5 — 4,0 — 4,5 — 5,0 — 5,5 Misure per la versione pediatrica lunga 5,0 — 5,5 — 6,0 — 6,5.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE CUFFIATE Cannule tracheostomiche pediatriche cuffiate biocompatibile realizzate in PVC, connettore 15mm ISO integrato alla cannula esterna. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Corredata di palloncino pilota che facilita la verifica della pressione della cuffia. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Confezione comprensiva di otturatore per introduzione, fascia di fissaggio. Misure per la versione pediatrica cuffiata 4,0 — 4,5 — 5,0 — 5,5 Misure per la versione pediatrica cuffiata lunga 5,0 — 5,5 — 6,0 — 6,5.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CANNULE TRACHEOSTOMICHE CORTE PER LARINGECTOMIA Misura 6 — 8 – 10 Adulta, Non cuffiata corta per laringectomia, con controcannula non fenestrata riusabileConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CANNULE TRACHEOSTOMICHE EXTRALUNGHE Cannula tracheostomica extralunga cuffiata e non cuffiata, prossimale e distale in PVC termosensibile, con linea radiopaca. La cannula tracheostomica extralunga deve avere una lunghezza superiore alla norma, per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o trachea di dimensioni particolari o anomale.1 Misura 5 — 6 – 7 — 8 mm — Cuffiata extralunga distale.2 Misura 5 — 6 – 7 — 8 mm — Cuffiata extralunga prossimale3 Misura 5 — 6 – 7 — 8 mm — Non Cuffiata extralunga distale.4 Misura 5 — 6 – 7 — 8 mm — Non Cuffiata extralunga prossimaleConfezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CONTROCANNULA PER CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRALUNGA ADULTI Controcannula, per cannula tracheostomica extralunga in PVC disponibile, per la versione cuffiata e non cuffiata, prossimale e distale. Misura 5 — 6 – 7 — 8 mm — versione distale e prossimale. La controcannula monouso flessibile, deve essere dotata di connettore di fissaggio a “baionetta” facile da rimuovere e posizionare pur garantendo la massima sicurezza una volta inserita.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA CON FLANGIA REGOLABILE Cannula tracheostomica armata con flangia mobile in PVC, di grado medicale trasparente. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Punta accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. Spirale in acciaio inossidabile, contenuta nel contesto delle pareti della cannula, per prevenire i rischi di collabimento. La spirale in acciaio e la punta della cannula, entrambe radiopache, per la verifica radiologica. Flangia mobile per consentire un perfetto adattamento alle diverse esigenze anatomiche. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Raccordo standard da 15mm integrato. Otturatore e fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 6.0 — 7.0 — 8.0 — 9.0 — 10,0 — 11,0 mm come diametro interno.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «CANNULA TRACHEOSTOMICA IN SILICONE CUFFIATA Cannula tracheostomica in silicone puro con flangia fissa. Cuffia in silicone capace di aderire al tubo per un agevole inserimento o rimozione. Flangia fissa di tipo flessibile per maggior sicurezza e confort. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Punta morbida per un'intubazione atraumatica. Linea radiopaca per la verifica radiologica. Otturatore per facilitare il posizionamento atraumatico. Palloncino pilota in silicone puro provvisto di valvola unidirezionale, con connettore rotante da 15mm, con rivestimenti di medicazione per tracheostomiaFascetta di fissaggio. Misure da 5,0 — 6.0 — 7.0 — 8.0 — 9.0 — 9,5 mm come diametro interno.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «FASCETTE DI FISSAGGIO PER CANNULA TRACHEOSTOMICA Fettucce di materiale espanso rivestito di cotone per ridurre il rischio di irritazione cutanea che assicurano un fissaggio della cannula sicuro e confortevole. Le strisce di velcro poste su entrambi i lati per consentire di adattare la lunghezza alle esigenze del paziente. Misure small e large.Confezione singola monouso, clinicamente pulita».

description: «MEDICAZIONE PER CANNULA TRACHEOSTOMICA Medicazione per tracheotomia in schiuma di poliuretano espanso. Medicazione altamente assorbente e non aderente, pretagliata con foro che si adatti perfettamente alla cannula. Misura 8,8x7,5cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «MASCHERA FACCIALE MONOUSO IN SILICONE PER ANESTESIA Priva di PVC, smaltibile secondo normali procedure. Conchiglia trasparente, con grip antiscivolamento, bordo in elastomero di silicone morbido, con o senza cuscinetto pregonfiato, adattabile al viso del paziente. Raccordo 22F (15F per le misure più piccole) Sette misure disponibili (0-1-2-3-4-5-6) codice colore.Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: «MASCHERA PER ANESTESIA FACCIALE MONOUSO TRASPARENTE Con Cuscino Pregonfiato. Realizzata in PVC di grado medicale, trasparente. Guscio in materiale rigido, trasparente, atossico, dotato di cuscinetto anatomico morbido, pregonfiato. Crociera per nucale, possibilmente colorata. Connessioni 22F o 15F in funzione della misura. Misure: 0-1-2-3-4-5.Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: "KIT OSSIGENOTERAPIA MULTICONCENTRAZIONE TIPO “VENTURI Sistema per ossigenoterapia composto da: Maschera per ossigeno in PVC di grado medicale, trasparente, morbido e inodore con bordo atraumatico e ricurvo che si adatti perfettamente al viso e con fori paracentrali, provvista di clip metallica stringinaso e fettuccia ampia elastica, resistente. Provvisto di sette riduttori colorati per le diverse concentrazioni di ossigeno (24 % 28 % 31 % 35 % 40 % 50 % 60 %) con tubo corrugato di 12cm circa. Vaschetta per umidificazione. Tubo di raccordo, antischiacciamento, lunghezza non inferiore a 210cm, connessione femmina/femmina universali. Possibilità di collegamento al nebulizzatore o umidificatore. Misure: adulti e pediatriche.Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita".

description: «KIT x OSSIGENOTERAPIA MULTICONCENTRAZIONE TIPO “VENTURI” x TRACHEOSTOMIZZATI Sistema per ossigenoterapia composto da: Maschera per ossigeno in polivinile trasparente, morbido e inodore. Bordo atraumatico e ricurvo, regolabile. Provvisto di sei riduttori colorati per le diverse concentrazioni di ossigeno dal 24 % al 60 %, con tubo corrugato di 12cm circa. Vaschetta per umidificazione. Tubo di raccordo antischiacciamento, lunghezza non inferiore a 2mt. Possibilità di collegamento al nebulizzatore o umidificatore.Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: «KIT AEROSOLTERAPIA ADULTI E PEDIATRICI Sistema di aerosolterapia composto da: Maschera in PVC di grado medicale trasparente, morbido e inodore. Bordo atraumatico e ricurvo che si adatti perfettamente al viso, con fori paracentrali provvista di clip metallica stringinaso e fettuccia elastica ampia, regolabile e resistente. Tubo di collegamento per ossigeno, antischiacciamento, lunghezza almeno 200cm, connessioni femmina/femmina universali. Serbatoio ampolla 6ml circa. In plastica rigida trasparente. Dimensione particelle <5micron per oltre il 70 %. Flusso raccomandato tra 6/9LPM con pressione da 3.44bar.Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: «CANNULE NASALE PER OSSIGENOTERAPIA (OCCHIALINI) ADULTI E PEDIATRICI Realizzate in PVC di grado medicale. Materiale trasparente, morbido e inodore. Forma anatomica. Corredate di tubo di collegamento per ossigeno di lunghezza almeno 150cm, antischiacciamento, con connessione femmina universale. Misure: adulti e pediatriche con interasse da: 3mm-4.5mm-7mm.Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: «LINEE PER IL MONITORAGGIO CAPNOGRAFICO Per pazienti intubati con attacco maschio maschio, Lunghezze 200 cm e 300 cmLatex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita».

description: «SET ANESTESIA TOPICA LARINGEA Set composto da device per l'atomizzazione di anestetici locali sulla mucosa laringo-tracheale.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CATETERI FOLEY CON SONDA DI TEMPERATURA Foley in silicone che permetta contemporaneamente la rilevazione della temperatura corporea centrale ed il drenaggio della vescica. Misura Adulta e Pediatrica da 8-10-12-14-16-18. CHMonopaziente. Confezione singola, sterile Certificato CE».

description: «SET PER INTUBAZIONE VIE RESPIRATORIE CON ATOMIZZATORE ED EROGAZIONE DI OSSIGENO Set per l'intubazione delle vie respiratorie con atomizzatore per via mucosale ed erogazione di ossigeno.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: « SENSORI PER IL MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA TEMPERATURA CENTRALE Sensore monouso e mono-paziente che viene applicato alla cute del paziente e poi collegato a un'unità di controllo che permette la misurazione della temperatura centrale del paziente. Il sistema consente un monitoraggio della temperatura sia intraoperatoria che nella sala di risveglio.I sensori devono essere ipoallergici, monopaziente. Confezione singola, sterile.La ditta aggiudicataria dovrà fornire una unità di monitoraggio ogni 50 sensori ordinati.».

description: «SONDA DI TEMPERATURA ESOFAGEA RETTALE Sonda Di Temperatura Esofagea/Rettale che permette la rilevazione della temperatura Esofagea o Rettale. Misura da 9 — 12 CH. Monopaziente. Confezione singola, sterile.La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i cavi di collegamento compatibili con i monitors in dotazione nelle camere operatorie e nelle terapie intensive».

description: «LINEE PER IL RISCALDAMENTO DEI LIQUIDI INFUSI PER PAZIENTI ADULTI Linea di infusione in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente ed infusione a temperatura normotermica omogenea in sicurezza. accessori vari, velocità di flusso medio/alta.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: CARD MONOPAZIENTE PER MONITORAGGIO EMODINAMICO Sistema minimamente invasivo, di monitoraggio in continuo della gittata cardiaca costituito da un monitor che si interfacci con i monitor multiparametrici esistenti e che utilizzi una card monopaziente.

description: «CATETERI SWANG-GANZ PER MONITORAGGIO EMODINAMICO CON RILEVAZIONE IN CONTINUO DELLA GETTATA CARDIACA DEL EDV E DELLA SVO2 Cateteri in PVC, provvisti di tre vie di infusione (prossimale, distale e rilevazione della pressione in arteria polmonare), filamento termico, rilevazione della SVO2 del EDV e CO in continuo e lume per inflazione palloncino, seguenti dimensioni:Lunghezza utile 110 cm con 7 lumiDiametro del corpo del catetere 7,5 F (compatibilità con introduttore 8,5F)Diametro del palloncino distale gonfiato 13 mmSiringa per inflazione del palloncino da 3 ml limitata a 1,5 mlConfezione singola sterile, latex free, monouso».

description: « TERMISTORE PER SWAN_GANZ Termistore monouso sterile per la lettura della temperatura dell'iniettato per il monitorraggio della gittata cardiaca.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: CATETERI DI SWAN-GANZ Cateteri in PVC, provvisto di tre vie di infusione (prossimale, distale e rilevazione della pressione in arteria polmonare), termistore e lume per inflazione palloncino con le seguenti dimensioni: Lunghezza utile 110 cm Diametro del corpo del catetere 6-7-7,5 F 4 e 5 lumi. Diametro del palloncino distale gonfiato 13 mm. Siringa per inflazione del palloncino da 3ml limitata a 1,5 ml Confezione singola sterile, latex free, monouso.

description: «SET DI INTRODUZIONE PER SWAN-GANZ Set di introduzione composto da: Siringa 10 ml, Ago introduttore, dilatatore. Introduttore in poliuretano, con valvola di emostasi e adattatore per guaina anticontaminazione (lunghezza per catetere di Swan-Ganz) e lume laterale di infusione liquidi, guaina sterile per Swan-Ganz. Misura 9 Fr.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «GUAINA STERILE PER CATETERE DI SWAN-GANZ Guaina sterile per rivestire la sonda di S.G.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SET DI INTRODUZIONE AVANZATO Dispositivo per accesso venoso avanzato, a tre lumi con possibilità di introdurre un catetere di Swan-Ganz tramite l'accesso situato sulla piattaforma di connessione dei lumi del catetere. Disponibile nelle Misure: 10cm 12 FR e 10 cm 14Fr con un lume centrale rispettivamente da 8,5-9Fr e due lumi laterali da 15G.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: "SET DI MONITORAGGIO SINGOLO (TRASDUTTORE SINGOLO ) Il set deve essere composto da: deflussore con camera di gocciolamento con filtro e tubazione di raccordo da cm 140-160, sistema di lavaggio per flusso continuo da 3ml/h con sistema di flusso rapido per riempimento delle linee e dispositivo per test onda quadra, possibilità di retrocalibrazione. Trasduttore monouso a parete trasparente, tubo di pressione da cm. 110-130 e da cm. 15-25, due rubinetti a tre vie a 3 posizioni (posizionati vicino al trasduttore e tra i tubi), la linea deve essere preassemblata, il materiale trasparente, tubi di pressione flessibili, attacchi luer-lock tappi chiusi e pervi. Idoneo range di funzionamento.Confezione singola sterile, latex free, monouso""SET DI MONITORAGGIO DOPPIO (DUE TRASDUTTORI ) Stesse caratteristiche del set di monitoraggio singolo con due trasduttori di pressione.Confezione singola sterile, latex free, monouso""SET DI MONITORAGGIO TRIPLO (TRE TRASDUTTORI ) Stesse caratteristiche del set di monitoraggio singolo con tre trasduttori di pressione.Confezione singola sterile, latex free, monouso""SET DI MONITORAGGIO CON RESERVOIR Stesse caratteristiche del set di monitoraggio singolo. Trasduttore monouso ad 1 via con sistema di aspirazione ematico “Sistema chiuso” con siringa da 12 cc, rubinetto ad una via on — off per la gestione della siringa. Nr. 2 punti di prelievo, prolunghe monometriche trasparenti i punti di prelievo ematico devono essere forniti di valvola antireflusso in grado di consentire l’accesso con normali siringhe senza la necessita’ di usare aghi.Confezione singola sterile, latex free, monouso""SET DI MONITORAGGIO CON RESERVOIR DOPPIO (CON DUE TRASDUTTORI) Stesse caratteristiche del set di monitoraggio singolo. Nr. 2 Trasduttori monouso con sistema di aspirazione ematico “Sistema chiuso” con siringa da 12 cc, rubinetto ad una via on — off per la gestione della siringa. Nr. 2 punti di prelievo, prolunghe monometriche trasparenti i punti di prelievo ematico devono essere forniti di valvola antireflusso in grado di consentire l’accesso con normali siringhe senza la necessita’ di usare aghi.Confezione singola sterile, latex free, monouso".

description: «KIT PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE CON CATETERE MULTILUME ADULTO IDONEO PER POSIZIONAMENTO A LETTO DEL PAZIENTE IN AMBIENTE NON CHIRURGICO Il kit deve essere composto da1 Catetere centimetrato multilume con punta morbida atraumatica2 Ago introduttore3 Dilatatore4 Guida in acciaio con punta a J atraumatica flessibile tipo seldingher5 Tamponi di garza6 Telo di protezione preferibilmente con foro centrale7 Sistema di fissaggio non chirurgico del CVC 7F 30cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «KIT CATETERISMO VENOSO CENTRALE CON CATETERE MULTILUME ADULTI. POSIZIONAMENTO IN AMBIENTE CHIRURGICO SECONDO TECNICA SELDINGER Il kit si compone:Catetere 1,2,3,4,5 lumi in poliuretano biocompatibile,radiopaco, centimetrato, con punta morbida atraumatica e prolunghe clampabili. Ago introduttore a parete sottile, da 18G, siringa da 5cc per introduzione seldingher dilatatore con estremità distale rastremata, guida in acciaio con punta dritta e a J atraumatica e flessibile. Misure (diametro, lunghezza) correlate al tipo di catetere in particolare 3 lumi 8,5F 20cm, 4 lumi (14,16,18,18 G) 8,5F 20cm, 5 lumi(14,16,18,18,18 G) 8,5F 20cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso»1 LUME2 LUMI3 LUMI4 LUMI5 LUMI.

description: «KIT PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE CON CATETERE MULTILUME PER PAZIENTE PEDIATRICO. POSIZIONAMENTO IN AMBIENTE CHIRURGICO SECONDO TECNICA SELDINGER. Il kit si compone:Catetere 1,2,3 lumi in poliuretano biocompatibile, radiopaco, centimetrato, con punta morbida atraumatica, prolunghe esterne clampabili. Ago introduttore a parete sottile 20G, siringa da 3/ 5cc per introduzione seldingher, dilatatore con estremità distale rastremata, guida in acciaio con punta dritta a J atraumatica e flessibile.Misure (diametro e lunghezza ) correlate al tipo di catetere.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «KIT CATETERISMO VENOSO CENTRALE CON CATETERE MULTILUME (1-5 lumi) TRATTATO CON ANTISETTICO- POSIZIONAMENTO IN AMBIENTE CHIRURGICO SECONDO TECNICA SELDINGER ADULTI E PEDIATRICO Catetere in poliuretano, biocompatibile, radiopaco, trattato con sostanze antisettiche (clorexidina, sulfadiazina con argento ) atossiche, biocompatibili a lento rilascio, punta morbida atraumatica, prolunghe esterne clampabili. Ago introduttore a parete sottile, siringa da 5cc, provvisto di valvola per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità rastremata, guida in acciaio con punta dritta e a J, atraumatica e flessibile.Tutte le misure correlate alle tipologie richieste.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «KIT CATETERISMO VENOSO CENTRALE CON CATETERE MULTILUME (2-3 lumi) AD ALTO FLUSSO PER DIALISI/EMOFILTRAZIONE Set centrale multilume (2-3 lumi) ad alto flusso per dialisi/emofiltrazione, catetere, multilume (2-3 lumi) in poliuretano, radiopaco, flessibile e termosensibile con punta morbida traumatica, fessure laterali realizzate con laser con prolunghe esterne clampabili, alette di fissaggio rotanti trasparenti. Ago introduttore a parete sottile 18G, dilatatore, guida in acciaio con punta a J e dritta atraumatica e flessibile. Misure (diametro e lunghezza ) correlate al tipo di catetere in particolare 12F da 13cm, 12F da 16cm; 12Fda 20cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «POMPE ELASTOMERICHE MONOUSO PER INFUSIONE FARMACI Leggeri, di facile impiego, confortevoli per il paziente, non manomettibili, totalmente chiusi e non assemblabili tra loro, precisi nella infusione; Reservoir in idoneo materiale biocompatibile con le categorie di farmaci più utilizzate (analgesici, antivirali, antibiotici, chemioterapici). Dotate di filtro interno e valvola antireflusso, catetere anti inginocchiamento. Con la seguente portata e durata: 10ml/h 1g; 5 ml/h 2 gg; 2 ml/h 2 gg.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SET PEDIATRICO PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA Ago peridurale di Tuohy 18G, 20 G 70mm circa, marcatori di profondità, alette laterali, catetere peridurale 20G, 22 G 90 mm circa in poliammide o altro materiale a norma, idoneo, radiopaco trasparente, struttura standard e punta aperta. Marcatori di profondità, connettore adattabile ad ogni tipo di siringa. Filtro piatto antibatterico 0,2 micron, con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire la contaminazione durante la somministrazione di farmaci. Dispositivo introduttore per catetere. Siringa monouso da 10 ml per test di perdita della resistenza.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE ARMATO SPIRALATO Ago di Tuohy con marcatori di profondità ogni centimetro ed alette laterali 16 G, 17G, 18 G x8,5 cm, catetere peridurale in poliuretano radiopaco armato con spirale in acciaio medicale associato di idoneo calibro, struttura più morbida nel tratto distale e punta morbida traumatica aperta e non armata. Connettore adattabile ad ogni tipo di siringa. Filtro piatto antibatterico 0, 2 micron con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire contaminazione durante somministrazione di farmaco, raccordo per inserimento del catetere, raccordi da inserire tra il cateterino e filtro antibatterico, siringa da 10cc per test di perdita di resistenzaConfezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGO DI TUOHY Ago di Tuohy con marcatori di profondità ogni centimetro ed alette laterali, di diverse lunghezze, da 11/12 cm 16-17-18 GConfezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CATETERE PERIDURALE DI VARI CALIBRI Catetere peridurale di vari calibri completo di filtro piatto antibatterico 0, 2 micron con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire contaminazione durante somministrazione di farmaco, raccordo per inserimento del catetere, raccordi da inserire tra il cateterino e filtro antibatterico.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGO CAUDALE PER ANESTESIA PERIDURALE PEDIATRICA Ago di Crawford con bisello a 32°, Cono trasparente con attacco luer-lock e alette laterali, Mandrino con codice colore. Misure 20G x 50mm; 22G x 35mm; 25G x 30mm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SET PER ANESTESIA PERIDURALE CAUDALE PEDIATRICA Caudale in poliuretano II armato in acciaio, radiopaco. Aghi specifici per accesso lombare e caudaleRaccordi ed adattatori idonei.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «FILTRI PER CATETERE EPIDURALE Dotati di raccordo luer lock da un lato, Dotati di ghiera per cateterinoConfezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGHI PER ANESTESIA LOCOREGIONALE SINGLE-SHOT Aghi per elettroneurostimolazione collegati a una prolunga (via di infusione) e a un filo conduttore. La base dell'ago è anatomica e trasparente per evidenziare eventuali reflussi di sangue. La prolunga che consente l'infusione dell'anestetico termina con un cono L/L femmina, trasparente e rimovibile per permetterne la rimozione eseguendo blocchi anche con la siringa direttamente collegata all'ago. Il filo conduttore deve essere collegato a un elettroneurostimolatore per il riconoscimento del nervo. L'ago è rivestito in Rilsan, per consentire di concentrare in prossimità della punta il segnale elettrico. L'ago è marcato centimetricamente per identificare con precisione la lunghezza introdotta.Lunghezze: 35, 50, 100, 120 mm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGHI ECORIFLETTENTI PER ANESTESIA LOCOREGIONALE SINGLE-SHOT Aghi elettrostimolabili con caratteristiche di alta ecogenicità per l'utilizzo con sonda ecografica. In particolare l'ago deve possedere le seguenti caratteristiche: prolunga di iniezione premontata, ecogenicità garantita e dimostrata grazie alla lavorazione superficiale dell'ago indipendentemente dall'angolo di incidenza, ago dotato della proprietà di ecogenicità a 360°, lungo tutto il suo diametro, perfetta visibilità della punta, centimetratura dell'ago per identificare la profondità di inserimento, isolamento completo della superficie dell'ago per garantire una elettrostimolazione precisa concentrata solo in punta. Devono essere disponibili diverse lunghezze e misure, in particolare 22G x 40mm, 22G x 50mm, 22G x 80mm, 21G x 100mm, 20G x 120mm, 20G x 150mm. Devono essere disponibili con punta tagliente facet o di punta atraumatica tipo Sprotte.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGHI PER ANESTESIA DEL PIANO TRASVERSO ADDOMINALE (TAP block) Gli aghi sono dotati delle seguenti caratteristiche: ago di acciaio di elevata qualità, con elevate caratteristiche di ecogenicità grazie alla lavorazione superficiale che apporta all'ago speciali riflettori per una migliore identificazione ecografica dell'ago stesso, centimetratura dell'ago per identificare la profondità di penetrazione, punta dell'ago tipo facet, impugnatura ergonomica zigrinata, latex free. Misure: 22 G x 50 mm, 22 G x 80 mm, 21 G x 110 mm e 21 G x 150 mm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «KIT PER ANESTESIA LOCOREGIONALE CONTINUA Kit per anestesia plessica in continuo dotato di ago ecogenico ed elettrostimolabile, a punta facet, con cannula di inserimento premontata sull'ago. L'ecogenicità deve essere totalmente garantita indipendentemente dall'inclinazione tra ago e sonda ecografica. Inoltre l'ago deve essere completamente rivestito di materiale isolante per consentire un'elettrostimolazione precisa in punta. La cannula di inserimento deve essere preferibilmente a permanenza; una volta posizionato l'ago vicino al nervo selezionato la cannula dovrebbe rimanere in loco per consentire l'inserimento successivo del catetere. Il catetere deve essere aperto in punta, con garanzia di ecogenicità lungo tutta la sua lunghezza, inserito tramite la cannula a permanenza, di lunghezza simile a quella dell'ago, semplice da inserire con una sola mano e da fissare alla cannula. Il kit deve essere inoltre dotato di prolunga di iniezione, filtro, fissaggio del filtro. Si richiedono lunghezze di ago di circa 7 cm, 9 cm e 10 cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «DEVICE PER IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI INIEZIONE DELL'ANESTETICO LOCALE DURANTE L'ESECUZIONE DEL BLOCCO NERVOSO Device monouso collegabile alla siringa che consente di evitare l'iniezione ad alta pressione dell'anestetico locale durante l'esecuzione di un blocco nervoso allo scopo di ridurre i possibili danni nervosi da iniezione intra-fascicolare.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SISTEMA DI FISSAGGIO DEI CATETERI PER ANESTESIA LOCOREGIONALE Caratteristiche: il meccanismo di bloccaggio trasparente dal profilo ribassato assicura la pervietà del catetere e permette di monitorarne il sito d'uscita, il cuscinetto di spugna adesivo più ampio rende facile l'applicazione e minimizza il disagio del paziente, il rivestimento dell'adesivo facile da rimuovere rende l'utilizzo semplice anche con i guanti. Disponibilità per cateteri da16/17G e 18G.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: COPRISONDA ECOGRAFO STERILE Kit monouso, sterile, costituito da sistema di copertura, gel sterile e nastri fissaggio.

description: "KIT PER ANESTESIA SPINALE CONTINUA Kit per la gestione dell’anestesia tramite microtitolazione intraoperatoria e dell’analgesia tramite bolo a fine intervento. E’ costituito da ago di Thuoy 18 G con peel away, siringa LOR, ago spinale 27 G punta Sprotte al di sopra del quale è posto il catetere spinale da 23 G. Struttura del catetere in poliammide, lunghezza di 10 cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso".

description: «AGHI SPINALI Aghi spinali a-traumatici con punta conica ellittica, foro arrotondato con sistema elettroerosione e siliconatura esterna a freddo. Misure 22, 24, 25, 26, 27 G. Lunghezze da 90, 103, 123, 150 mm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGHI SPINALI MICRO-TIP Aghi atraumatici con punta conico ellittica a sezione variabile 22/27 G, foro arrotondato, siliconatura a freddo e lunghezze 90, 103, 140 mm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SISTEMA PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE-EPIDURALE Il kit è costituito da: ago epidurale di rodiera 17/18 G, ago spinale 27 G x 136 mm, catetere in poliammide 20 G x 90 mm, filtro, connessione TBA, siringa LOR da 10 cc in PC, sistema Move Stop per rallentare l'ingresso dell'ago spinale e fissarlo all'ago di Tuohy.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGO PER RACHIANESTESIA ATRAUMATICO Con punta a matita tipo Whitacre in confezione singola sterile.Misure:22G x 90 e 120mm;25G x 90 e 120mm con introduttore;27G x 90 e 120mm con introduttore.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGO PER RACHIANESTESIA ATRAUMATICO Con punta ad ogiva tipo Sprotte in confezione singola sterile.Misure:22G con introduttore;25G con introduttore;26G con introduttore;27G con introduttore.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «AGO PER RACHIANESTESIA Con punta affilata tipo Quincke, in acciaio munito di mandrino; cono in materiale trasparente.Misure:22G lunghezza 90mm;23G lunghezza 90mm;25G lunghezza 90mm + introduttore.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO CON MANDRINO Catetere per drenaggio pleurico in PVC preassemblato con linea di controllo radio-opaca, indicatori di profondità e multipli fori distali. Trocar in materiale flessibile per corretto posizionamento. Ago a punta smussa e valvola per la corretta visualizzazione spazio pleurico, dotato di raccordo e rubinetto con sacca raccogli liquido. Misura da 20 CH a 34 CHConfezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «SISTEMI DI INFUSIONE A CIRCUITO CHIUSO Sistema di infusione multipla a circuito preassemblato. Trasparente, biocompatibile, compatibile con soluzioni e farmaci, 4 o 5 vie. Sistema di innesto plug completo di estensione in polietilene a spirale con doppio raccordo girevole, tipo rubinetto. Sistema distale munito di rubinetto e needless trasparente integrato in un unico elemento senza connessioni. Estensione finale al catetere di circa 30 cm. retta e in polietilene. Possibilmente il kit deve essere fornito di protezione per il mantenimento del campo sterile.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: SISTEMI PROTEGGI RAMPA Sistema proteggi rampa di varie dimensioni con spugna per soluzione disinfettante per mantenere sterili le linee di infusione farmaci.

description: «SISTEMA CHIUSO PER TERAPIA INFUSIONALE SENZA AGO (BIOCONNETTORE). Valvola con sistema chiuso, attivato da qualsiasi cono luer o luer lock ISO. Chiusura automatica della valvola alla disconnessione della siringa o linea infusionale. Produzione pressione positiva verso la punta del catetere alla sconnessione, con molla in acciaio medicale. Basso volume di priming/spazio morto di riempimento ( inferiore a 0,020 ml). Materiale altamente biocompatibile, assente da ftalati, idoneo all'infusione di lipidi e sostanze chemioterapiche. Compatibile con linee di monitoraggio PVC. Flusso max superiore 10 ml./sec. Utilizzabile sia nelle connessioni venose che arteriose.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «DISPOSITIVI PER INFUSIONE CONTINUA DUE VIE Set per TIVA o TCI in idoneo materiale compatibile con farmaci infusionali* costituito da: Una prolunga per pompa siringa a basso residuo lunga circa 200 cm. Una valvola antisifone. Una valvola antireflusso. Una prolunga per boli con valvola unidirezionale. Le due prolunghe devono confluire insieme in un luer lock senza tratti comuni.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «DISPOSITIVI PER INFUSIONE CONTINUA TRE VIE Set per TIVA o TCI in idoneo materiale compatibile con farmaci infusionali* costituito da: 2 prolunghe per pompa siringa a basso residuo lunghe circa 200 cm. 2 valvole antisifone 2 valvole antireflusso 1 prolunga per boli con valvola unidirezionale. Le prolunghe devono confluire insieme in un luer lock senza tratti comuni.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: KIT MISURAZIONE PRESSIONE INTRA ADDOMINALE: sistema per la rilevazione della pressione intra-addominale dal catetere vescicale. Circuito chiuso. Confezione singola sterile, latex free, monouso.

description: «CANNULA ARTERIOSA POSIZIONAMENTO SELDINGER Cannula per cannulazione arteriosa in poliuretano posizionabile con tecnica di Seldinger (catetere, ago guida indipendenti) con ali di fissaggio solidali al catetere. Misure diametro 20G 5-8-12 cm di lunghezza 18G 12-16-23 cm di lunghezza.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: Gambale altezza Coscia lungo: Tricamerale. Camere insufflabili circonferenziali, alternate, sequenziali (45-40-30) con fori di ventilazione passiva. Materiale flessibile e traspirante e confortevole per il paziente, finestra popliteale per flessione arto, Misure :XS- S-M-LGambaletto altezza Ginocchio: Tricamerale. Camere insufflabili circonferenziali, alternate, sequenziali con fori di ventilazione passiva. Materiale flessibile e traspirante. Misura: S-M-L-XLCalzari misura media e large.

description: «MATERASSINI MONOUSO AD ACQUA PER IPOTERMIA/IPERTERMIA Materassini monouso ad acqua per controllo temperatura, con controllo della temperatura sia superficiale che centrale e con range terapeutico almeno tra i 30 e i 39 gradi/C° con regolazione a feedback sul paziente. Configurazioni: A= adulti (dim minime 180X50)-B=Pediatrico (100X50)Latex free, monouso, non sterili,».

description: SISTEMA DI GESTIONE DELL'INCONTINENZA FECALE LIQUIDA E SEMILIQUIDA Dispositivo composto da: A) cannula di silicone con dispositivo di ancoraggio con palloncino a bassa pressione di semplice applicazione digitale monopaziente. B) sacca di raccolta a circuito chiuso antireflusso monouso con sostanza gelificante all'interno.

description: «PROLUNGHE PER ARTERIA IN PE TESTATE FINO A 40 BAR DI PRESSIONE Indicate sia per il monitoraggio della pressione arteriosa, sia per l'infusione di soluzioni che presentino problemi di compatibilità con il PVC (in particolare se effettuate con pompa a siringa). Con clips di identificazione per le vie venose (blu) ed arteriose (rosse) e confezionamento in doppio imballaggio. Di particolare robustezza al fine di limitare i rischi di occlusione del lume interno. Per catetere con estremità Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio. Misura: diametro Int. — Est. mm 1.0 — 2.0, capacità 0,4 ml, lunghezza 15-30-50-100cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CVC CON FIBRA OTTICA PER ScvO2 Catetere centrale in poliuretano eparinato a 3 lumi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno in atrio destro. Con lume per fibre ottiche, punta morbida traumatica.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «FIBRA OTTICA PER LA LETTURA DELLA ScvO2 IN CONTINUO Fibra ottica per la lettura in continuo della ScvO2 da inserire in qualsiasi lume di un qualsiasi catetere venoso centrale e che dia in continuo la disponibilità di ossigeno, il consumo di ossigeno e il tasso di estrazione di ossigenoConfezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «CATETERI ARTERIOSI PER IL MONITORAGGIO DELLA PORTATA CARDIACA TRANSPOLMONARE Catetere a due lumi da 16-20cm 4-5 fr per termodiluizione transpolmonare in grado di determinare iseguenti parametri emodinamici CO/CI/SV/SVV/RVS/RVSI in continuo e GEDI/EVLW/PVPI/GEF con metodica a bolo. Il kit deve essere inoltre completo di trasduttore arterioso e trasduttore venoso, di sistema per iniettato con valvole di sicurezza e guida in Nichel Titanio.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: KIT MONITORAGGIO EMODINAMICO E FUNZIONALITA' EPATICA Kit per il monitoraggio continuo dei parametri emodinamici e volumetrici: precarico, post-carico, contrattilità. Il Kit deve permettere il calcolo dei parametri volumetrici: Volume di sangue intratoracico, volume telediastolico globale, e volume dell'acqua polmonare indicizzato sul peso corporeo del paziente. Il monitoraggio deve essere battito-battito. Le misure devono essere 3-4-5 Fr con accesso possibile per via radiale, femorale, ascellare e omerale. Il sistema deve permettere la valutazione della funzionalità epatica.

description: «SENSORE ARTERIOSO MONOUSO PER LA LETTURA DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO Sensore per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca in unico dispositivo, per il monitoraggio continuo di CO, SV, SVV, RVS deve essere dotato di: sistema di prelievo chiuso da 5cc e dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h integrato nel trasduttore. Deflussore per collegamento a sacca di lunghezza 120-140 cm. Sistema di lavaggio rapido e test dell'onda quadra integrato nel sensore, 1 linea di pressione cruenta di lunghezza 150 cm.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: CUFFIA PER LA LETTURA NON INVASIVA DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO Cuffia al dito del paziente disponibile in almeno 3 misure per misurazione in continuo di SIS, DYA, PAM, CO, SV, SVV e parametri indicizzati in modo non invasivo e senza l'impiego di bracciale pressorio.

description: SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE CEREBRALE DI OSSIGENO Sensori frontali monouso latex free per pazienti Adulti, Pediatric e Neonatali per la rilevazione dell'ossimetria cerebrale / somatica con l'utilizzo della metodica NIRS. I sensori devono essere certificati per l'utilizzo sui monitor presenti nei reparti.

description: SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA PROFONDITA' DELLA ANESTESIA Sensore adulto e pediatrico in grado di monitorare in modo quantitativo il livello di ipnosi indotta da farmaci, durante l'anestesia attraverso un algoritmo, questo sistema di monitoraggio deve «tradurre in valore numerico» (range da 0 a 100) le modificazioni dell'elettroencefalogramma frontale indotte dai farmaci ipnotici (sedativi e anestetici), in modo continuo e non invasivo, facilitando la valutazione dello stato di coscienza del paziente durante la somministrazione dei farmaci utilizzati per indurre la «depressione controllata» dello stato di coscienza. Abilitato al monitoraggio di pazienti pediatrici, al di sopra dei quattro anni di vita. Supportato dalla certificazione FDA per la riduzione dell'incidenza di awareness intraoperatoria.

description: «SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE CEREBRALE DI OSSIGENO da associare a sistema di lettura della SpO2 e della Emoglobina e della profondità della anestesia. Dispositivi per la lettura della saturazione regionale cerebrale di O2 in continuo a fibre ottiche finoa 4 canali».

description: SENSORI x SATURIMETRIA MONOUSO Sensori monouso sterili per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali, dotati di gabbia di Faraday in grado di ridurre in modo sostanziale le interferenze elettriche e di garantire valori di saturimetria precisi. .Le ditte partecipanti dovranno fornire apposita dichiarazione di produzione e distribuzione esclusiva per il prodotto offerto nonché dichiarazione di compatibilità rilasciata dall'azienda produttrice delle apparecchiature aventi tecnologia Nellcor OXIMAX in uso presso i reparti del Policlinico. Lunghezza cavo min. 90cm senza l'utilizzo di cavi supplementari.

description: SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLLA TEMPERATURA AD ARIA Copertine per la prevenzione e trattamento dell'ipotermia perioperatoria e postoperatoria con possibilità accessoria e combinata di riscaldamento sangue e liquidi. Le copertine, sia per pazienti adulti che pediatrici, devono soddisfare le diverse esigenze chirurgiche di posizionamento (upperbody e underbody). A garanzia della sicurezza del paziente le copertine Underbody devono essere dotate di un sistema di drenaggio dei liquidi. Tutte le copertine devono essere caratterizzate da una perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie per ottimizzare la propagazione del calore.

description: SISTEMA PER IL RISCALDAMENTO DELLE INFUSIONI ENDOVENOSE Set per il riscaldamento a secco di liquidi infusionali, per pazienti pediatrici e adulti, in grado di garantire in uscita una temperatura normotermica con velocità di flusso da KVO a 30 litri/ora. I set monouso devono essere sterili e privi di lattice e ftalati (DEHP).

description: «PROLUNGHE STERILI PER L'INFUSIONE DI FARMACI Prolunghe sterili trasparenti e schermate in triplice strato M/M e M/F, di varia lunghezza per la somministrazione di farmaci attraverso pompe siringhe.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «RUBINETTI A TRE VIE Rubinetti a tre vie sterili, monouso, dotati di tappini, attacco luer-lock, latex free.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «RUBINETTI A TRE VIE AD ALTO FLUSSO Rubinetti a tre vie sterili, monouso, dotati di tappini, attacco luer-lock, latex free, ad alto flusso.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «RAMPE PER INFUSIONI Rampe a 3-4-5 rubinetti con codice colore in policarbonato lipido-resistenti con corpo trasparente, munita di prolunga triplice strato da 150/200 cm. Con porta rampa a richiesta.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: «RACCORDI Raccordo M/M luer lock.Confezione singola sterile, latex free, monouso».

description: SISTEMA MONOUSO PER LE INTUBAZIONI DIFFICILI DOTATO DI VISIONE DIRETTA E GUIDA PER IL POSIZIONAMENTO DEL TUBO OROTRACHEALE.MISURE 3-4-5.

description: «KIT PROCEDURA INVASIVA Kit per procedure invasive sterili composto da: 2 Ciotole da 120ml circa; 1 Bisturi monouso lama #11; 1 Telino in biaccoppiato misure 100x100 circa, con parte trasparente 40 x40 e fenestratura adesiva 9x12cm circa; 2 Telini in biaccoppiato 75x90 circa senza adesivo; 2 Tamponi di disinfezione monouso con manico di lunghezza 20 cm circa; 7 Tamponi di garza 10x10cm circa; 1 porta aghi monouso in acciaio lungo 15 cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «KIT MEDICAZIONE CVC Kit medicazione CVC composto da: 1 Telino in biaccoppiato 45x50cm circa senza adesivo; 1 Ciotola da 120ml circa; 1 Tampone di disinfezione monouso con manico di lunghezza 20 cm circa; 3 Tamponi di garza 10x10cm circa; 1 Pinza Kelly in acciaio monouso di 14cm circa; 5 Garze in cotone 10x10cm; 1 Medicazione adesiva trasparente pretagliata misura 7x8cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «KIT- ECMO (SPT) Kit per procedura ECMO composto da: 1 Telo in triplo strato con 2 fenestrature femorali lungh. 220x340 cm circa con 2 bande laterali trasparenti; 1 Bisturi monouso lama #11; 1 Pinza anatomica misura 14 cm circa; 1 Forbice monouso in acciaio con punta curva misura 15cm circa; 1 Pinza porta aghi monouso in acciaio 15 cm circa; 60 Garze in cotone 10x10cm; 10 Garze laparotomiche in cotone misura 45x45cm circa; 4 Siringa cono catetere da 50ml circa; 1 Ciotola con capacità di 1L circa; 2 Tampone di disinfezione monouso con manico di lunghezza 20 cm circa; 1 Telino da incisione trasparente sterile misure 15x20 circa; 2 Ciotole da 120ml circa; 5 Telino in biaccoppiato 75x90 circa senza adesivo; 1 Telino in biaccoppiato misure 100x100 circa, con fenestratura adesiva 9x12cm circa.Confezione singola sterile, latex free, monouso.».

description: «KIT PER MICRODIALISI CEREBRALE Kit per microdialisi cerebrale composto o da Catetere per Microdialisi cerebrale da impiantare attraverso bolt o a cielo aperto dopo chirurgia con cutoff a 20 000 dalton e 100 000 dalton;Confezione singola sterile, latex free, monouso.»Catetere Bolt per Microdialisi impiantabile in tessuto cerebrale, a tre vie. Il sistema comprende i Kit Reagenti L-P-G: glucosio, piruvato, glicerolo, glutammato.

description: Sistema per il controllo della pressione della cuffia tracheostomica.Sistema per regolare la pressione di cuffie ad alto volume e bassa pressione di cannule tracheostomiche e tubi endotracheali. La pressione in cuffia deve essere monitorata e tenuta continuamente a livelli pressori compresi tra 20 e 30 cm H2O, riducendo notevolmente il rischio di aspirazione o di danni da compressione ai tessuti della mucosa tracheale. Una verifica visiva della corretta pressione nella cuffia deve essere possibile. Confezione singola, latex free, clinicamente pulita, monouso.

description: Sensore adesivo monouso per ilo monitoraggio della funzione cerebrale (BFM) e della profondità dell'anestesia di tipo bilaterale simmetrico a quattro canali EEG simultanei e dotato sia di elettrodo di riferimento che di terra. Restituzione numerica e grafica dello stato del paziente su scala 0-100 dell'elettromiografia frontale e prefrontale, del rapporto di soppressione e degli artefatti di origine elettrica. Rappresentazione della densità spettrale dell'EEG a fornire il grafico dell'attivitò emisferica, inclusa la simmetria. Sensore facilmente applicabile (senza bisogno di applicatori) e privo di lattice.

description: Sensore adesivo monouso per il monitoraggio continuo e non invasivo della saturazione regionale dell'ossigeno (rSO2) in tecnologia NIRS per l'individuazione di eventuali stati ipossemici locali. In grado di fornire anche valori stimati della saturazione arteriosa dell'ossigeno (SPO2) con pulsossimetria a riflettanza e con possibilità, a discrezione dell'utente, di impostare il livello di rSO2 «basale» del paziente. Restituzione della differenza tra rSO2 e livello basale (se definito), della differenza tra rSO2 e SPO2 e del valore «area sotto la curva» (AUC) per determinare per quanto tempo e in quale misura il paziente è stato al disotto del limite di rSO2 definito dall'utente. Accuratezza assoluta rSO2 +/- 5 %, accuratezza della tendenza rSO2 +/- 3 %. Sensore privo di lattice.

title: Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione occorrenti alle esigenze dell'Azienda Policlinico Umberto I.

description: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione occorrenti alle esigenze dell'Azienda Policlinico Umberto I.