name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

description: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION

description: EQUIPO,INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS Y LAB: RED ELECTRICA, TELECOMUNICACION, COMPUTACION

description: De conformidad a la Resolución No. HAZ-RES-0037-20.

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

title: SIE-CELHAZ-001A-20-238940

answer: En base al Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública, el art. 22 indica: ?Aclaraciones.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica, según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos?, se procede a realizar las siguientes aclaraciones:  - Ítem 4, módulo de presión, accesorio de pruebas: para la manguera de prueba hidráulica con conectores, se aclara que la presión máxima es de 690 bares, más - menos 20 bares, con un radio de curvatura mínima de 60 mm más - menos 5mm y un diámetro exterior de 6,0 mm más - menos 1mm. - Ítem 5, fuente de voltaje variable transformador: se aclara que el equipo es monofásico. - Ítem 8, probador de secuencia de fases: se aclara que la frecuencia tiene un rango de 2 hasta 400Hz.

description: ACLARACION

answer: BUENAS TARDES SE ADJUNTA LA RESPUESTA DE CONVALIDACION SOLICITADA GRACIAS

description: Novedades encontradas:  En la página 150 de la oferta se presenta la documentación sobre la experiencia de la empresa con una organización privada Universidad Politécnica Salesiana, sin embargo no presenta la factura del contrato. Solicitud de convalidación: Se solicita que se presente la factura del contrato correspondiente.

answer: Estimados Sres. HIDROAZOGUES, incluyo la oferta técnica sumillada y numerada

description: Novedades encontradas 1: Presenta la oferta sin sumillar y numerar ordenadamente todos los documentos de la oferta. Solicitud de convalidación 1: Se solicita sumillar y numerar ordenadamente todos los documentos.

answer: Estimados Sres. HIDROAZOGUES, me permito indicar que el item #5 ofertado es de marca Staco Energy, modelo 3PN1010BV. Se adjunta ficha técnica del item ofertado.

description: Novedades encontradas 2: Para el ítem 5 Fuente de voltaje variable, en el numeral 1.6, componentes de los bienes o servicios ofertados se presentan las especificaciones técnicas ofertadas, donde indica "Incluye voltímetro con fácil visualización" sin embargo, en el manual no se señala el ítem ofertado. Solicitud de convalidación 2: Se solicita que el oferente señale con claridad el modelo del equipo que corresponde a su oferta.

answer: Estimados, adjunto  convalidacion requerida.

description: Novedades encontradas: En la tabla 1.6 de la oferta, se presentan las especificaciones técnicas ofertadas de todos los bienes sin embargo, no adjunta ningún catálogo, manual o fichas técnicas para ningún bien ofertado. Solicitud de convalidación: Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas, se solicita que el oferente amplíe su información y presente los catálogos o manuales o fichas técnicas de todos los ítems, señalando con claridad cuál es el modelo concreto que oferta para cada caso.

answer: Por medio de la presente procedemos a dar respuesta a las observaciones levantadas durante el proceso de ?Convalidación de Errores? para el proceso de contratación ITEM 5 FUENTE DE VOLTAJE VARIABLE transformador El Modelo ofertado para este ítem es: STACO ENERGY MODELO  3PN1010BV se adjunta los datos técnicos del bien ofertado

description: Novedades encontradas: Para el ítem 5 Fuente de voltaje variable, en el numeral 1.6 componentes de los bienes o servicios ofertados, página 15 de la oferta, se presentan las especificaciones técnicas ofertadas, donde indica "Incluye voltímetro con fácil visualización" sin embargo, en el manual adjunto se exponen modelos con y sin voltímetros. Solicitud de convalidación: Se solicita que el oferente señale con claridad el modelo del equipo que corresponde a su oferta.

name: TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.

description: HAZ ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL ALAZAN

URUCHIMA CACERES FRANCISCO JAVIER

region: CAÑAR

locality: AZOGUES

streetAddress: ALFONSO VINTIMILLA  S/N AZOGUES

legalName: URUCHIMA CACERES FRANCISCO JAVIER

MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

streetAddress: S/N XIMENA

legalName: MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

FLUDECO S.A.

streetAddress: SOLAR 1 TARQUI

legalName: FLUDECO S.A.

ROMERO JACOME SEGUNDO ANTONIO

streetAddress: PASAJE A AV. MANUEL CORDOVA GALARZA LOTE 1 POMASQUI

legalName: ROMERO JACOME SEGUNDO ANTONIO

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

ESERSUM IND. CIA. LTDA

streetAddress: SEBASTIAN GUARDERAS MANUEL DE LA PEÑA OE1-155 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ESERSUM IND. CIA. LTDA

streetAddress: MARIANO POZO JOSE ANDRADE N74-98 CARCELEN

LOJANO TIBILLIN LORENA NOEMI

streetAddress: RIO PALORA GUAPONDELIG 2-41 TOTORACOCHA

legalName: LOJANO TIBILLIN LORENA NOEMI

title: Subasta


Unidad

scheme: SERCOP

description: COMPUERTAS

scheme: CPC

description: COMPUERTAS

description: OTRAS ESTRUCTURAS DE HIERRO Y ACERO (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS Y PARTES DE ESTRUCTURAS): CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS, ANGULOS, BALAUSTRADAS, BALCONES, BARRERAS DE PASO A NIVEL, CERCAS, COMPONENTES DE EXCLUSAS, COMPUERTAS, ENREJADOS,ESCOTILLAS DE

currency: USD

name: SEASTECI SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

description: De conformidad a la Resolución No. HAZ-RES-0028-20.

title: OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D

description: COMPUERTAS

description: COMPUERTAS

title: SIE-CELHAZ-003-20-238940

status: complete

answer: Los planos de las compuertas constan en los anexos No. 6, 7, 8, 9 y 10 PLANOS COMPUERTA ORIFICIO CAPTACION RIO MAZAR anexos No. 11, 12, 13, 14 y 15 PLANOS COMPUERTA PURGA CAPTACION RIO MAZAR y anexos No. 16, 17, 18, 19 y 20 PLANOS COMPUERTAS LAVADO CAMARAS DEL DESARENADOR de los pliegos del proceso.La información detallada de las compuertas, incluidas imágenes consta en los anexos No. 4 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS? y No. 5  ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, de los pliegos del proceso.

description: Estimados Srs. CELEC.Por favor publicar los planos correspondiente y las fotos de las compuertas instaladas.

answer: Acorde a lo indicado en el numeral 4.2 ?Sistema de izaje? del anexo No. 5 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO? de los pliegos, se indica: ?El sistema de izaje a ser provisto deberá contar con un limitador de torque del tipo mecánico o tecnología superior. El limitador  de  torque  tiene  por  finalidad solucionar adecuadamente la protección por sobrecargas indirectas que se puedan generar entre la hoja de la compuerta por la presencia de basuras o elementos extraños que traben el recorrido de la hoja mientras desciende y que no permite activar los finales de carrera para la detención del motor eléctrico.?Debido a las condiciones operativas, se puede presentar un bloqueo o la generación de un par elevado que supera el ofrecido por el motorreductor, en esta situación tanto los elementos mecánicos móviles como la parte eléctrica del motor pueden incurrir en una falla. Con el fin de prevenir estos daños, se instala como acople entre el motor y .... VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: Estimados Srs. CELECPor favor ampliar la informacion del sensor para limotacion del par.Se puede utilizar un sistema de proteccion termica?

answer: En el numeral 2.1.3. ?Sistema de Izaje? del anexo No. 5 de los pliegos ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, en la Fig. 4 se muestra el indicador de posición de las compuertas instalado actualmente.En el numeral 7. ?AJUSTE A LOS DISEÑOS? del anexo No. 5 de los pliegos ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, se indican los requerimientos de los elementos de medida.El encoder de posición permite el posicionamiento de la compuerta en cualquier posición que se determine desde Sala de Control. La señal del encoder es del tipo proporcional incremental.

description: Estimados Srs. CELECPor favor ampliar la informacion para el encoder de posicion, requieren un encoder proporcional o absoluto?Que tipo de señal manejan?

answer: Los planos requeridos se encuentran publicados en los anexos  No. 16, 17, 18, 19 y 20 PLANOS COMPUERTAS LAVADO CAMARAS DEL DESARENADOR de los pliegos.

description: Por favor subir los planos alos que se hace referencia: O0140A-IDV-BT-M-CLDA-010

answer: Se adjunta el plano requerido.

description: Favor su ayuda con losplanos del tablero eléctrioc a donde se debe llevar la señal tanto de los limitadores de carrera y del encoder

answer: En el numeral 7. ?AJUSTE A LOS DISEÑOS? del anexo No. 5 de los pliegos ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, se indican los requerimientos de los elementos de medida.Si los sensores de limitación son fin carreras, es necesario ver si son de interrupción directa  al motor, serían de tensión nominal 110 u 220 VAC, si son de interrupción indirecta es decir al sistema de control, la alimentación seria de 24VDC. El voltaje del Encoder es 24 VDC.Las señales básicas que se desean obtener del sistema son, la posición de la compuerta dada por el encoder y las señales de alarma y parada por límites inferior o superior dadas por los limitadores.

description: Favor confirmar el voltaje de alimentaión requerido para los limitadores de carrera y del encoder. y el listado de señales requeridas para el control de las compuertas.

answer: Para la compuerta orificio de captación el diámetro del vástago es 2 pulgadas.Para la compuerta purga captación rio Mazar el diámetro del vástago es 3 pulgadas Para las compuertas lavado cámaras del desarenador el diámetro del vástago es 2,5 pulgadas.Las dimensiones de los vástagos de izaje se indican en los planos:-O0140A-IDV-BT-M-PCA-011-O0140A-IDV-BT-M-CICA-011-O0140A-IDV-BT-M-CLDA-011

description: Confirmar si todos los vástagos de izaje de las compuertas, serán de diámetro 3 pulg.

answer: El suministro no incluye el tablero eléctrico, todas las conexiones del sistema deben ir al tablero de control existente.Acorde a lo indicado en el numeral 10. ?MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN? del anexo No. 5 de los pliegos ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, se indica  que ?El suministrador es  responsable de todo el conexionado eléctrico y electrónico de los sistemas de izaje y componentes de control que garantizarán el correcto funcionamiento de las compuertas.?

description: Confirmar si el  suministro incluye el tablero eléctrico.

answer: Las potencias indicadas son las establecidas en los planos de diseño de las compuertas, como resultado del proceso de diseño. Los planos constan en los anexos No. 6, 7, 8, 9 y 10 PLANOS COMPUERTA ORIFICIO CAPTACION RIO MAZAR anexos No. 11, 12, 13, 14 y 15 PLANOS COMPUERTA PURGA CAPTACION RIO MAZAR y anexos No. 16, 17, 18, 19 y 20 PLANOS COMPUERTAS LAVADO CAMARAS DEL DESARENADOR de los pliegos del proceso. Estas se consideran como las potencias mínimas, considerando que las especificaciones pueden variar entre los diferentes fabricantes.

description: La potencia de los motores que se indica en el documento Especificaciones y cantidades , deben ser referenciales, Favor confirmar.

answer: La información relacionada con el equipo mínimo se encuentra en el numeral 4.1.2 de los pliegos.La información relacionada con el Personal técnico mínimo se encuentra en el numeral 4.1.3 de los pliegos.La información relacionada con la experiencia general y específica se encuentra en el numeral 4.1.4 de los pliegos.La información relacionada con la experiencia mínima del personal técnico se encuentra en el numeral 4.1.5 de los pliegos.

description: Favor indicar en que archivo se encuentra, la información relacionada con la experiencia general, específica, personal técnico y equipo mínimo, etc.

answer: De acuerdo a lo que consta en el numeral 4.1.4 de los pliegos ?Experiencia general y específica?, cada Acta de Entrega Recepción debe venir con su respectivo contrato. La factura se deberá adjuntar en caso de que en los documentos antes indicados no se muestren los valores ejecutados.

description: Confirmar si a más de las Atas de Entrega - Recepción es obligatorio  adjuntar el Contrato y la Factura correspondiente.

answer: Como consta en el numeral 4.1.5 de los pliegos ?Experiencia mínima del personal técnico?, los ?10 años? se refiere a experiencia adquirida en los últimos 10 años, es decir, los contratos que acrediten la experiencia del personal técnico deber haberse efectuado en los últimos 10 años, cumpliendo además con lo solicitado en el numeral 4.1.5 de los pliegos.

description: En lo relacionado a la experiencia del personal técnico, favor aclarar si se refiere a 10 años de experiencia como ingeniero mecánico para lo cual se presentaría el título profesional, o son 10 años de experiencia en el diseño y montaje de compuertas, para lo cual se deberían presentar los certificados correspondientes ?. Considerar que la fabricación de este tipo de compuertas  en nuestro medio es restringido, no se realiza de manera continua.

answer: La provisión considera todos los sellos de neopreno tipo J y planos, mismos que son indicados como ?Sello tipo J? y ?Sello tipo plano? en el anexo No. 4 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS? de los pliegos, Se identifican mediante la numeración respectiva relacionada con los planos correspondientes.Elementos como arandelas, tuercas, pernos, platinas serán reutilizadas sin embargo, si durante las actividades de desmontaje se produce afectación a  estos componentes es obligación del oferente su reemplazo.

description: 1.Estimados Señores, respecto a los Sellos de las compuertas se detalla los siguientes ítems: tuercas, pernos, arandelas, platinas, sello plano 40x10 mm, sello plano y sello tipo J. Confirmar si es necesario reemplazar sólo los sellos y no los demás ítems.

answer: La medida es 20mm. Se adjunta el plano corregido.

description: 2.Estimados Señores,  en el plano ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-CICA-011?, el ítem no. 552 detalla Plancha de 20mm en el dibujo y detalla Plancha de 30mm, por favor confirmar la medida correcta.

answer: La cantidad requerida es dos 2 CONJUNTO SOPORTE DE VÁSTAGO. Ver sección NOTAS GENERALES del plano O0140A-IDV-BT-M-CICA-014. Se adjunta el plano corregido.

description: 3.Estimados Señores, en el plano ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-CICA-014?, detalla CONJUNTO SOPORTE DE VÁSTAGO, CANTIDAD: 4. En el plano ?PLANO 3-9-O0140A-IDV-BT-M-CICA-001? detalla sólo dos soportes de vástago. Por favor confirmar si la cantidad es dos o cuatro.

answer: Las especificaciones técnicas de estos elementos se encuentran detalladas en los planos respectivos Anexos 6 al 20 de los pliegos. Adicionalmente se deben revisar los anexos No. 4 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS? y No. 5  ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, de los pliegos del proceso.Se debe considerar lo indicado en el numeral 4.2 ?Sistema de Izaje? del anexo No. 5 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, de los pliegos del proceso, en lo relacionado al motor eléctrico.

description: 4.Estimados Señores, confirmar por favor las especificaciones completas, tanto eléctricas y mecánicas de los motores eléctricos. Eficiencia y dimensiones.

answer: El cardán deberá cumplir con lo solicitado en el anexo No. 4  ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS? de los pliegos, que indican:?CardánAcople tipo cardán con todos los accesorios para su funcionamiento. Capacidad para trabajar con elevadas desalineaciones paralelas sin que afecte la integridad de los reductores y sus componentes. Seleccionado para transmitir las cargas que se producen en los reductores durante el funcionamiento de la compuerta. Para aplicaciones exigentes?No se pueden indicar medidas debido a que su selección depende de las dimensiones del motorreductor y reductor conducido a ser propuestos así como de la potencia a transmitir.

description: 5.Estimados Señores, analizando las fotos de las especificaciones técnicas y los planos, no se visualiza un detalle constructivo del cardán de cada compuerta en donde se aplica. Por favor enviar un plano a parte como se ha realizado con todos los elementos mecánicos del proyecto.

answer: Las medidas de estos componentes son referenciales en base al sistema de izaje diseñado por lo tanto, acorde a lo indicado en el numeral 7. ?AJUSTE A LOS DISEÑOS? del anexo No. 5 de los pliegos ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, se indica que las dimensiones del pedestal pueden variar por razones de adaptabilidad a las condiciones particulares de las compuertas y en base a los equipos ofertados. Estas modificaciones serán realizadas por el oferente y enviadas en su oferta en busca de garantizar la funcionalidad de los sistemas a ser provistos.

description: 6.Estimados Señores, en los planos: ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-CICA-012?, ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-PCA-012? y ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-CLDA-012? se detalla un diámetro interno del pedestal de 80mm, dicho esto por favor confirmar si la medida de 80 mm es adecuada/correcta, ya que confirmando en los planos: ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-CICA-011?, ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-PCA-011? y ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-CLDA-011? detalla un diámetro de eje de 2?,3? y 2.5? respectivamente.

answer: Los planos de los anexos No. 16, 17, 18, 19 y 20 PLANOS COMPUERTAS LAVADO CAMARAS DEL DESARENADOR de los pliegos del proceso, indican que cada compuerta es independiente, por lo tanto los sistemas son separados. Cada compuerta tiene un motorreductor acoplado a un vástago de izaje, no poseen reductor conducido ni cardán.

description: 7.Estimados Señores, en el plano ?3-9-O0140A-IDV-BT-M-CLDA-001? correspondientes a las compuertas de lavado del desarenador, confirmar si se debe colocar un motor eléctrico para cada compuerta o se optará por el sistema de las otras cámaras: motor eléctrico-motor reductor-cardán-reductor.

answer: Dentro del numeral 2.3 ?Especificaciones técnicas o términos de referencia? de los pliegos, en los No. 1.9 3.9 5.8 7.7 se hace referencia al ?Sensor de posicionamiento?, mismos que son del tipo fin carrera o inductivo que indique la apertura 1 y cierre 1 máximo de la compuerta, incluye cables y conectores. El oferente en su oferta debe indicar la posición de estos sensores. En caso de seguir el arreglo propuesto deberá proveer los soportes necesarios.Este sistema indicará únicamente la apertura completa o cierre completo y permitirá la detención de sistema de izaje. Deberá trabajar como una protección adicional en el caso que el sistema de posicionamiento por encoder no de la señal de detención.

description: 8.Estimados Señores, en los planos generales donde se indica el conjunto ensamblado de cada compuerta se indica un accesorio denominado como ?Indicador de posición?, por favor confirmar si es necesario su reemplazo ya que no consta en el alcance del proyecto en el archivo ?COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS?

answer: Los soportes de vástago, en donde se muestra su configuración, se indican en los planos O0140A-IDV-BT-M-PCA-014 O0140A-IDV-BT-M-CICA-014 O0140A-IDV-BT-M-CLDA-014.Estos soportes no poseen rodamientos, son con bujes de bronce.

description: 9.Estimados Señores, confirmar por favor si se debe considerar rodamientos para cada uno de los soportes de eje.

answer: En el numeral 2.1.3. ?Sistema de Izaje? del anexo No. 5 de los pliegos ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, en la Fig. 4 se muestra el indicador de posición de las compuertas instalado actualmente. El sensor de posición tipo encoder debe permitir la apertura o cierre de la compuerta en cualquier posición intermedia entre la apertura completa y cierre completa. Esta señal es enviada desde Sala de Control.El Sistema de posicionamiento de la compuerta soporte indicador de posición que indique su apertura y cierre completos, del tipo fin carrera o inductivo que indique la apertura 1 y cierre 1 máximo de la compuerta, se indica en los planos O0140A-IDV-BT-M-PCA-001 O0140A-IDV-BT-M-CICA-001 y O0140A-IDV-BT-M-CLDA-001. El oferente en su oferta debe indicar posición de estos sensores. En caso de seguir el arreglo propuesto deberá proveer los soportes necesarios. .... VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: 10.Estimados Señores, respecto a los sistemas de posicionamiento de la compuerta y sensor de posición del tipo encoder rotativo, por favor enviar un detalle del montaje del mismo.

answer: Acorde a lo indicado en el numeral 10. ?MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN? del anexo No. 5 de los pliegos ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO?, se indica  que ?El suministrador es  responsable de todo el conexionado eléctrico y electrónico de los sistemas de izaje y componentes de control que garantizarán el correcto funcionamiento de las compuertas.?La provisión incluye todo el conexionado y configuración de sensores y del sistema completo, incluyendo accesorios adicionales para la conexión al tablero eléctrico existente. No incluye el tablero debido a que éste existe en los sistemas actuales, mismo que tiene los sistemas de fuerza y control.

description: 11.Estimados Señores, al ser necesario entregar un sistema probado, confirmar si está dentro del alcance de la provisión la automatización del sistema Tableros de control y fuerza

answer: Todos los planos Anexos No. 6 al 20 de los pliegos, especificaciones Anexo No. 4 de los pliegos, Anexo Especificaciones Técnicas Anexo No. 5 de los pliegos, se encuentran en los pliegos del proceso y están cargados como Anexos en el portal. En estos documentos se dan todas las particularidades del proyecto.En el anexo No. 4 ?ESPECIFICACIONES TECNICAS?, se dan las cantidades requeridas para cada componente.

description: 12.Estimados Señores, confirmar por favor si es posible enviar el volumen de obra de lo requerido en un archivo .xls o .pdf de tal forma que se pueda evaluar el proyecto adecuadamente.

answer: Buenas tardesEnviamos convalidacion de las iquietudes solicitadasAtentamenteJavier Estrella

name: INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

description: a Página 59 de la oferta: Dentro de las Características requisitos funcionales o tecnológicos para la compuerta de lavado del Desarenador, cámara A, se indica Moto reductor y reductor conducido. La configuración de este sistema se compone de un sistema de izaje compuesto solamente por un Moto reductor.a Se solicita verificar si se trata de un error de digitación y de ser el caso corregir esta descripción.

answer: enviamos la convalidacion en 3 archivos, en las tres primera preguntas van parte 1 , 2 y 3Gracias

description: b. Página 60 de la oferta: Dentro de las Características requisitos funcionales o tecnológicos para la compuerta de lavado del Desarenador, cámara A, se indica Moto reductor y reductor conducido. La configuración de este sistema se compone de un sistema de izaje compuesto solamente por un Moto reductor.b. Se solicita verificar si se trata de un error de digitación y de ser el caso corregir esta descripción.

answer: enviamos la tercera ultima parte de la conlavidacion, total 3 archibvos zip.SaludosJavier Estrella

description: C. Página 57 de la oferta: Especificaciones del Cardán.C. Ampliar la información adjuntando la hoja técnica del Cardán a ser implementado.

answer: se envia la convalidacion

description: D. Páginas 187 de la oferta: Datos del moto reductor.D. Se solicita indicar claramente a que compuertas corresponde esta hoja técnica, incluir datos del motor.

answer: se envia convalidacion

description: E. Páginas 188 de la oferta: Datos del moto reductor.E. Se solicita indicar claramente a que compuerta corresponde esta hoja técnica.

answer: se envia convalidacion

description: F. Páginas 257 – 259 de la oferta: En el documento "Especificaciones Técnicas Anexo" que es parte integrante de los pliegos, en el numeral 12 se indica que "Los trabajos de cambio de sellos y sistemas de izaje en las compuertas de la captación deberán ser ejecutados en los mantenimientos programados de la central Alazán, del 24 al 28 de agosto y del 23 de noviembre al 04 de diciembre de 2020".F. Se solicita aclarar que el cronograma de ejecución, en lo relacionado a las tareas específicas de montaje en sitio, se adapten a estas fechas, considerado un tiempo máximo de 7 días de trabajo por cada compuerta.

answer: Se adjunta la hoja técnica del tipo de limitador de par, que se va a suministrar. El limitador vendrá calibrado desde fábrica.

description: A. Páginas 168 – 174 de la oferta: En las fichas técnicas no se identifica el sistema Limitador de Par.A. Se solicita ampliar la información en donde se identifique claramente el sistema a ser provisto.

answer: En la hoja técnica enviada, en la segunda columna se indican las potencias para 60 Hz. Se adjunta hoja remarcando lo señalado.

description: B. Página 176 de la oferta: En la hoja técnica se remarcan las potencias de varios motores para una frecuencia de 50Hz.B. Se solicita aclarar que las potencias de los motores a ser provistos son para una frecuencia de 60Hz.

answer: Se adjunta hoja técnica del tipo de cardán a ser suministrado.

description: C. Página 12 de la oferta: Especificaciones del Cardán.C. Ampliar la información adjuntando la hoja técnica del Cardán a ser implementado.

answer: Se adjunta hoja técnica del encoder rotativo absoluto, tipo industrial, IP 65, considerado en el suministro.

description: D. Página 12 – 13 de la oferta: Sensor de posición.D. Ampliar la información adjuntando la hoja técnica del Sensor de Posición encoder rotativo.

answer: Se adjunta el cronograma de actividades, considerando lo indicado en el documento Especificaciones Técnicas Anexo, en lo relacionado a las fechas previstas para la realización de los trabajos de cambio de sellos y sistemas de izaje de las compuertas de la Central Alazan.

description: E. Página 188 de la oferta: En el documento "Especificaciones Técnicas Anexo" que es parte integrante de los pliegos, en el numeral 12 se indica que "Los trabajos de cambio de sellos y sistemas de izaje en las compuertas de la captación deberán ser ejecutados en los mantenimientos programados de la central Alazán, del 24 al 28 de agosto y del 23 de noviembre al 04 de diciembre de 2020".E. Se solicita aclarar que el cronograma de ejecución, en lo relacionado a las tareas específicas de montaje en sitio, se adapten a estas fechas, considerado un tiempo máximo de 7 días de trabajo por cada compuerta.

answer: CONVALIDACION ERRORES SESATECI

description: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE IZAJE Y SELLOS PARA LAS COMPUERTAS DE LA CENTRAL ALAZAN  INCLUYE INSTALACION

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

region: COTOPAXI

locality: LATACUNGA

countryName: ECUADOR

streetAddress: PANAMERICANA SUR  S/N IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES)

scheme: EC-RUC

roles: buyer procuringEntity

region: AZUAY

locality: CUENCA

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

roles: supplier tenderer

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO SAN GREGORIO N21-231 SANTA PRISCA

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: CONECTORES

description: CONECTORES

description: OTRAS PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, CORTE, PROTECCION DE CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES IGUALES O SUPERIORES A 1000 V, CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMERICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRASBASES

description: De conformidad a la Resolución No. HAZ-RES-0057-20.

title: PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

description: CONECTORES

description: CONECTORES

title: SIE-CELHAZ-005A-20-238940

answer: ADJUNTO FORMULARIO 1.3 ACTUALIZADO

description: El oferente debe presentar el formulario 1.3 actualizado.

answer: Estimados se adjunta actualizacion del formulario 1.11

description: Actualizar el formulario 1.11 con la información verdadera.

answer: Se entrega el formulario 1.11 actualizado con la respectiva información.

description: HAZ ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA CENTRAL ALAZAN

CONTRERAS BERMEO BYRON GERMAN

streetAddress: DEL ARTESANO CALLE VIEJA 1-17 EL VECINO

legalName: CONTRERAS BERMEO BYRON GERMAN

TENEZHAÑAY PEREZ RAFAEL SALVADOR

streetAddress: EMILIO ABAD TENEMAZA 3-25 AZOGUES

legalName: TENEZHAÑAY PEREZ RAFAEL SALVADOR

ATABRA INGENIERÍA S.A.S.

streetAddress: TOBIAS TORRES DEL MAESTRO S/N AZOGUES

legalName: ATABRA INGENIERÍA S.A.S.

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

MONTESDEOCA FLORES BRYAN SAUL

streetAddress: AV GALO PLAZA LAZO LAS RETAMAS N46-08 KENNEDY

legalName: MONTESDEOCA FLORES BRYAN SAUL

title: Subasta


description: De conformidad a la Resolución N HAZ-RES-0035-20.

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

title: SIE-CELHAZ-006-20-238940

description: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL ALAZAN

title: Subasta


description: MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE MATERIALES POR REMOCION DE MATERIAL, ACCIONADAS POR ULTRASONIDO: MAQUINAS DE BROCHAR, DE CORTAR, DE GRABAR, DE MOLIENDA, DE PULIR, MAQUINAS - HERRAMIENTAS DE TRABAJAR METALES, PARA CONFORMAR MINERALES, PARA TRABAJA

description: De conformidad a la Resolución N SIE-CELHAZ-007-20.

title: MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE MATERIALES POR REMOCION DE MATERIAL, MEDIANTE RAYOS LASER U OTROS HACES DE LUZ O FOTONES, ULTRASONIDO, ELECTRO DESCARGAS, ATAQUE ELECTROQUIMICO, HAZ ELECTRONICO, HAZ IONICO O CHORRO DE PLASMA

title: SIE-CELHAZ-007-20-238940

answer: Se debe cumplir con lo indicado en el numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia de los pliegos es decir, que el bien solicitado en el ítem 6 cumpla con la presión máxima de 155 PSI.

description: ESTIMADO EN EL ITEM 6 SE PUEDE OFERTAR UN COMPRESOR DE 135PSI 3.7HP 60 GALONES

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO CONVALIDACION DE ERRORES BKB MAQUINARIA.

description: Novedades encontradas: aPág. 36 – 37: Existen dos párrafos con la numeración 8.bPág. 23, Pág. 47: El valor indicado en el literal a de la página 23, no es concordante con el valor registrado en el literal a de la página 47.cPág. 83: En la Hoja Técnica se indican dos modelos de equipo.dPág. 83: En la Hoja Técnica no se indica el Voltaje y Frecuencia de funcionamiento del equipo ofertado.ePág. 105 – 118: Se adjunta un Acta de Entrega Recepción. Acorde a lo indicado en los pliegos,  la experiencia deberá justificarse mediante contratos con sus respectivas actas de entrega-recepción.fPág. 119 – 122: Como respaldo de la experiencia, se adjunta un Acta de Entrega Recepción. Acorde a lo indicado en los pliegos se solicita que,  la experiencia deberá justificarse mediante contratos con sus respectivas actas de entrega-recepción.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO CONVALIDACION DE ERRORES BKB MAQUINARIA.

description: Novedades encontradas: gPág. 123 – 126: Como respaldo de la experiencia, se adjunta un Acta de Entrega Recepción. Acorde a lo indicado en los pliegos se solicita que, la experiencia deberá justificarse mediante contratos con sus respectivas actas de entrega-recepción.hPág. 130 – 136: Como respaldo de la experiencia, se adjunta un Acta de Entrega Recepción. Acorde a lo indicado en los pliegos se solicita que,  la experiencia deberá justificarse mediante contratos con sus respectivas actas de entrega-recepción.iDentro de los archivos anexos al pliego, el Anexo 3 - Proyecto de Contrato, Clausula Sexta.- GARANTÍAS, indica que la Garantía Técnica requerida para el presente proceso es de dos 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO CONVALIDACION DE ERRORES BKB MAQUINARIA.

description: Solicitud de convalidación:aCorregir la numeración de los párrafos. bCorregir el valor indicado según corresponda.cRemarcar que modelo es el que se va a proveer.dAclarar en la Hoja Técnica el Voltaje y Frecuencia de funcionamiento, acorde a lo solicitado en las especificaciones.eAdjuntar el respectivo contrato.fAdjuntar el respectivo contrato.gAdjuntar el respectivo contrato.hAdjuntar el respectivo contrato.iAclarar que los bienes a ser provistos cuentan con una Garantía Técnica de 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción, conforme a la descripción de la Cláusula Sexta.- GARANTÍAS, del proyecto de contrato anexo.

description: Novedades encontradas: a. Oferta es presentada en archivos separados sin orden.b. Oferta no se encuentra numerada.c. Formulario 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS: Especificación Técnica ofertada para el ítem 1: La Hoja Técnica del equipo ofertado difiere con lo indicado en el formulario.d. Formulario 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS: Especificación Técnica ofertada para el ítem 6: La Hoja Técnica del equipo ofertado difiere con lo indicado en el formulario.e. Dentro de los archivos anexos al pliego, el Anexo 3 - Proyecto de Contrato, Clausula Sexta.- GARANTÍAS, indica que la Garantía Técnica requerida para el presente proceso es de dos 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción.

description: Solicitud de convalidación:a. Ordenar la oferta conforme la estructura solicitada en los pliegos.b. Numerar las hojas de la oferta.c. Confirmar que la Hoja Técnica enviada corresponde a la del equipo ofertado.d. Confirmar que la Hoja Técnica enviada corresponde a la del equipo ofertado.e. Aclarar que los bienes a ser provistos cuentan con una Garantía Técnica de 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción, conforme a la descripción de la Cláusula Sexta.- GARANTÍAS, del proyecto de contrato anexo.

answer: Los bienes ofertados dentro del proceso SIE-CELHAZ-007-20 contarán con una garantia Técnica de 2 años a partir de la suscripción del Acta Entrega Recepción conforme a a descripción de la Clàusula SEXTA del proyecto de Contrato.

description: Novedades encontradas: a. Dentro de los archivos anexos al pliego, el Anexo 3 - Proyecto de Contrato, Clausula Sexta.- GARANTÍAS, indica que la Garantía Técnica requerida para el presente proceso es de dos 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción.Solicitud de convalidación: a.Aclarar que los bienes a ser provistos cuentan con una Garantía Técnica de 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción, conforme a la descripción de la Cláusula Sexta.- GARANTÍAS, del proyecto de contrato anexo.

answer: SE ADJUNTA OFICIO DE CONVALIDACION

description: Novedades encontradas: a.Dentro de los archivos anexos al pliego, el Anexo 3 - Proyecto de Contrato, Clausula Sexta.- GARANTÍAS, indica que la Garantía Técnica requerida para el presente proceso es de dos 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción.Solicitud de convalidación: a.Aclarar que los bienes a ser provistos cuentan con una Garantía Técnica de 2 años a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción, conforme a la descripción de la Cláusula Sexta.- GARANTÍAS, del proyecto de contrato anexo.

description: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL ALAZAN

GUTIERREZ SIAVICHAY OSWALDO JAVIER

streetAddress: MARIANO VEINTIMILLA OBISPO LEON L-02 SAN SEBASTIAN

legalName: GUTIERREZ SIAVICHAY OSWALDO JAVIER

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

streetAddress: AV. LA PRENSA EL TELEGRAFO N45-14 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

streetAddress: PANAMERICANA NORTE EL ARENAL S/N CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

title: Subasta


description: EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

description: EQUIPOS DE ADMINISTRACION Y CONECTIVIDAD DE REDES

description: De conformidad a la Resolución No. HAZ-RES-0032-20 .

title: APARATOS TRANSMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISION, INCORPOREN O NO APARATOS RECEPTORES O APARATOS PARA LA GRABACION O REPRODUCCION DEL SONIDO

title: SIE-CELHAZ-008-20-238940

answer: LA CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, en su Art. 6.- De los Módulos Facilitadores, numeral 2, indica que el Módulo Facilitador PL, es un ?Aplicativo informático en el que las entidades contratantes generarán las condiciones particulares del pliego con sus respectivos formularios, para los procedimientos de Régimen Común y Subasta Inversa Electrónica, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y/o prestación de servicios, según corresponda?  Las entidades contratantes una vez que hayan generado las condiciones particulares del pliego correspondiente, deberán subir en el campo "Anexos" que contiene el aplicativo PL: i las condiciones particulares del contrato debidamente elaborado y, ii los documentos que consideren necesarios para dicho procedimiento?. CELEC EP, considerando lo establecido, ha cumplido con todos los parámetros para la generación de las condiciones particulares REVISAR ACTA ADJUNTA

description: buenas noches, por favor subir los pliegos en wordgracias

answer: La entidad contratante, con respecto a la entrega de ofertas y de conformidad a lo establecido en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, los proveedores interesados en participar en el presente procedimiento de contratación, podrán presentar las ofertas y convalidaciones por los siguientes medios: física, Courier correo regular o correo electrónico. El correo institucional en el cual se recibirán las ofertas y convalidación de errores en caso de requerirlo será: cristian.pesantez@celec.gob.ec con copia a aida.tenecela@celec.gob.ec, se sugiere enviar el correo electrónico habilitando la opción de confirmación automática de entrega en el caso de que su cliente de correo electrónico así lo permita. En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió, que para el correo institucional de nuestra corporación es de 10MB las ofertas deberán remitirse hacia la Entidad Contratante a través de www.wetransfer.com de preferencia, o cualquier otro medio similar.... REVISAR ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: Se adjunta oficio de convalidación según lo indicado

description: Novedades encontradas: a. No se adjunta copias de contratos como respaldo de la experiencia general y específica. b. No se adjunta documento de garantía técnica ni cronograma de soporte técnico como se pide en la Sección VI, numeral 6.1 Obligaciones del Contratista.

answer: Se adjunta oficio de convalidación.

description: Solicitud de convalidación: a. Anexar copias de los contratos que justifican la experiencia general específica. b. Anexar documento de Garantía Técnica y cronograma de soporte técnico.

answer: Adjunto documentación solicitada

description: Novedades encontradas:  a. Pág. 63, ANEXO 5: El valor de la proforma expresada en letras en el anexo no concuerda con el valor de la propuesta inicial registrada en el SOCE. b. ANEXO 6: No se presenta las facturas de los contratos que respaldan la experiencia general en lo que respecta a contratos con empresa privada conforme lo solicitado en los pliegos.

answer: Adjunto documentación solicitada

description: Solicitud de convalidación: a. Corregir la cantidad en letras de la proforma conforme la propuesta inicial registrada en el SOCE. b. Adjuntar copias de las facturas emitidas en los contratos con la empresa privada conforme lo solicitado en los pliegos.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOLICITADOS

description: Novedades encontradas: a. No se adjunta el registro de propuesta inicial que se obtiene del SOCE. b. ANEXO 3: No se presenta el acta de entrega recepción o certificado por parte de la contratante en el respaldo de la experiencia general y específica, debido a que se trata de una contratación con empresa privada, conforme lo solicitado en los pliegos. c No se adjunta documento de garantía técnica ni cronograma de soporte técnico como se pide en la Sección VI, numeral 6.1 Obligaciones del Contratista.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOLICITADA

description: Solicitud de convalidación: a Adjuntar el registro de propuesta inicial obtenido del SOCE. b Adjuntar copia del acta de entrega recepción o certificado por parte de la contratante conforme lo solicitado en los pliegos. c Anexar documento de Garantía Técnica y cronograma de soporte técnico.

description: ADQUISICION DE EQUIPO DE ENLACE PARA EL ENVIO DE DATOS EN TIEMPO REAL DESDE LA SUBESTACION COLECTORA HACIA EL CENACE

BRAVO CAMPOVERDE NELSON STALIN

streetAddress: VIA A SAN PEDRO  S/N AZOGUES

legalName: BRAVO CAMPOVERDE NELSON STALIN

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE LA PARTE EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION Y DE ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS

description: De conformidad a la Resolución No. HAZ-RES-0044-20

title: SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS

title: SIE-CELHAZ-021-20-238940

answer: De acuerdo a lo que consta en el numeral 4.1.4 literal d del formato ?Condiciones particulares  del pliego procedimiento de subasta inversa electrónica?, se tiene que ?Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.?. Además, las experiencias general y específica deben justificarse mediante los documentos indicados en el numeral 4.1.4 de los pliegos del proceso.

description: Buenas tardes miembros de la comisión técnica, mi pregunta es: Se puede justificar la experiencia general y especifica con la presentación de un solo certificado el cual cumpla los requisitos exigidos en la experiencia especifica y el monto sea mayor a la suma de la experiencia general y especifica requerida?

answer: Los términos de referencia en formato ?pdf? constan en el Anexo No. 4 ?TÉRMINOS DE REFERENCIA? de los pliegos del proceso.

description: Podrían publicar los términos de referenica y especificaciones técnicas en pdf?

answer: El oferente puede actuar como residente, siempre y cuando cumpla los requerimientos mínimos de los pliegos para este cargo.

description: Puede ser el oferente Residente de Obra?

answer: Para realizar el trabajo de impermeabilización de las cámaras del desarenador principal de la central Alazán, de acuerdo a lo que consta en el numeral 3.2.2 de los Términos de referencia del proceso, está  previsto ejecutar la limpieza, corrección de imperfecciones, fisuras y oquedades con mortero de reparación,  y la impermeabilización de paredes y piso, todas estas actividades se han contemplado en un solo rubro.

description: En el servicio está contemplado la limpieza y la impermeabilización, debido a que en el servicio se hace mención aun sólo rubro "Impermeabilización de estructuras hidráulicas, recubrimiento cementicio"?

answer: Por las condiciones actuales de la estructura, se ha considerado en los términos de referencia y determinación del presupuesto referencial del proceso, un 5% de imperfecciones, fisuras y oquedades de la superficie total del desarenador.

description: Que porcentaje de las superficies requieren tratamiento con morteros de reparación específicos en las superficies que presenten imperfecciones, fisuras y oquedades?. Esto con la finalidad de poder realizar la cotización de la oferta

answer: Como consta en el numeral 3.5 de los pliegos, el plazo para la ejecución del contrato es de 240 días contados a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo. Adicionalmente, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4 de los términos de referencia, la impermeabilización de la paredes laterales, piso y transiciones de salida de las dos cámaras del desarenador área 749 m2 puede ser realizada en cualquier momento del plazo contractual mientras que la impermeabilización de la pared central 2 caras, transición de entrada y vertedero de salida del desarenador área 641 m2, deberá realizarse durante los mantenimientos planificados de la central Alazán indicados en la ?Tabla I? de los nombrados términos de referencia.

description: En el plazo contractual se contabilizarán los días efectivamente trabajados? O contabilizados en forma calendario  desde el 26 de mayo de 2020 que es el primer mantenimiento programado? Debido a que los días netos que se cuenta para trabajar en el 2020 son únicamente 28.38 días netos

answer: El corte J-J detallado en el Plano No. HAZ-PLA-MDU-ALA-DEe-002, representa la vista longitudinal del vertedero de salida del desarenador. Adicionalmente, el corte J-J se encuentra referenciado en la vista ?DESARENADOR PLANTA? que consta en el PLANO No. HAZ-PLA-MDU-ALA-DEe-001.

description: El corte J-J en que lugar del desarenador se encuentra?

answer: De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1.4 de los pliegos, para la experiencia específica se solicita contratos de impermeabilización de estructuras de hormigón. Por lo que son aceptables los proyectos de impermeabilización de losas de hormigón, siempre y cuando cumplan con las demás condiciones establecidas en el numeral 4.1.4 de los pliegos para la experiencia específica.

description: Saludos cordiales, se acepta como experiencia especifica proyectos de impermeabilización de losas de cubierta?

answer: En el numeral 4.1.2 de los pliegos se establecen los equipos mínimos solicitados, indicando la cantidad de los mismos, sin embargo a continuación se indica el detalle solicitado:?1 compresor, capacidad 375 cfm o superior?1 amoladora, disco de 9?, potencia 5 Hp o superior?1 bomba para hidrolavado, presión 2800 psi o superior.

description: UN CORDIAL SALUDOBUENOS DIAS FAVOR AYUDENMOS CON AL CANTIDAD DE LOS EQUIPOS MINIMOS, NO HAYCUANTOS DE CADA UNO NECESTAN. GRACIAS

answer: De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1.4 de los pliegos, para la experiencia general se solicita contratos de impermeabilización en general. Por lo que son aceptables los proyectos de impermeabilización de cisternas, siempre y cuando cumplan con las demás condiciones establecidas en el numeral 4.1.4 de los pliegos para la experiencia general.

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimados de la comisión técnica para la experiencia general solicitan proyectos en impermeabilización, se puede cumplir este requerimiento con un proyecto de impermeabilización en cisternas con Geomembrana de PVC?

answer: En función de lo indicado en el numeral 4.1.5 de los pliegos, para la experiencia del residente se solicita proyectos de impermeabilización de estructuras de hormigón. Por lo que son aceptables los proyectos de construcción que incluyan impermeabilización de estructuras de hormigón cuyo monto el de la impermeabilización sea mayor al solicitado para la experiencia del personal técnico, siempre y cuando cumplan con las demás condiciones establecidas en el numeral 4.1.5 de los pliegos.

description: Estimados, para la experiencia del Personal Técnico se puede justificar la experiencia en un proyecto de construcción donde exista rubros de impermeabilización?. Gracias por la aclaración.

answer: Para la experiencia del personal técnico se aceptarán actas de entrega recepción o certificados otorgados por el administrador del contrato o la máxima autoridad de la entidad contratante.

description: Estimados de la comisión técnica, para el personal técnico, es válida certificados de trabajo?. Gracias por la aclaración.

answer: El equipo ?Bomba para hidrolavado? se refiere a una hidrolavadora, y de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.2.2 de los términos de referencia, será utilizada para la limpieza de la superficie previa a la impermeabilización.

description: Estimados, en cuanto al Equipo Bomba para hidrolavado, presión 2800 psi a que equipo se refiere y para que? o se refieren a Hidrolavadora, por favor aclarar con esa duda gracias. Responder con claridad no decir rijase en los pliegos. Gracias.

answer: De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1.4 de los pliegos, para la experiencia específica se solicita contratos de impermeabilización de estructuras de hormigón. Por lo que son aceptables los proyectos de impermeabilización de tanques de hormigón, siempre y cuando cumplan con las demás condiciones establecidas en el numeral 4.1.4 de los pliegos para la experiencia específica.

description: BUENOS DÍAS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN SE CONSIDERARÍA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO

answer: Respecto a la experiencia general y específica, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, en calidad de residente de trabajos.

description: Saludos, estimados por favor se puede justificar la experiencia obtenida al haber sido residente de obras de impermeabilización ?

description: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LAS CAMARAS DEL DESARENADOR PRINCIPAL DE LA CENTRAL ALAZAN

mainProcurementCategory: services

SERRANO GALARZA MARCO ANTONIO

postalCode: ninguno

streetAddress: AV. PAUCARBAMBA LUIS MORENO MORA 4-68 HUAYNACAPAC

legalName: SERRANO GALARZA MARCO ANTONIO

CASTILLO MONCAYO CESAR ROLANDO

streetAddress: S/N COJITAMBO

legalName: CASTILLO MONCAYO CESAR ROLANDO

PROCOBRA S.A.

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: GUAYACANES BALSAMOS - CIRCUNVALIZACION SU 303 TARQUI

legalName: PROCOBRA S.A.

DAVIVE S.A.

streetAddress: KENNEDY NORTE MZ: 902 V. 17, CALLE PRINCIPAL (JOSE CASTILLO) UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE ECOLOGÍCO N/A TARQUI

legalName: DAVIVE S.A.

CAHUATIJO CHACON MARCOS IVAN

region: NAPO

locality: EL CHACO

streetAddress: VIA LAGO AGRIO SAN MARCOS S/N EL CHACO, CABECERA CANTONAL

legalName: CAHUATIJO CHACON MARCOS IVAN

CISNEROS QUINTANILLA IVAN RODRIGO

streetAddress: AV.  DE LAS AMERICAS DANIEL ALVARADO 62-36 SAN SEBASTIAN

legalName: CISNEROS QUINTANILLA IVAN RODRIGO

CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ

streetAddress: VÍA TOLONTAG ENTRADA A SAN AGUSTÍN 267 PINTAG

legalName: CEVALLOS AVILES HILDA EMPERATRIZ

title: Subasta


description: SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO  CON O SIN OPCION DE COMPRA  DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION  O DEMOLICION DE EDIFICIOS PARA TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL  CON OPERARIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROPORCIONADOS POR LOS MISMOS

description: De conformidad a la Resolución No. HAZ-RES-0055-20.

title: SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O  PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS

title: SIE-CELHAZ-038-20-238940

answer: El formulario 1.3 ?Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes? que consta en los pliegos del proceso, debe ser llenado por los oferentes de acuerdo a lo que sea aplicable en función de su naturaleza persona natural o jurídica. En el caso de personas naturales oferentes, deberán llenar lo correspondiente al literal c del formulario, y en el caso de personas jurídicas oferentes deberán ser llenados los literales a y b. En ambos casos, el formulario debe estar firmado.

description: Buenos tardes, en el caso del formulario 1.3 adjuntado en el proceso, si el oferente es persona natural de igual manera se debe llenar todos los campos o solo el literal C que seria el correspondiente?

answer: En función de lo indicado en el numeral 1.25 de las condiciones generales del pliego del presente proceso que indica ?En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se deberán entregar/instalar los bienes, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas.?, y del calendario del proceso, se ha considerado la realización de una visita a los sitios de los trabajos provincia del Cañar, cantón Azogues, parroquias Rivera, Pindilig y Taday, el día martes 01 de septiembre de 2020 a partir de las 08H30 desde las oficinas de CELEC EP Hidroazogues. Para el efecto, los oferentes interesados deberán confirmar su participación en la referida visita y coordinar los detalles de la misma a través del correo manuel.cuenca@celec.gob.ec hasta el día lunes 31 de agosto de 2020 a las 15H00. Sin perjuicio de lo anterior, en el Anexo 7 de los pliegos del proceso ?Esquema frentes de trabajo? se ind

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SANTAMARIA CIA. LTDA.

description: Buenas tardes, habrá visita para conocer el lugar de los trabajos, de haberlo cuando?. gracias

description: HAZ SERVICIO DE DESALOJO Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PETREOS Y DE TIERRAS EN LAS CAPTACIONES Y DEMAS SITIOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS

VANEGAS UGALDE XAVIER LEONARDO

locality: PAUTE

streetAddress: VIA TACAPAMBA  S/N PAUTE, CABECERA CANTONAL

legalName: VANEGAS UGALDE XAVIER LEONARDO

MOSQUERA MENA DEYCI EDILMA

locality: NABON

streetAddress: CHALCHAY  S/N NABON, CABECERA CANTONAL

legalName: MOSQUERA MENA DEYCI EDILMA

GONZALEZ QUINTEROS LUIS ANDRES

locality: SEVILLA DE ORO

streetAddress: CALLE ORIENTAL DON BOSCO CIRCUNVALACION SN SEVILLA DE ORO, CABECERA CANTONAL

legalName: GONZALEZ QUINTEROS LUIS ANDRES

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

TOTALISA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS  S/N MACHANGARA

legalName: TOTALISA CIA. LTDA.

title: Subasta


description: BARRAS, VARILLAS, PERFILES Y ALAMBRES DE ZINC.

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: BARRAS, VARILLAS, PERFILES Y ALAMBRES DE ZINC; CHAPAS, PLANCHAS, TIRAS Y HOJAS DELGADAS DE ZINC

title: SIE-CELHNA-008-20-238940

answer: LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS NO SON CONVALIDABLES

description: Estimada  Institución favor aclarar que Todos los requisitos y documentos  solicitados en pliegos y respuestas no podra ser solicitados ni presentados en convalidación de errores ya que lo No presentación No es error de forma y Por lo tanto No debería ser solicitado en convalidación .

answer: SI EL OFERTANTE NO PRESENTA LOS  REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS SERÁ DESCALIFICADO

description: Por lo tanto, si  los oferentes no cumplen esas consideraciones no sepodrá calificar la oferta respectiva, por no cumplir con las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE endocumento que constituye requisito mínimo, Es correcto

answer: DEBIDO A LA SITUACIÓN EMERGENTE  OCASIONADA POR LA PANDEMIA, SE REQUERIRÁ QUE EL OFERTANTE PRESENTE EN EL FORMULARIO EL DETALLE DE CADA UNO DE LOS ITEMS CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE INDICAN EN LOS PLIEGOS. LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES / FICHAS TÉCNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO SERÁN PRESENTADAS POR EL ADJUDICATARIO  ANTES DE ENTREGAR LOS BIENES A LA BODEGA DE LA CHMLW AL ADMINSTRADOR DEL CONTRATO, CASO CONSTRARIO NO SERÁN RECIBIDOS.

description: Estimada Institución favor responder lo siguiente: Respecto al Parámetro de Calificaciónsolicitado de Cumplimiento de especificaciones técnicas LA CONTRATANTE verificará quelos bienes ofertados cumplan integralmente con las especificaciones técnicas requeridas.Significa que los Oferentes de manera obligatoria Si debemos presentar una ficha técnica de cada uno de losbienes Ofertados que cumplan las especificaciones técnicas solicitadas. Y favor  confirmar Si yaque es un Parámetro de Calificación, La no presentación de las Fichas Técnicas será unmotivo de descalificación.

answer: SI SE ACEPTA

description: ITEM 35 FAVOR ACLARAR SI ACEPTAN MEDIDA DE GRATA CIRCULAR ENTORCHADA PLANA, DIAMETRO 4,5 X 1/2" DE ACERO AL CARBON, TUERCA 5/8"

answer: SI SE ACEPTA

description: ITEM 42 FAVOR ACLARAR SI ACEPTAN LIJA # 400 para agua

answer: PUEDE SER DE NITRILO RESPETANDO LA DUREZA SHORE 70. SE RECUERDA QUE PARA SER ACEPTADO EL ITEM COMO LOS DEMÁS DEBERÁN PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA O CERTIFICADO DE MATERIAL DEL PRODUCTO.

description: ITEM 57 Y 58  FAVOR ACLARAR SI LO QUE SOLICITAN ES CORDON DE NITRILO

answer: SE SOLICITA RESPETAR LO INDICADO EN LOS PLIEGOS: 1 PIEDRA PARA ESMERIL DIAMETRO EXTERIOR 300 MM, ANCHO 30 MM Y DIAMETRO DEL ARBOL ES 30 MM, PARA RECTIFICADO DE ACEROS EN GENERAL 1 PIEDRA RECTA DE OXIDO DE ALUMINIO BLANCO PARA AFILADO DE SIERRA, CUCHILLAS, BROCAS, ETC.

description: ITEM 60 FAVOR ACLARAR SI ACEPTAN MEDIDA DE PIEDRA PARA ESMERIL Ø 250mm Ext. X 25 mm x Ø 38mm Int. GRANO GRUESO YA QUE OTRA MEDIDA NO EXISTE ACTUALMENTE EN EL MERCADO

answer: SE SOLICITA RESPETAR LO INDICADO EN LOS PLIEGOS: 1 PIEDRA PARA ESMERIL DIAMETRO EXTERIOR 6? , ANCHO 1? Y DIAMETRO DEL ARBOL ES ? GRANO FINO 120 VERDE CARBURADA DE WIDIA PARA AFILAR CUCHILLAS DE WIDIA 1 PIEDRA RECTA DE OXIDO DE ALUMINIO BLANCO PARA AFILADO DE SIERRA, CUCHILLAS, BROCAS, ETC.

description: ITEM 61 FAVOR ACLARAR SI ACEPTAN MEDIDA DE PIEDRA PARA ESMERIL Ø 6" Ext. X 1" x Ø 1 1/4" Int. GRANO FINO YA QUE OTRA MEDIDA NO EXISTE ACTUALMENTE EN EL MERCADO

answer: ES UN DILUYENTE INDUSTRIAL PARA USARSE COMO ADELGAZADOR DE PINTURAS, DESENGRASANTE, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS USADAS CON PINTURA.

description: Estimada Institución favor responder lo siguiente: ítem 72  THINNER INDUSTRIAL . favor indicar si esDISOLVENTE DI,UYNTE LACA PARA BAJAR LA CONSISTENCIA DE PINTURAS, LIMPIAR HERRAMIENTAS USADASCON PINTURA. INCOLORO.

answer: LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL ULTRA COOLANT ACEITE QUE SE REQUIEREN SON LAS SIGUIENTES:            Aspecto Estado físico Líquido: Color Café Olor Ligero Umbral olfativo No se disponen de datos de ensayo pH 8 - 10 ASTM E70 16% en agua/metanol, 1:10 Punto/intervalo de fusión No es aplicable a los líquidos Punto de congelación Ver Punto de Fluidez Punto de ebullición 760 mmHg  200 C Calculado. Punto de inflamación copa cerrada 210 C ASTM D 93 Velocidad de Evaporación  Acetato de Butilo = 1 No se disponen de datos de ensayo Inflamabilidad sólido, gas No es aplicable a los líquidos Límites inferior de explosividad No se disponen de datos de ensayo Límites superior de explosividad No se disponen de datos de ensayo Presión de vapor:  0,01 mmHg a 20 C ASTM E1719 Densidad de vapor relativa aire=1 No se disponen de datos de ensayoDensidad Relativa agua = 1 0,9901 a 25 C / 25 C ASTM D891 VER ACTA ADJUNTA A LA PREGUNTA 1

description: Estimada Institución favor responder lo siguiente: ítem 76 COFIRMAR SI REQUIEREN ULTRA COOLANT ACEITE Punto de descongelación, F C 58 ?50 Punto de inflamación, F C 520271

description: ADQUISICION DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE GENERACION DE LA CENTRAL MLDW

FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON

streetAddress: CIUDADELA BELLAVISTA MZ 73 SOLAR 6 TARQUI

legalName: FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON

MOREANO MERCHAN OMAR GONZALO

locality: DAULE

streetAddress: SOLAR 17 LA AURORA

legalName: MOREANO MERCHAN OMAR GONZALO

ROMERO JACOME SEGUNDO ANTONIO

streetAddress: PASAJE A AV. MANUEL CORDOVA GALARZA LOTE 1 POMASQUI

legalName: ROMERO JACOME SEGUNDO ANTONIO

SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE

streetAddress: JUAN MOLINEROS AV. ELOY ALFARO C41 EL INCA

legalName: SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE

title: Subasta


description: SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS, GENERADORES Y TRANSFORMADORES

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.

title: SIE-CELHNA-013A-20-238940

answer: Conforme se establece en los requisitos de personal mínimo y experiencia, los Técnicos en reparación de motores deben ser Bachilleres eléctricos o electromecánicos con la debida experiencia.

description: Saludos, para los Técnicos en reparación de motores es viable que sean bachilleres en electrónica o mecanica con la debida experiencia comprobada?

answer: EQUIPO MÍNIMO: Se aclara que se verificará la DISPONIBILIDAD más no la propiedad de los equipos, lo cual podrá ser realizado mediante la presentación de facturas y/o compromisos de compra-venta o alquiler.PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: Para verificar la experiencia solicitada, se deberán anexar como documentos de soporte: - Personal en relación de dependencia: contrato de trabajo o certificado de historia laboral mecanizado del IESS, - Personal contratado por servicios profesionales: contrato, facturas o actas de recepción de servicios...VER ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: El trabajo no incluye desmontaje y montaje.El trabajo incluye: Previo a llevarlo fuera de Central, realizar pruebas en vacío registrar datos de medición de ohmiaje de bobinas, megado y corriente Retirar los motores de Central y llevarlos a realizar el mantenimiento Entregar el motor en sitio Central MLDW realizando pruebas en vacíoregistrar datos de medición de ohmiaje de bobinas, megado y corriente. Entrega de informe final con datos, mediciones, novedades, conclusiones.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si el mantenimiento propuesto a realizar no incluye labores de desmontaje / Montaje y pruebas de los motores en sitio?

answer: Los motores se entregan ya desmontados en sitio.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, de ser afirmativa la pregunta anterior, se tienen fotos de los sitios donde operan los motores con el fin de verificar lo necesario para el desmontaje / montaje de los motores, posibles trabajos en alturas, andamios, tecles, estructuras, etc, a necesitar. Gracias

answer: Si, efectivamente el oferente retira los motores en CMLDW y los entrega en la Central Marcel Laniado de Wind.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si los motores serán entregados por la contratante y recibidos de la misma manera en sus instalaciones?

answer: La contratante CELEC EP HIDRONACIÓN se encargará de realizar el montaje de los motores y realizar pruebas de operación con carga y toma de vibraciones. Es responsabilidad del oferente emitir el respectivo informe con todos los datos, mediciones, novedades y conclusiones.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si la contratante se encargará de realizar los montajes de los motores y notificará para realizar pruebas de operación con carga y toma de vibraciones?

answer: Se debe trabajar con el administrador del contrato en un cronograma para que se puedan llevar la mayor cantidad de motores, siempre y cuando no se vea afectada la operación y continuidad de la central de generación.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar cuál es la programación de ingresos o entregas de los motores en mención?, la atención es programada motor por motor o se realizarán todos los mantenimientos a la vez en una posible parada programada? o indicar el plan de acción de atención de los motores a intervenir.

answer: Si no se ve afectada la continuidad de la operación de la central de generación se puede coordinar con el administrador del contrato el tiempo que necesiten para la entrega del, o de los motores pero el mismo no deberíaexceder un mes 30 días.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar cuál es el tiempo máximo permisible considerado por la entidad para la entrega de los motores por mantenimiento una vez que el motor ha sido programado para realizar los trabajos?

answer: En el supuesto caso de presentarse trabajos adicionales como rebobinaje se manejaría con contratos complementarios o ínfimas cuantías sin embargo, es responsabilidad del oferente realizar mediciones de ohmiaje de bobinas y megado antes de sacar de la Central los motores con la finalidad de validar que el motor no está quemado.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si para posibles casos que luego de la evaluación inicial de los motores se requieran posibles trabajos de rebobinaje o reparaciones más profundas de partes y piezas, esto se manejaría con contratos complementarios o ínfimas cuantías sin que ello afecte o implique alguna sanción por el tiempo de entrega inicial pactado para la entrega de los motores?

answer: Solo incluye mantenimiento del motor, No incluye partes/piezas acopladas ya que en sitio CMLDW se le entregará el motor y nada más.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si los mantenimientos incluyen solo la parte del motor de los ítems mencionados o se deben incluir el mantenimiento de partes y piezas de los componentes acoplados ejemplo mantenimiento de motor y bomba, mantenimiento de motor y sistema de malacate, mantenimiento de motor y extractor de gases, etc

answer: La respuesta a la pregunta anterior es negativa.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, de ser afirmativa la pregunta anterior se pueden contar con fotografías de las placas de los motores y componentes acoplados a intervenir?

answer: Los motores son de aplicación horizontal y vertical.Efectivamente si se puede coordinar con el administrador de contrato o su delegado la toma de fotografía de la placa del motor, en tanto en cuanto resulte de fácil acceso realizar el registro fotográfico.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si los motores son de aplicación horizontal o vertical, de ser posible se puede contar con una fotografía de la placa de los motores a intervenir?, esto con el fin de poder verificar los números de parte de los rodamientos a reemplazar o poder consultarlo con el fabricante de los motores o en su defecto indicar, marca, modelo y serie de los motores a intervenir.

description: HNA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS PARA LA CENTRAL MLDW

PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.

streetAddress: GARCIA MORENO COLOMBIA - CAMILO DESTRUGE 3711 GARCIA MORENO

legalName: PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.

TOAPANTA MORALES GALO CRISTOBAL

streetAddress: AV. VICENTE MALDONADO JOAQUIN GUTIERREZ S14-188 ALFARO (CHIMBACALLE)

legalName: TOAPANTA MORALES GALO CRISTOBAL

CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL

streetAddress: JAUJA JUAN DORADO OE9-113 GONZALEZ SUAREZ

legalName: CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL

title: Subasta


description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.

title: SIE-CELHNA-014-20-238940

answer: El supervisor puede ser un ingeniero mecánico siempre que demuestre tener la experiencia quese pide en la página 22/28 de los pliegos.Los técnicos operativos pueden ser bachilleres mecánicos o eléctricos siempre que demuestrentener la experiencia que se pide en la página 22/28 de los pliegos.

description: Para el personal tecnico solicita 1 tecnologo y 2 bachilleres en refrigeracion, puede participar como supervisor 1 ingeniero mecanico con experiencia en sistemas de aire acondicionado y 2 bachilleres mecanicos o electricos con la misma experiencia en el campo gracias

answer: Los técnicos operativos pueden ser tecnólogos en refrigeración.

description: El Técnico Operativo, puede ser un tecnólogo en refrigeración ?

answer: El supervisor puede ser un ingeniero mecánico siempre que demuestre tener la experiencia quese pide en la página 22/28 de los pliegos.

description: Buen día por favor si para el cargo Supervisor puedo participar siendo ingeniero mecánico?

answer: Las ofertas deben ser enviadas de acuerdo a lo establecido en el archivo publicado en elpresente proceso con el nombre ANEXO 1 - PLIEGOS, donde se establecen los lineamientospara la entrega de ofertas, los mismos que están acorde con la circular 022 del SERCOP

description: La oferta será recibida en forma digital a algún correo?

answer: Estos compresores son parte de las unidades paquete marca FHP de 150 000 BTU y del SPLITmarca STULTZ de 75 000 BTU. Los mantenimientos correctivos que incluyen el reemplazo de estoscompresores, como está señalado en la página 9/28 de los pliegos, se ejecutará durante losdos primeros meses de vigencia del contrato.

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE EL PLAZO PARA EL CUAL CONSTA LA ENTREGA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO ES DE 15 DIAS, PARA LO CUAL SOLICITAN COMPRESORES COPELAND DE 75.000 BTU TIPO SCROLL CON UN VOLTAJE DE 460V 3 FASES ,PARA QUE TIPO DE EQUIPOS UTILIZAN ESTOS COMPRESORES YA QUE LOS MISMOS DEBERAN IMPORTARSE SIENDO QUE EN EL PAIS NO SON COMERCIALES ESTOS COMPRESORES.

answer: Los equipos que se han visto afectados por la corrosión constan dentro del mantenimientocorrectivo. Para casos excepcionales, se procederá de acuerdo a lo indicado en el párrafoPRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS, página 11/28 de los pliegos.

description: Estimados los problemas constantes de corrosion existentes en la entidad contratante constan como parte del Mantenimeinto correctivo o tendran un rubro indipendiente ya que es uno de los problemas mas presenciados en estos equipos los mismos que afectan parates importantes como serpentines.

answer: Actualmente por el problema de la pandemia si se contempla el hospedaje de acuerdo a ladisponibilidad de habitaciones. Normalmente el hospedaje corre por cuenta del contratista enlugares vecinos como: El Empalme, Pichincha, Carlos Julio o Pedro Vélez.

description: Se contemplara el hospedaje para el personal tecnico de la empresa que sea escogida como proveedor ya que como ustedes lo detallan la institucion se encuentra en el Empalme pero hacia denrtro establecida en el campo y este es un lugar no tan accesible.

answer: El supervisor puede ser un ingeniero mecánico o un ingeniero industrial siempre que demuestretener la experiencia que se pide en la página 22/28 de los pliegos.

description: Buen dia señores de Comision Tecnica por favor podrian indicar si para el proceso en el cargo de supervisor podria ser un Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecanico?

description: El oferente debe presentar los certificados de historia laboral extendidos por elIESS, en los que se demuestra la relación de dependencia del personal técnicocon el oferente.

description: El oferente debe presentar los certificados de historia laboral extendidos por elIESS, en los que se demuestra la relación de dependencia de los técnicos KelvinSánchez y Edison Espinoza con el oferente.

answer: LA EMPRESA STARFRIO CUMPLIRA A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS , TERMINOS DE REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS A ESTE PROCESO.

description: Subir al portal copias legibles de los certificados de historia laboral extendidos porel IESS, en los que se demuestra la relación de dependencia del personal técnicocon el oferente.

answer: MegaClima Cía. Ltda., en respuesta a la convalidación de errores, en el plazo establecido dentro del cronograma del proceso de contratación para el ?SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL MLDW?, código SIE-CELHNA-014-20 procede a la convalidación de errores de la siguiente observación:-El oferente debe presentar los certificados de historia laboral extendidos por el IESS, en los que se demuestra la relación de dependencia del tecnólogo José Michael Castro Yagual con el oferente.Con las debidas consideraciones me suscribo de usted.

description: El oferente debe presentar los certificados de historia laboral extendidos por elIESS, en los que se demuestra la relación de dependencia del tecnólogo JoséMichael Castro Yagual con el oferente.

answer: CONVALIDACION DE ERRORES

description: La oferente debe cambiar la redacción de la oferta en la partecorrespondiente al destino de los repuestos para mantenimiento preventivoy correctivo. Recordar que todos estos repuestos si requieren ingreso ainventario.

description: HNA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL MLDW

REYES VEGA LEON WILLIAM

locality: MILAGRO

streetAddress: AV LOS CHIRIJOS MANABI S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: REYES VEGA LEON WILLIAM

ALZAMORA MORANTE ANDRES FELIPE

streetAddress: SOLAR 16 TARQUI

legalName: ALZAMORA MORANTE ANDRES FELIPE

WORKSYSTEM S.A.

streetAddress: SOLAR 19 TARQUI

legalName: WORKSYSTEM S.A.

PARDO LOAIZA ENDEL AUGUSTO

region: LOJA

locality: CALVAS

streetAddress: CARRERA CHILE 24 DE MAYO SN CARIAMANGA

legalName: PARDO LOAIZA ENDEL AUGUSTO

MEGACLIMA CIA LTDA

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. SAN LUIS SANTA CLARA S/N SANGOLQUI

legalName: MEGACLIMA CIA LTDA

title: Subasta


description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS ELECTRICOS O ELECTRONICOS PLANIMETROS.

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

title: SIE-CELHNA-028-20-238940

answer: La pantalla de la interfaz operador - instrumento debe tener mínimo 10pulgadas diagonal, para una correcta visualización de los datos obtenidosy generación de gráficos, según lo solicitado en las especificacionestécnicas.

description: Estimados Señores: favor de aceptar que el interfaz operador tenga únicamente 8 pulgadas en lugar de 10 pulgadas. Gracias.

answer: Se requiere una memoria externa de 128 GB que funcione como respaldo dela memoria interna de la interfaz operador - instrumento, según lo solicitadoen las especificaciones ténicas.

description: Estimados Señores: Nuestro interfaz tiene suficiente memoria para manejar los datos, agradeceremos dejar sin efecto la necesidad de instalar memoria externa de 128 GB. Gracias.

answer: Se acepta también refuerzo Kevlar como núcleo del cable para inclinómetro.

description: Apreciados Señores: respecto del cable para inclinómetro, agradeceremos aceptar que sea con refuerzo Kevlar en lugar de núcleo de acero inoxidable. Un saludo.

answer: Luego de revisar los pliegos, se establece que como requisito mínimo la siguiente obligación para los oferentes:Los oferentes al preparar la ofertas en el módulo facilitador para la elaboración de las ofertas, deberán verificar que el formulario que allí se genere sea igual al que conste como vigente y que se encuentre publicado en el portal del SERCOP, de no ser el mismo, deberán llenar el publicado en el SERCOP y colocarlo como anexo en el módulo facilitador.El formulario correcto firmado debe ser presentado físico o por correo electrónico, de acuerdo a las indicaciones ya establecidas en el pliego.Si la oferta NO se presenta en el formulario actualizado, está será rechazada.

description: ACLARACION

answer: Se acepta también un cable para inclinómetro con mínimo de 4conductores.

description: De acuerdo a las Especificaciones Técnicas No.2 ?Carrete y cable marcado 75 metros?, se solicita mínimo 6 conductores. OBSERVACIÓN: Se requiere 6 conductores cuando el sistema inclinómetrico es análogo, debido al que el sistema que se solicita es digital solo se necesita 4 conductores para transmitir la señal, ya que es un sistema más actual e igual de preciso. PREGUNTA Tomando en cuenta los criterios expuestos solicitamos se admita un cable de mínimo 4 conductores? Esto debido a que estas características son mejoras en el tiempo de varios fabricantes a la sonda inclinómetrica.

answer: Se acepta también un cable para inclinómetro de kevlar con un diámetro de6mm.

description: De acuerdo a las Especificaciones Técnicas No.2 ?Carrete y cable marcado 75 metros?, se solicita el diámetro del cable de 10mm, núcleo de cable de acero inoxidable OBSERVACION: El núcleo de acero a sido reemplazado por los fabricantes por un miembro a tensión, el cual es un cable hecho de Kevlar que se instala en el núcleo del cable, lo que garantiza una misma resistencia que un cable de núcleo acero, pero con menos peso para que no se estreche.Debido a este miembro a tensión Kevlar se ha logrado que el diámetro del cable sea 6mm, manteniendo una resistencia igual al que al tener un núcleo de acero y un diámetro de 10 mm.PREGUNTA: Tomando en cuenta los criterios expuestos solicitamos se admita un cable con un núcleo de cable Kevlar y con un diámetro de 6 mm? Esto debido a que estas características son mejoras en el tiempo de varios fabricantes a la sonda inclinómetrica.

answer: Se adjunta el SIPC Adquisición Inclinómetro 19 07 20 en formato PDF. Verarchivo adjunto

description: En el pliego del presente proceso en el apartado  Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, CAPACITACION Y MANUALES DE EQUIPO se menciona un archivo adjunto con el nombre ARCHIVO SIPC.PREGUNTA: Por favor se puede compartir este archivo o aclarar la referencia que se hace en el apartado?

description: HNA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MEDICIÓN DE DEFLEXIONES (MOVIMIENTOS) DE LA PRESA PRINCIPAL Y DIQUE DE LA CENTRAL MLDW

PATHPROFIT S.A.

streetAddress: AV. 27 DE FEBRERO AV. 10 DE AGOSTO S/N SUCRE

legalName: PATHPROFIT S.A.

title: Subasta


description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS ELECTRICOS O ELECTRONICOS PLANIMETROS.

title: SIE-CELHNA-064-20-238940

answer: Se procede a subir al final de este documento, en anexo las especificaciones técnicas. VER ACTA ADJUNTA

description: Estimados Sres Comision tecnica, favor subir archivo Anexo 1 de especificaciones tecnicas.

answer: Correcto, si no presentan la documentación establecida como requisito mínimo, indicado en los Pliegos de referencia, el faltante de esta documentación no podrá ser convalidada ni podrá ser calificada.

description: Estimada Institución favor aclarar que Todos los requisitos y documentos solicitados en pliegosy respuestas no podrá ser solicitados ni presentados en convalidación de errores ya que loNo presentación No es error de forma y Por lo tanto No debería ser solicitado en convalidación .Por lo tanto, si los oferentes no cumplen esas consideraciones no se podrá calificar laoferta respectiva, por no cumplir con las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE en documentoque constituye requisito mínimo, Es correcto

answer: Correcto, se debe presentar la ficha técnica de cada dispositivo solicitado en cada uno de los Ítems, esto servirá para analizar si se ajusta al requerimiento y posterior análisis para su calificación.

description: Estimada Institución favor responder lo siguiente: Respecto al Parámetro de Calificación solicitadode Cumplimiento de especificaciones técnicas LA CONTRATANTE verificará que los bienes ofertadoscumplan integralmente con las especificaciones técnicas requeridas.Significa que los Oferentes demanera obligatoria Si debemos presentar una ficha técnica de cada uno de los bienes Ofertados quecumplan las especificaciones técnicas solicitadas. Y favor confirmar Si ya que es un Parámetro deCalificación, La no presentación de las Fichas Técnicas será un motivo de descalificación.

answer: Correcto, se acepta con la variación de temperatura indicada en esta pregunta, siempre y cuando se cumplan con el resto de características técnicas del convertidor solicitado.

description: 1. Estimados Señores Celec, respecto al ítem #1 Convertidor de 12 a 24VDC solicitamos la siguiente aclaración: La especificación técnica detalla lo siguiente: ?Temperatura de operación entre -20 a 75 grados?, esta especificación no especifica si son valores son máximos o mínimos, la especificación técnica de nuestro equipo cumple el resto de parámetros solicitados, sin embargo se solicita muy comedidamente el aceptar una temperatura de trabajo de -25C a 70C, ya que esta variación tan pequeña no afectará al funcionamiento, operación o exactitud del equipo ofertado.

answer: Correcto, se indica las características técnicas del Panel Solar: 20 Watt máx. - Voltaje de poder VMP 17,03 V – Máxima corriente Poder IMP 2,99 Amp – Voltaje de circuito Abierto VOC 21,02 V – Corriente de corto circuito ISC 3,62 A

description: 2.Estimados Señores Celec, respecto al ítem #2 Panel solar de 20W. se solicita muy comedidamente se confirme que los parámetros eléctricos mencionados en panel solar son los máximos aceptados.

answer: Correcto, se acepta con la variación de temperatura indicada en esta pregunta, siempre y cuando se cumplan con el resto de características técnicas del sensor solicitado.

description: 3.Estimados Señores Celec, respecto al ítem #4 Sensor de Dirección  de viento tipo Ultrasónico solicitamos la siguiente aclaración: La especificación técnica detalla lo siguiente: ?Temperatura de operación entre -50 a 80 grados?, esta especificación no especifica si son valores son máximos o mínimos, la especificación técnica de nuestro equipo cumple el resto de parámetros solicitados, sin embargo se solicita muy comedidamente  el aceptar una temperatura de trabajo de -40C a 60C, ya que esta variación tan pequeña no afectará al funcionamiento, operación o exactitud del equipo ofertado.

answer: Correcto, se acepta con la variación de temperatura indicada en esta pregunta, siempre y cuando se cumplan con el resto de características técnicas del sensor solicitado.

description: 4.Estimados Señores Celec, respecto al ítem #6 Sensor de Radiación Solar solicitamos la siguiente aclaración: La especificación técnica detalla lo siguiente: ?Temperatura de operación entre -40 a 65 grados?, esta especificación no especifica si son valores son máximos o mínimos, la especificación técnica de nuestro equipo cumple el resto de parámetros solicitados, sin embargo se solicita muy comedidamente el aceptar una temperatura de trabajo de -40C a 60C, ya que esta variación tan pequeña no afectará al funcionamiento, operación o exactitud del equipo ofertado.

answer: Se aclara, la salida del sensor debe ser del tipo analógica rango 0 a 1 VDC

description: 5.Estimados Señores Celec, respecto al ítem #7 Sensor de Temperatura y Humedad Relativa solicitamos la siguiente aclaración: La especificación técnica detalla lo siguiente: ?Salida Digital +/-1VDC se solicita muy comedidamente el  aclarar que la salida que se desea del sensor es analógica de 0 a 1VDC y una digital SDI-12. Ambas señales de salida se respaldará en el datasheet del equipo para oferta.

answer: Se aclara, debe entregar el sensor mas el cable y adicional la base de montaje del sensor de temperatura y el plato protector del sensor

description: 6.Estimados Señores Celec, respecto al ítem #7 Sensor de Temperatura y Humedad Relativa solicitamos la siguiente aclaración: La especificación técnica detalla lo siguiente: ?Incluye accesorios de montaje?, se solicita muy comedidamente se confirme que el accesorio de montaje corresponde únicamente al cable del sensor.

answer: Se puede aceptar medidas similares no mayor al 10% de cada  uno de sus lados, además que cumpla con el estándar CAJA NEMA 4/4X material Acero Inoxidable.

description: 7.Estimados Señores Celec, respecto al ítem #9 Tablero caja nema 4/4x material en acero Inoxidable solicitamos la siguiente aclaración: La especificación técnica detalla lo siguiente: ?medidas 600x500x250?, se solicita muy comedidamente se acepte estas medidas como medidas mínimas ya que los fabricantes a nivel mundial tienen una medida mayor a solicitada. Este cambio no tendrá influencia en el costo, y será beneficioso para el cliente ya que tendrá un espacio mayor en cual podrá albergar de mejor manera los componentes.

description: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS DE LAS CENTRALES BABA Y MLDW.

CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA.

locality: LOJA

streetAddress: AV. CUXIBAMBA TULCAN SN VALLE

legalName: CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA.

DIGITEC S.A.

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS AV. 6 DE DICIEMBRE N44-297 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: DIGITEC S.A.

title: Subasta


description: SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE  ARTICULOS DE FERRETERIA  Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: SIE-CELHNA-066-20-238940

answer: Correcto, si no presentan la documentación establecida como requisito mínimo, indicado en los Pliegos de referencia, el faltante de esta documentación no podrá ser convalidada ni podrá ser calificada.

description: Estimada Institución favor aclarar que Todos los requisitos y documentos solicitados en pliegos yrespuestas no podra ser solicitados ni presentados en convalidación de errores ya que lo Nopresentación No es error de forma y Por lo tanto No debería ser solicitado en convalidación .  Por lo tanto, si los oferentes no cumplen esas consideraciones no sepodrá calificar la ofertarespectiva, por no cumplir con las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE endocumento queconstituye requisito mínimo, Es correcto

answer: Correcto, se debe presentar la ficha técnica de cada dispositivo solicitado en cada uno de los Ítems, esto servirá para analizar si se ajusta al requerimiento y posterior análisis para su calificación.

description: Estimada Institución favor responder lo siguiente: Respecto al Parámetro deCalificaciónsolicitado de Cumplimiento de especificaciones técnicas LA CONTRATANTE verificaráquelos bienes ofertados cumplan integralmente con las especificaciones técnicasrequeridas.Significa que los Oferentes de manera obligatoria Si debemos presentar una ficha técnicade cada uno de losbienes Ofertados que cumplan las especificaciones técnicas solicitadas. Y favorconfirmar Si yaque es un Parámetro de Calificación, La no presentación de las Fichas Técnicasserá unmotivo de descalificación.

description: CONVALIDACIÓN: Oferente 3 ELECTROLEG, En la Sección 1, Formulario de la Empresa 1-1 Presentación y Compromiso se observa  ilegible las hojas 24 a la 31, favor reenviar nuevamente las hojas solicitadas de forma clara y legible.

answer: CONVALIDACION ELECTROLEG

description: ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA LAS  CENTRALES BABA Y  MLDW

ELECTROLEG S.A.

streetAddress: PADRE SOLANO GARCIA MORENO 1309 TARQUI

legalName: ELECTROLEG S.A.

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

ESERSUM IND. CIA. LTDA

streetAddress: SEBASTIAN GUARDERAS MANUEL DE LA PEÑA OE1-155 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ESERSUM IND. CIA. LTDA

title: Subasta


description: CAJAS DE PROTECCION PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA MONOFASICOS

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

title: SIE-CELHNA-068-20-238940

answer: La recepción de los bienes, será en la Central Marcel Laniado De Wind ubicada en el km 17 del punto denominado Santa Lucía, en la vía El Empalme-Pichincha- del cantón El Empalme, provincia del Guayas. Lugar donde consta la bodega principal de esta Unidad de Negocio.

name: ORGANIZACION TECNICA COMERCIAL ORGATEC-AP S.A.

description: CUAL ES EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ?

description: HNA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BABA.

Navarrete Pullas Consuelo Maribel

streetAddress: 9 DE AGOSTO CARAN OE2-86 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: Navarrete Pullas Consuelo Maribel

MONTESDEOCA FLORES BRYAN SAUL

streetAddress: AV GALO PLAZA LAZO LAS RETAMAS N46-08 KENNEDY

legalName: MONTESDEOCA FLORES BRYAN SAUL

INNOVATRONICA S.A.

streetAddress: AVENIDA GASPAR DE VILLARROEL AVENIDA 6 DE DICIEMBRE E10-121 EL BATAN

legalName: INNOVATRONICA S.A.

title: Subasta


description: APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION (EXCEPTO LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDE

description: CUMPLE LO SOLICITADO

title: APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; GENERADORES Y DISYUNTORES UTILIZADOS CON MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION (EXCEPTO LAMPARAS E LECTRICASDE IN

title: SIE-CELHNA-070-20-238940

answer: Los oferentes al preparar la ofertas en el módulo facilitador para la elaboración de las ofertas, deberán verificar que el formulario que allí se genere sea igual al que conste como vigente y que se encuentre publicado en el portal del SERCOP, de no ser el mismo, deberán llenar el publicado en el SERCOP y colocarlo como anexo en el módulo facilitador.El formulario correcto firmado debe ser presentado físico o por correo electrónico, de acuerdo a las indicaciones ya establecidas en el pliego.Si la oferta NO se presenta en el formulario actualizado, está será rechazada.

description: ACLARACION

answer: Saludos, solo corresponde a suministro de baterías de cada uno de los ítems.

name: D&D CONSTRUCCIONES ELECTRICAS D&DCONSELEC CIA.LTDA.

description: Buenas noches el proceso es solo el suministro de las baterias ? o incluye la instalacion ?

answer: Saludos, existe armario - tablero para las baterías de los ítems 1, 2, 3 y 5 ítems con la dimensiones indicadas, el ítems 4 se monta en soporte-repisa a la medida indicada en los pliegos.

description: Srs existe algún armario de alojamiento para las baterías en cada grupo electrógeno

answer: Saludos, se acepta siempre y cuando cumplan con las especificaciones físicas y técnicas de  las baterías solicitadas.

description: Estimados Srs. En el item 4 se pueden presentar equipos que cumplan con las mismas capacidades de carga?

answer: Saludos, este proceso solo tiene 5 ítem.

description: Estimados Srs. En el item 6 se puede ofertar equipos que cumplan con las mismas capacidades de carga pero que sean de otros componenetes distintos a los indicados ahí?

answer: Saludos, del tipo selladas

description: Por favor indicar si las ?BATERIAS DE PLOMO ACIDO? son de tipo selladas o abiertas.

answer: Saludos, se require baterías que cumplan con las siguientes caracteristicas: batería plomo acido 12 vdc – 48 caracteristicas: - voltaje 12vdc - 13 placas / capacidad nominal 48ah / condiciones operativas: -polaridad: negativo – positive / capacidad c20h ah: 77 / potencia dearranque a: 27 c: 1200 - 0 c: 840 -18 c: 670 / capacidad en reserva min:130 / tarea pesada / garantia operativa de 15 meses / dimensiones/peso:largo entre 276 a 278 mm / ancho: 173 a 175 mm / altura 188 a 190 mmincluido terminales / peso entre: 12 a 16 kg / generalidades: - la bateriadebe ser conformada por aleacion calcio - calcio con minimo consumo deagua / las tapas de las baterias deben ser termo selladas / mejorcomportamiento al calor / la bateria debe tener exelente resistencia a lacorrosion / la bateria debe ser de baja auto descarga y gasificación

description: En las ?BATERIAS DE PLOMO ACIDO 12V – 48Ah? se solicita que sean de aleación de Calcio con bajo consumo de agua, por favor definir, cual mismo es el tipo de baterías que están requiriendo.

answer: Saludos, las placas corresponden a la disposición interna de las diferentes placas que conforman la batería, este dato viene dado en el adhesivo de la marca y características de la batería.

description: En las baterías de ?BATERIAS DE PLOMO ACIDO 12V – 150Ah? por favor aclarar a que se refiere que deban tener 23 Placas.

answer: Saludos, las placas corresponden a la disposición interna de las diferentes placas que conforman la batería, este dato viene dado en el adhesivo de la marca y características de la batería Las celdas corresponden a la denominación de varias acumuladores conectados entre si, para este proceso se aceptaría siempre y cuando cumplan con las especificaciones físicas y técnicas de cada tipo de batería solicitada.

description: En las baterías de ?BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V – 75Ah? por favor aclarar a que se refiere que deban tener 13 Placas, puesto que tipo de baterías tienen 6 celdas.

answer: Saludos, las placas corresponden a la disposición interna de las diferentes placas que conforman la batería, este dato viene dado en el adhesivo de la marca y características de la batería. Las celdas corresponden a la denominación de varias acumuladores conectados entre si, para este proceso se aceptaría siempre y cuando cumplan con las especificaciones físicas y técnicas de cada tipo de batería solicitada.

description: En las baterías de ?BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V – 150Ah? por favor aclarar a que se refiere que deban tener 23 Placas, puesto que tipo de baterías de 12Vdc tienen 6 celdas.

answer: Saludos, solo corresponde a suministro de baterías de cada uno de los ítems.

description: Se debe considerar el servicio de instalación de las baterías?

answer: Saludos, existe armario - tablero para las baterías de los ítems 1, 2, 3 y 5 ítems con la dimensiones indicadas, el ítems 4 se monta en soporte- repisa a la medida indicada en los pliegos.

description: Por favor indicar si se debe considerar gabinetes o soportes para las baterías.

answer: Saludos, no se considera en este proceso los cables de interconexión de las baterías

description: Por favor indicar si se debe considerar cables de interconexión entre baterías.

answer: en referencia a los ?BIENES OFERTADOS?, se solicita se anexe catalogo y/o hoja técnica de cada uno de los bienes ofertados, para contrastar la información con el requerimiento solicitado en los pliegos. ADJUNTO RESPALDOS

description: en referencia a los ?BIENES OFERTADOS?, se solicita se anexe catalogo y/o hoja técnica de cada uno de los bienes ofertados, para contrastar la información con el requerimiento solicitado en los pliegos.

description: HNA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS SISTEMA UPS SISTEMA ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BABA.

ACSEREL S.A.

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  PJ 32 TARQUI

legalName: ACSEREL S.A.

DISPRATTSA S.A.

streetAddress: CDLA: GARZOTA  MANZANA 86 TRAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTES ESMERALDAS SOLAR 1 TARQUI

legalName: DISPRATTSA S.A.

MECANICA VERDE MECAGRUN CIA. LTDA.

streetAddress: PASAJE D1 CALLE D LOTE 366 COTOCOLLAO

legalName: MECANICA VERDE MECAGRUN CIA. LTDA.

GUAYGUA GUAIGUA CARLOS ANDRES

locality: MEJIA

streetAddress: SIMON BOLIVAR EL HOGAR SN MACHACHI, CABECERA CANTONAL

legalName: GUAYGUA GUAIGUA CARLOS ANDRES

NOBREAK S.A.

streetAddress: LEONARDO MURIALDO AV. 10 DE AGOSTO OE1-12 COTOCOLLAO

legalName: NOBREAK S.A.

ITEE CIA LTDA

streetAddress: E5 DE LOS CIPRECES DE LOS HELECHOS N62-51 CHILLOGALLO

legalName: ITEE CIA LTDA

title: Subasta