description: REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.

description: CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA y se concluyó a satisfacción de las partes la etapa de NEGOCIACIÓN por encontrarse dentro del presupuesto propuesto por la Entidad Contratante y cumplir con lo que determina la normativa en el proceso de contratación

title: PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O COMPUESTOS PARA EMPRESIONES DENTALES; OTROS PREPARADOS PARA USOS ODONTOLOGICO A BASE DE YESO; PREPARADOS Y CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIOSG; GRANADAS CARGADAS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS; MEDIOS DE CU

title: SIE-DD02D01GS-2024-019-18829

answer: Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos: VER ANEXO DE ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, se refiere a la capacidad de procesamiento de muestras por hora del equipo de Química sanguínea automatizado, en las especificaciones dice mínimo 200, pero si se aceptara un equipo con capacidad de procesamiento de muestras incluido controles y calibradores de 150 pruebas.

description: Estimada institución por favor aclararar a que se refieren con "para poner en marcha el equipo mínimo para 200 doscientas pruebas o lo requerido por la unidad requirente en términosdereferencia"?

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, la entidad contratante se acoge al cumplimiento de la normativa respecto al canje. Además, se sugiere que al momento de presentar a la oferta debe considerar lo establecido en las especificaciones técnicas en OTROS PARAMETROS compromiso de canje y en el ítem de las obligaciones del contratista, los oferentes presentaran el certificado de cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los reactivos, previa notificación con 60 días antes de su vencimiento y se incluirá los productos que hayan sido distribuidos desde la bodega.

name: FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

description: Estimados señores, es importante considerar que todo reactivo o dispositivos de diagnóstico in vitro, incluido controles y calibradores, su estabilidad es hasta el último día de su vida útil marcado en la etiqueta, amparados en esta condición, y tomando en cuenta que por su naturaleza algunos IDV no superan los 12 meses de fecha de caducidad solicitados es posible entregar los reactivos con fecha de caducidad menor con respaldo de una carta de compromiso de canje según la NORMATIVA LEGAL VIGENTE? Gracias.

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, como lo indica en el item 5 de especificaciones técnicas, la entrega del equipo es de 15 días desde la fecha de la suscripción del contrato. Teniendo en cuenta que el equipo deberá permanecer hasta el consumo total de las determinaciones adquiridas y para entrega de las determinaciones se deberá entregar el 100% .

description: Estimados señores por favor indicar si aceptan entregas parciales

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, si se podrá acoger a las recomendaciones de Fabrica de acuerdo al manual del equipo ofertado, siempre y cuando el mantenimiento se realice dentro de la vigencia del contrato o hasta el consumo total de las determinaciones, previo plan de mantenimientos presentado y validado por el administrador de contrato.

description: Estimada entidad, se esta solicitando mantenimientos de los analizadores de manera trimestral, sin embargo, basados en las recomendaciones de fábrica se requiere realizarlo en períodos de tiempo más amplio, confirmar si se acogerían a recomendaciones de fábrica o se mantiene en trimestral elmantenimiento?

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, Si solo el equipo automatizado de Química sanguínea se deberá interfarzarse al sistema de laboratorio.

description: Estimada institución, debido a que el requerimiento hace referencia a 1 analizador de química sanguínea automatizado y 3 analizadores semiautomatizados, confirmar si solo este primero deberá interfazarse al sistema de laboratorio, puesto que los otros 3 analizadores no lo podrán hacer por sus condiciones de automatización?

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta los laboratorios no cuentan con un sistema LIS implementado, por lo que se requiere un sistema LIS Con software de uso fácil con la ayuda múltiple de los idiomas en especial español como se encuentra propuesto en las especificaciones técnicas.

description: Estimada institución, favor confirmar el sistema LIS que se encuentra implementado actualmente en los laboratorios?

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, los reactivos deberían ser de la misma marca comercial para los 4 equipos tanto para el automatizado como para los 3 equipos semiautomatizados, ya que estos deben ser de canal abierto, como se encuentra propuesto en las especificaciones técnicas, para garantizar un mismo control de calidad de las determinaciones en los 4 laboratorios y una mejor rotación de los reactivos.

description: Estimada institución, confirmar si los reactivos del equipo automatizado deben compartirse con los analizadores semiautomáticos o podrían ser de diferentes marcas comerciales?

answer: Estimado oferente, de conformidad al plazo de ejecución del contrato propuesto en las especificaciones técnicas, el tiempo total estimado es de 120 días calendarios equivalente a 4 meses o hasta el consumo total de las determinaciones solicitadas.

description: Estimada institución, favor indicar el tiempo de consumo de las determinaciones a contratar con el fin de determinar de manera correcta los consumibles necesarios a proporcionar?

answer: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, como se indica en especificaciones técnicas, la cantidad de determinaciones para cada centro de salud se detalla a continuación: VER ANEXO 13 RESPUESTAS QUE ADJUNTA

description: Por favor cuál es la cantidad de cada analito para los laboratorios  C.S.SAN LUIS DE PAMBIL, C.S. TRIGALES Y C.S. SIMIATUG.

answer: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, como se indica en especificaciones técnicas se requiere 1 equipo de Química Sanguínea automatizado para el Centro de Salud Cordero Crespo, y 3 equipos de Química sanguínea Semiautomatizado para el Centro de Salud Trigales, Centro de salud San Luis de Pambil y Centro de Salud Simiatug.

description: Cuántos equipos automáticos y semiautomáticos requieren y para que laboratorios requieren?

answer: Estimado oferente, de conformidad al plazo de ejecución del contrato propuesto en las especificaciones técnicas, el tiempo total estimado es de 120 días calendarios equivalente a 4 meses o hasta el consumo total de las determinaciones solicitadas

description: Por favor cuál es el tiempo de consumo de las priebas solicitadas?

description: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES DE QUIMICA SANGUINEA CON EQUIPO AUTOMATIZADO Y SEMIAUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA-SALUD

legalName: DIRECCION DISTRITAL 02D01- GUARANDA-SALUD

REACTLAB IMPORT CIA. LTDA

streetAddress: GUAYAS PICHINCHA 6-105 SUCRE

legalName: REACTLAB IMPORT CIA. LTDA

title: Subasta


name: DIRECCION DISTRITAL 02D01- GUARANDA-SALUD

Unidad

scheme: SERCOP

description: CALCIO CLORURO DIHIDRATO

scheme: CPC

description: CALCIO CLORURO DIHIDRATO

description: SOLUCIONES DE ELECTROLITOS

currency: USD

description: CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA y es el proveedor ganador en la etapa de puja proveedor productor, sí justifica el VAE por encontrarse dentro del presupuesto propuesto por la Entidad Contratante y cumplir con lo que determina la normativa legal vigente

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: CALCIO CLORURO DIHIDRATO

description: CALCIO CLORURO DIHIDRATO

description: SOLUCIONES DE ELECTROLITOS

title: SIE-DD02D01GS-2024-018-18829

status: active

answer:
Yo, Mirian Leonila Araujo Espín, en mi calidad de Representante Legal de Biopronec Cía. Ltda., con RUC 1792123518001, por medio de la presente, y en respuesta a su solicitud, adjunto la información requerida para el control del valor agregado ecuatoriano del proceso: SIE-DD02D01GS-2024-018, la cual incluye:

1. Registro de producción nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca - MPCEIP, el cual deberá ser parte de la oferta.
2. Productos fabricados por Biopronec Cia. Ltda. En calidad de oferente:
Marca-Nombre comercial: CALCIDUAL
3. Documentación que permita establecer la propiedad permanente o temporal del inmueble donde está instalada la infraestructura de producción: Adjunto escritura del bien donde funciona BIOPRONEC CÍA. LTDA., mismo que es de propiedad permanente de sus socios mayoritarios.
4. Documentación que respalde la propiedad permanente o temporal de la maquinaria que es parte de la línea de producción.
5. Respaldos de la mano de obra con la que cuenta el oferente exclusivamente a su nombre: Adjunto Rol de Empleados y Comprobante de Pago de Planillas del rol de empleados
6. Descripción del proceso productivo realizado por el oferente para la fabricación del bien-prestación directa del servicio requerido por la entidad contratante

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional o aclaración que pueda requerirse. Agradecemos su atención.

description: Hallazgo:El proveedor se declara productor del producto: Calcio carbonato Sólido oral 500 mgCaja x blíster/ristraSI SE SOLICITARA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Verificación de producciónnacional antes de la adjudicación.- según la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DECONTRATACIÓN PÚBLICA párrafo 2 y 3 textual: ??La entidad contratante podrá realizar la verificaciónde la línea de producción, durante la etapa de convalidación de errores, siempre que de dicha verificaciónse concluya que existen contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignadapor el participante en cualquier parte de su oferta y la documentación con la que lo respalda, para lo cualsolicitará al oferente que declaró ser productor nacional, la documentación que sustente la propiedad deinstalaciones, maquinaria y mano de obra, además que demuestre su línea productiva de al menos unaparte de los bienes ofertados.VER ANEXO ADJ

answer: SE REALIZA CONVALIDACION

description: Hallazgo:El proveedor se declara productor del producto: Calcio carbonato Sólido oral 500 mgCaja x blíster/ristraSI SE SOLICITARA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Verificación de producción nacionalantes de la adjudicación.- según la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓNPÚBLICA párrafo 2 y 3 textual: ??La entidad contratante podrá realizar la verificación de la línea deproducción, durante la etapa de convalidación de errores, siempre que de dicha verificación se concluya queexisten contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante encualquier parte de su oferta y la documentación con la que lo respalda, para lo cual solicitará al oferente quedeclaró ser productor nacional, la documentación que sustente la propiedad de instalaciones, maquinaria y manode obra, además que demuestre su línea productiva de al menos una parte de los bienes ofertados.La entidad contratante VER ANEXO ADJ

answer: SE ENVIA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA LABOVIDA S.A.

description: El proveedor se declara productor del producto: Calcio carbonato Sólido oral 500 mgCaja x blíster/ristraSI SE SOLICITARA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Verificación de producción nacionalantes de la adjudicación.- según la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓNPÚBLICA párrafo 2 y 3 textual: ??La entidad contratante podrá realizar la verificación de la línea deproducción, durante la etapa de convalidación de errores, siempre que de dicha verificación se concluya queexisten contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante encualquier parte de su oferta y la documentación con la que lo respalda, para lo cual solicitará al oferente quedeclaró ser productor nacional, la documentación que sustente la propiedad de instalaciones, maquinaria y manode obra, además que demuestre su línea productiva de al menos una parte de los bienes ofertados.La entidad contratante deberáVER ANEXO ADJ

answer: La servidora designada para llevar a cabo la etapa precontractual del presente procesoprocede a hacer hincapié en la obligatoriedad del cumplimiento de la forma derecepción de ofertas FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos.VER DETALLE ANEXO 13 ADJUNTO

description: ACLARACION

name: REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.

description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL GRUPO TERAPÉUTICO A TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO, QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: BOLIVAR

locality: GUARANDA

countryName: ECUADOR

streetAddress: CALLES SUCRE Y ROCAFUERTE DESDE EL1 DE AGOSTO DEL 2014 N/A N/A ANGEL POLIBIO CHAVES

scheme: EC-RUC

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CALLE SEPTIMA 100 TARQUI

legalName: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  SOLAR 4 TARQUI

legalName: LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

TTT-PUNTO-MAS-SALUD S.A.S.

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: JUAN AGNOLETO CALLE C Y JUAN X MARCOS SN CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: TTT-PUNTO-MAS-SALUD S.A.S.

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

legalName: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER

region: PICHINCHA

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: VENEZUELA MARAÑON A12 SANGOLQUI

legalName: MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

locality: QUITO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

legalName: PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: JOAQUIN MANCHENO ELOY ALFARO E-481 CARCELEN

BIOPRONEC CIA. LTDA.

roles: tenderer supplier

streetAddress: JOSE CAROLLO RIO COCA OE1-238 TURUBAMBA

legalName: BIOPRONEC CIA. LTDA.

MEDIPHARMA S.A.

streetAddress: N 52 ANTONIO ROMAN AV. MARISCAL SUCRE N51151 COCHAPAMBA

legalName: MEDIPHARMA S.A.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA y es el proveedor ganador en la etapa de puja proveedor productor por encontrarse dentro del presupuesto propuesto por la Entidad Contratante y cumplir con lo que determina la normativa legal vigente

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-DD02D01GS-2024-020-18829

answer: FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTASLeer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos:Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos: VER DETALLE  ANEXO 13 ADJUNTO

description: ACLARACION

answer: Estimados en respuesta a la pregunta el Item 16 Oxido De Zinc Frasco X 175 g se requiere el producto dentro las especificaciones técnicas detalladas como 16 Oxido De Zinc Frasco X 175 g. Con la finalidad de adquirir la cantidad solicitada con la presentación requerida.

description: Estimados funcionarios Para el item 16 Oxido De Zinc Frasco X 175 g, es posible participar con Oxido De Zinc Frasco X 50 g y completar las unidades hasta llegar a la cantidad requerida 30 frascos x 175 g= 5250 g, se entregaría 105 frascos x 50 g = 5250 g

answer: Estimados en respuesta a la pregunta el Item 5 Banda matriz rollo x 2 m se requiere el producto dentro las especificaciones técnicas detalladas como Banda matriz rollo x 2 m. Con la finalidad de adquirir la cantidad solicitada con la presentación requerida.

description: Estimados funcionarios Para el item 5 Banda matriz rollo x 2 m, es posible participar con Banda matriz rollo x 0.5 m y completar las unidades hasta llegar a la cantidad requerida 100 rollos x 2 m= 200 m, se entregaría 400 rollos x 0.5 m = 200 m

answer: En respuesta a la pregunta el Item 1 Ácido ortofosfórico 37%, gel X 3ml + puntas aplicadoras: se requiere el producto dentro las especificaciones técnicas detalladas como Ácido ortofosfórico 37%, gel X 3ml + puntas aplicadoras. Con la finalidad de adquirir la cantidad solicitada con la presentación requerida.

description: Estimados Funcionarios Para el item 1 Ácido ortofosfórico 37%, gel  X 3ml + puntas aplicadoras, es posible participar con Ácido ortofosfórico 37% en presentación de 2.5 ml y entregar unidades adicionales hasta completar el volumen total.100 unidades x 3 ml = 300 ml, en este caso entregar 120 unidades x 2.5 ml= 300 ml

answer: El Item 17 Resina compuesta nano hibrida de fotocurado posteriores, exclusiva para restauración en piezas posteriores en base anexo link de la ficha tecnica establecida por el mspDisponible en: https://fichatecnicamed.msp.gob.ec/search

description: Saludos estimados por favor quería que me ayuden aclarando en el ítem 17 si la resina es compuesta o fluida ya que en la especificaciones técnicas no detalla esa observación muchas gracias.

answer: Estimados en respuesta a la pregunta el Item 11 Hidróxido de Calcio Fotopolimerizable: se requiere el producto dentro las especificaciones técnicas detalladas como hidróxido de calcio fotopolimerizable Jeringa de 2gr. Con la finalidad de adquirir la cantidad solicitada con el gramaje requerido.

description: Saludos. En el ítem 11 -Hidróxido de calcio fotopolimerizable- de las especificaciones técnicas, solicitan jeringa de 2gr. Sin embargo, esa presentación no tiene fecha de llegada al país, indicar si es posible ofertar jeringa de 1.2ml y compensar la cantidad final solicitada.

answer: En respuesta al Item N9 Flúor barniz al 5% dentro de las especificaciones establecidas por el msp puede ser de 5ml. Sin embargo al no existir en el mercado el producto se agradece presentar Flúor barniz 5% en Sachet por 0.5ml.

description: Saludos. En el ítem 9 -Flúor barniz al 5por ciento- de las especificaciones técnicas solicitan en presentación de 5ml. Sin embargo, esa presentación no existe, existe en presentación de sachet x 0.5ml. Indicar si es posible entregar así.

description: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO EN ODONTOLOGÍA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01

ISIDENT-MED S.A.S.

streetAddress: AV. DEL PERIODISTA CALLE PRIMERA ESTE PRIMER PISO 134 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ISIDENT-MED S.A.S.

QUIROZ VILLEGAS NIXON WILLIAN

streetAddress: MIGUEL PONTON PASAJE OE5R OE5-257 LA MAGDALENA

legalName: QUIROZ VILLEGAS NIXON WILLIAN

DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

streetAddress: 9 DE OCTUBRE RAMIREZ DAVALOS N22-106 SANTA PRISCA

legalName: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A.S.

streetAddress: ISABEL LA CATOLICA GALICIA N24-100 SANJUAN

legalName: DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A.S.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

name: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-DD02D01GS-2024-021-18829

answer: Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos: Art. 32.- Reglamento a la LOSNCP.- En los casos de los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. Se aplicará también para los casos que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar. VER ANEXO ADJUNTO

description: ACLARACION

description: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DISTRITO 02D01 GUARANDA

MERCHAN TENORIO ANA MARCELA

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: GABRIEL CARRASCO DARÍO ORDÓÑEZ ESPINO S/N YANUNCAY

legalName: MERCHAN TENORIO ANA MARCELA

CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO

streetAddress: NELA MARTINES CALLE Z LT 83 CONOCOTO

legalName: CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO

streetAddress: DE LAS VIÑAS GUAYACANES E13-94 BELISARIO QUEVEDO

title: Subasta


description: Clotrimazol, Semisólido vaginal, 2 %, Caja x tubo x 20 g (mínimo) con aplicadores

description: Clotrimazol

description: CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA y es el proveedor ganador en la etapa de puja proveedor productor, sí justifica el VAE por encontrarse dentro del presupuesto propuesto por la Entidad Contratante

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Clotrimazol

title: SIE-DD02D01GS-2025-001-18829

answer: SE ADJUNTA RESPUESTA DE CONVALIDACION DE ERRORES DE ACUERDO A LO SOLICITADO

description: El proveedor se declara productor del producto:? Clotrimazol Semisólido vaginal 2 por ciento Caja x tubo x 20 g con aplicadores? Metronidazol Sólido vaginal 500 mg Caja x blíster/ristraSI SE SOLICITARA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Solicitud de convalidación:? Registro de producción nacional emitido por el Ministerio de Producción,Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MPCEIP, el cual deberá ser parte de la oferta.? El oferente deberá indicar el producto o productos por los cuales se declaró productor en su oferta. VER ACTA NOTIFICACION CONVALIDACION

answer: se realiza convalidacion

description: Hallazgo:El proveedor se declara productor del producto:? Metronidazol Sólido vaginal 500 mg Caja x blíster/ristraSI SE SOLICITARA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Solicitud de convalidación:? Registro de producción nacional emitido por el Ministerio de Producción,Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MPCEIP, el cual deberá ser parte de la oferta.? El oferente deberá indicar el producto o productos por los cuales se declaró productor en su oferta.VER ACTA NOTIFICACION

answer: Se adjunta documentos para verificación de VAE

description: El proveedor se declara productor del producto:? Metronidazol Sólido vaginal 500 mg Caja x blíster/ristraSI SE SOLICITARA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Verificación de producción nacional antes de la adjudicación.- según la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA párrafo 2 y 3 textual: Solicitud de convalidación:? Registro de producción nacional emitido por el Ministerio de Producción,Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MPCEIP, el cual deberá ser parte de la oferta.? El oferente deberá indicar el producto o productos por los cuales se declaró productor en su oferta.VER ACTA

answer: FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos: Art. 32.- Reglamento a la LOSNCP. ver acta con detalle adjunta

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL GRUPO G SISTEMA GENITO URINARIO Y HORMONAS SEXUALES, QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01

streetAddress: CALLES SUCRE Y ROCAFUERTE DESDE EL1 DE AGOSTO DEL 2014 N/A N/A ANGEL POLIBIO CHAVES

KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.

streetAddress: AV. PRIMERA CALLE SEGUNDA - CALLE TERCERA S/N TARQUI

legalName: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.

SEBALANKOR S.A.

locality: DAULE

streetAddress: SATÉLITE CALLE S/N A 100 MTS DE AMAGUA S/N LA AURORA

legalName: SEBALANKOR S.A.

LÍA PHARMACEUTICAL S.A.S.

streetAddress: PRIMERA AV. LAS MONJASFICUS  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: LÍA PHARMACEUTICAL S.A.S.

MORALES VARAS NELSON GUILLERMO

streetAddress: LONGITUDINAL 2 S/N TRANSVERSAL B S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: MORALES VARAS NELSON GUILLERMO

PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

streetAddress: AV ILALO ISIDRO SANDOVAL LT90 TUMBACO

legalName: PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

streetAddress: JOAQUIN MANCHENO ELOY ALFARO E-481 LA VICENTINA

legalName: REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.

MEDIPHARMA S.A.

streetAddress: N 52 ANTONIO ROMAN AV. MARISCAL SUCRE N51151 SANTA BARBARA

BRITPHARMA C.A.

streetAddress: SN GALLERA EL PALOMO DE ORO  CALACALI

legalName: BRITPHARMA C.A.

title: Subasta


description: Cefalexina, Sólido oral, 500 mg, Caja x blíster/ristra

description: Cefalexina

description: CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA y es el proveedor ganador en la etapa de puja proveedor productor, sí justifica el VAE por encontrarse dentro delpresupuesto propuesto por la Entidad Contratante y cumplir con lo que determina la normativalegal vigente

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Cefalexina

title: SIE-DD02D01GS-2025-002-18829

answer: SE REALIZA CONVAIDACION

description: El proveedor se declara productor de los 5 productos:? AMOXICILINA SOLIDO ORAL 500MG? CEFALEXINA SOLIDO ORAL POLVO 250MG/5ML FRASCO X 60ML? CEFALEXINA SOLIDO ORAL 500MG? DICLOXACILINA SOLIDO ORAL 500MG? NITROFURANTOINA SOLIDO ORAL 100MGSI SE SOLICITA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Verificación de producción nacionalantes de la adjudicación.- según la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓNPÚBLICA VER DOC ADJUNTO DETALLE

answer: La servidora designada para llevar a cabo la etapa precontractual del presente proceso procede a hacer hincapié en la obligatoriedad del             cumplimiento de la forma de recepción de ofertas FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos: Art. 32.- Reglamento a la LOSNCP , Art. 74.- Reglamento a la LOSNCP, Artículo 20.- Documentos firmados electrónicamente, Artículo 21.- Aplicativo de firma electrónica, Artículo 34.- Determinación de identidad de las personas jurídicas oferentes, Artículo 35.- Declaración de Beneficiario final, Artículo 41.- Anexos a la oferta con Firma Electrónica, Artículo 42.- Prohibición de retirar de la oferta, Artículo 60.- Verificación de declaración de VAE, Artículo. 62.- Registro de Producción VER ACTA

description: ACLARACION

answer: En respuesta  a la inquietud que se presenta manifiesto que el área requiriente no tiene conocimiento de que el producto esta descontinuado ya que en la elaboración de estudio de mercado se  ha considerado los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones y se evidencio la participación de ofertantes con entrega del producto razón por la cual esta área considera el producto dentro del proceso por grupo terapeutico correspondiente para garantizar abastecimiento en un medicamento catalogado como vital dentro del listado de medicamentos esenciales del distrito.

description: Estimados Señores buenos diasEl producto Penicilina 5000,000 está descontinuado en el mercado, como proceder con la participación en el proceso si uno de los productos ya no se encuentra en el mercado?

description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL GRUPO TERAPÉUTICO J ANTINFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO, QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01

legalName: DIRECCION DISTRITAL 02D01- GUARANDA-SALUD

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CALLE SEPTIMA 100 TARQUI

legalName: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

legalName: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

title: Subasta


description: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE

description: CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA y es el proveedor ganador en la etapa de puja por encontrarse dentro del presupuesto propuesto por la Entidad Contratante y cumplir con lo que determina la normativa legal vigente, en el proceso de contratación

title: SERVICIOS DE ACCESO AL INTERNET

title: SIE-DD02D01GS-2025-003-18829

answer: Aclaración: El servidor designado para llevar a cabo la etapa precontractual del presente proceso procede a hacer hincapié en la obligatoriedad del             cumplimiento de la forma de recepción de ofertas FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos: VER DETALLE EN EL ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, el proveedor del servicio debe cumplir con lo que manifiesta en los Términos de Referencia, numeral 21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, El proveedor debe garantizar el 99.6% de Disponibilidad del Servicio Contratado, inclusive de existir cortes de energía, adicionalmente este requerimiento se encuentra contemplado en los Lineamientos para la contratación de los servicios de enlaces de internet, telefonía IP y datos en las Unidades Operativas (UOS) y Administrativas del Ministerio de Salud Pública, emitidos por Planta Central en Informe Técnico MSP-DNTIC-GIIRSC-081-2020:

name: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: La disponibilidad de servicio puede ser del 99.3%

answer: Estimado oferente, la Cobertura de Señal WIFI que el oferente debe otorgar es en toda el área de cada Establecimiento del Primer Nivel de Atención en Salud objeto de contrato, es decir debe cubrir con señal WIFI todos los Consultorios y Áreas como Estadística, Farmacia, Preparación, Postconsulta, Vacunatorio y demás áreas que cuente el Establecimiento de Primer Nivel de Atención en Salud.

description: Indicar si la zona que se requiere el WIFI es para toda el área del centro de salud.

answer: Estimado oferente, en los términos de referencia en el numeral 6 PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN: manifiesta: ?los equipos necesarios para el abastecimiento del Servicio de internet en cada unidad operativa tendrán que estar instalados, configurado y probado en un tiempo no mayor a 10 días laborables contados a partir de la suscripción del contrato?, toda vez que se requiere contar con el servicio de internet operativo para el empleo de los programas Web que maneja el MSP, tomando en cuenta que como institución manejamos la Plataforma de Registros de Atenciones en Salud online (PRAS) de los usuarios de los Establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud.

description: Indicar: Se puede entregar el proyecto en 15 días laborables.

answer: Estimado oferente, el objeto de contratación no contempla una cobertura por TX VSAT, debido a la demanda en tráfico de datos e Internet requerido por los Programas Web que maneja el MSP y considerando que en procesos anteriores ya se cuenta con cobertura por Radio Frecuencia sobre Fibra Óptica, obteniendo un enlace dedicado y limpio para la transmisión en los puntos mencionados en la pregunta.

description: En el punto 6 PRODUCTOS ESPERADOS,  se puede entregar por medio de TX VSAT las siguientes localidades PUESTO DE SALUD TABLAS CHICO y PUESTO DE SALUD LA PALMA?

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MENSUAL DE INTERNET, PLAN CORPORATIVO ÚLTIMA MILLA FIBRA ÓPTICA O RADIO ENLACE, CON UN ANCHO DE BANDA MAYOR O IGUAL A 35 MBPS X 35 MBPS CON UNA COMPARTICIÓN MÍNIMA DE 2 A 1 SIMÉTRICO, CON UNA IP PÚBLICA PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA, Y UN EXTENSOR DE SEÑAL INALÁMBRICA QUE CUBRA TODA EL ÁREA FÍSICA DE LOS 7 ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, POR UN LAPSO DE 8 MESES

mainProcurementCategory: services

URBANO URBANO LUCIA DEL SOCORRO

streetAddress: CONVENCION DE 1884 OLMEDO OFICINA 4 ANGEL POLIBIO CHAVES

legalName: URBANO URBANO LUCIA DEL SOCORRO

PACHECO PROAÑO JOFRE HOMERO

region: COTOPAXI

locality: LATACUNGA

streetAddress: PANAMERICANA SUR  S/N IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES)

legalName: PACHECO PROAÑO JOFRE HOMERO

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA Y CIRUGIA Y DE EQUIPO DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES

description: CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA y es el proveedor ganador en la etapa de puja por encontrarse dentro del presupuesto propuesto por la Entidad Contratante, y haber justificado el VAE y cumplir con lo que determina la normativa legal vigente

title: SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS

title: SIE-DD02D01GS-2025-004-18829

answer: Adjunto carta, formulario y oferta subida al Sercop

description: El proveedor se declara productor del servicio  SI SE SOLICITARA CONVALIDACION DE ERRORES de acuerdo al Art. 60.- Verificación de producción nacional antes de la adjudicación.- según la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA   párrafo 2 y 3  textual VER ACTA ADJUTA DE LO SOLICITADO

answer: buenas tardes, estimada entidad adjunto documentos correspondiente a la presente convalidacion.

answer:
Estimada. Por medio del presente, se realiz la entrega del oficio de respuesta correspondiente, junto con los documentos de respaldo solicitados, relacionados con el proceso en curso.

Adjunto a este correo encontrará el oficio debidamente suscrito, así como los anexos técnicos que sustentan la información requerida.

answer: En referencia a la convalidación de errores solicitada para el proceso SIE-DD02D01GS-2025-004, se ha dado la solución de presentar los siguientes justificantes, los cuales se encuentran en los anexos adjuntados.

name: METROLOGOS ASOCIADOS DEL ECUADOR COMPAÑIA DE CALIBRACION METASDELECUADOR CIA.LTDA.

answer:
SALUDO CORDIAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE ADJUNTO DOCUMENTO SOLICITADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES.

GRACIAS

answer: FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTASLeer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus propuestas en los términos establecidos en este documento, significará el RECHAZO DE LA OFERTA Cumplir con la normativa para recepción de acuerdo a los siguientes artículos:Leer con atención la forma de la presentación de las ofertas. Si los oferentes no presentan sus LEER ACTA ADJUNTA EN ARCHIVO

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS ECOGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, MONITORES DE SIGNOS VITALES , EQUIPOS ANTROPOMETRICOS Y HEMOGLOBINOMETROS INCLUIDO PARTES Y REPUESTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA –SALUD.

Vimos García Oscar Alejandro

streetAddress: RAFAEL ARTETA MIGUEL CARRION S10-95 SAN BLAS

legalName: Vimos García Oscar Alejandro

ROJAS PILAMUNGA BERONICA JESSICA

region: SANTA ELENA

locality: SALINAS

streetAddress: Puerta del Sol 1 Pasaje 54 Av. 68 JOSE LUIS TAMAYO

legalName: ROJAS PILAMUNGA BERONICA JESSICA

RAMOS TORTORELLA GUILLERMINA LORENA

streetAddress: CDLA FAE DIAGONAL AL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 25 mz39 TARQUI

legalName: RAMOS TORTORELLA GUILLERMINA LORENA

SISTAGROSA S.A.

streetAddress: VICTOR H SICOURET P DETRAS DE LA UNIDAD DE POLICIA MANZANA 11 TARQUI

legalName: SISTAGROSA S.A.

GUERRA VACA PEDRO MODESTO

streetAddress: LEONARDO TEJADA LOS ALAMOS N10-528 CONOCOTO

legalName: GUERRA VACA PEDRO MODESTO

streetAddress: MANGLAR ALTO TOMAS GUERRA S14-300 GUAPULO

GAMEDICAL S.A.S.

streetAddress: VICENTE RAMON ROCA AV. 12 DE OCTUBRE  CENTRO HISTORICO

legalName: GAMEDICAL S.A.S.

title: Subasta


name: DIRECCION DISTRITAL 02D03 -CHIMBO - SAN MIGUEL -SALUD

description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

description: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DE ADJUDICACION MSP-CZS5-BO-02D03-SM-2024-0078-R

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: SIE-DD02D03S-2024-00004-19223

answer: ESTIMADOS SE SOLICITA UN EQUIPO DE QUIMICASANGUINEA AUTOMATIZADO CON UNA CENTRIFUGA DE 24TUBOS, UN EQUIPO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO ,UNEQUIPO CUAGULOMETRO

description: Estimada Entidad Contratante por favor aclarar la cantidad de equipos  que solicitan en back up ?

answer: ESTIMADOS SI EL METODO ES CORRECTO

description: Estimada Entidad Contratante por favor aclarar si el método es correcto ya que piden Quimioluminisencia en Albúmina ya que es una prueba de quimica?

answer: ESTIMADOS LA METODOLOGIA DE ENTREGA SERAUNA SOLA ENTREGA TOTAL

description: Estimada entidad contratante cuál será la metodología de entrega, entregas parciales o una sola entrega total?

answer: NO ESTIMADOS DEBEN SER MAYOR A DOCE MESESDE CADUCIDAD

description: Estimada entidad contratante podemos entregar productos con fecha de caducidad inferior a 12 meses con su respectiva carta de compromiso de canje emitida por nuestra empresa?

answer: ESTIMADOS EL TIEMPO DE CONSUMO DEDETERMINACIONES ES DE CINCO MESES, EL PLAZO DEEJECUCION CONTRACTUAL DEBERA SER PLASMADO EN DIASCONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y NOPODRA EXEDER DE MIL CUATROCIENTOS SESENTA (CUATRODIAS)

description: Estimada entidad contratante cuál sería el tiempo de consumo para este proceso?

answer: ESTIMADOS EL TIEMPO DE CONSUMO DEDETERMINACIONES ES DE CINCO MESES, EL PLAZO DEEJECUCION CONTRACTUAL DEBERA SER PLASMADO EN DIASCONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y NOPODRA EXEDER DE MIL CUATROCIENTOS SESENTA (CUATRODIAS)

description: Cuál es el tiempo de consumo por favor?

answer: SI ESTIMADOS SE ACEPTARA EL EQUIPO PARAREALIZACION DE DICHAS PRUEBAS

description: Estimada entidad, considerando que los reactivos de sodio y potasio para el analizador de química es corrosivo, solo se recomienda para utilizar en analizadores semiautomáticos para evitar el riesgo de daño de la aguja. Por favor, aclarar si aceptarán un equipo semiautomático de química clínica para realizar dichas pruebas?

answer: SI ESTIMADOS SI SE PUEDE OFERTAR

description: Estimada entidad,Se puede ofrecer un equipo de química de 150 pruebas por hora que cumpla con el resto de especificaciones solicitadas?

answer: NO SE PUEDE OFERTAR, DEBIDO A QUE EN LAESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECE QUE DEBE SERMAYOR O IGUAL A 40 PSOICIONES Y EL CARRUSEL DEREACTIVOS DEBE SER MAYOR O IGUAL A 40 POSICIONES DEREACTIVO

description: Se puede ofertar analizador automatizado de química sanguínea de 180 test por hora, con capacidad de 25 muestras, con bandeja para 15 posiciones de reactivo refrigerado, seminuevo en excelentes condiciones?

answer: SI , SE PUEDE OFERTAR ESE TIPO DE NALAIZADOR DE QUIMICA

description: Estimada entidad, indicar Se puede ofertar analizador de química sanguínea, con rendimiento de 200 test/hora, posiciones para reactivos igual a 50 y posiciones para muestras igual a 39? Saludos.

answer: ESTIMADOS SI, SIEMPRE Y CUANDO NOSGARANTICEN QUE LOS ELECTRODOS NO SE CREISTALIZEN YTENGAMOS RIESGO DE QUE NOS VAYA A DAÑAR

description: Estimada entidad, indicar Se pueden ofertar equipo por metodología ISE, para trabajar electrolitos?, cuyo rendimiento es de 60 test/hora. Saludos.

answer: ESTIMADOS LA INSTITUCIO NO CUENTA CONSISTEMA LIS DEBE SER PROVISTO POR EL OFERENTE EN SUTOTALIDAD

description: Estimada entidad, indicar que sistema LIS se debería interfazar, en caso de ser adjudicados?

answer: ESTIMADOS LA INSTITUCION NO DISPONE DESISTEMA LIS Y DEBE SER PROVISTO POR EL OFERENTEGANADOR

description: Estimada entidad, indicar El sistema LIS debe ser provisto por el ofertante ganador o se deberá interfazar al sistema LIS que dispone la institución?, Saludos.

answer: ESTIMADOS SI, PORQUE LA NORMATIVA DICE QUELOS EQUIPOS DEBEN ESTRA DENTRO DE LA VIGENCIATECNOLOGICA

description: Estimada entidad, indica Se pueden ofertar equipos dentro de vigencia tecnológica? Saludos.

answer: NO ESTIMADOS DEBEN SER MAYOR A DOCE MESESDE CADUCIDAD

description: Estimada entidad, indicar Se pueden entregar reactivos e insumos con fecha de caducidad menor a 12 meses, con su respectiva carta-compromiso de canje? Saludos.

answer: NO ESTIMADOS NO SE PUEDE HACER ENTREGASPARCIALES DEBEN SER ENTREGAS TOTALES

description: Estimada entidad, indicar Se pueden realizar entregas parciales? Saludos.

answer: ESTIMADOS EL TIEMPO DE CONSUMO DEDETERMINACIONES ES DE CINCO MESES, EL PLAZO DEEJECUCION CONTRACTUAL DEBERA SER PLASMADO EN DIASCONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y NOPODRA EXEDER DE MIL CUATROCIENTOS SESENTA (CUATRODIAS)

description: Estimada entidad, indicar Cuál es el tiempo de consumo estimado para las determinaciones requeridas? Saludos.

name: IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO IMPROLAB S.A.

description: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EQUIPOS DE QUIMICA CLINICA , HEMATOLOGIA Y COAGULACION DEL HOSPITAL BÁSICO SAN MIGUEL PARA UN PERIODO DE TIEMPO APROXIMADO DE 5 MESES

locality: SAN MIGUEL

streetAddress: JUAN PIO DE MORA AV. CESAR ABEL PAZMIÑO S/N SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL

REACTLAB IMPORT CIA. LTDA

streetAddress: GUAYAS PICHINCHA 6-105 SUCRE

legalName: REACTLAB IMPORT CIA. LTDA

VIBAG C.A.

streetAddress: PRIMERO DE MAYO AV. DEL EJERCITO 513 TARQUI

legalName: VIBAG C.A.

ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL

streetAddress: MANUEL CORDOVA GALARZA Y S/N N3-813 POMASQUI

legalName: ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL

ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO

streetAddress: LUIS BANDERAS ALGARROBOS N52-48 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO

streetAddress: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE N31-110 Y WHYMPER WHYMPER N31-110 IÑAQUITO

legalName: FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO AV. NACIONES UNIDAS 37-90 BENALCAZAR

title: Subasta


description: Amoxicilina + Ácido clavulánico, Sólido oral, 500 mg + 125 mg, Caja x blíster/ristra

description: Amoxicilina + Ácido clavulánico

description: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DE ADJUDICACION MSP-CZS5-BO-02D03-SM-2024-0082-R

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Amoxicilina + Ácido clavulánico

title: SIE-DD02D03S-2024-00005-19223

name: MEDICALSERVIC MEDICINA CALIDAD&SERVICIO S.A.

description: ADQUISICION DE FARMACOS DEL GRUPO TERAPEUTICO J ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO PARA EL DISTRITO 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL SALUD

legalName: DIRECCION DISTRITAL 02D03 -CHIMBO - SAN MIGUEL -SALUD

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CALLE SEPTIMA 100 TARQUI

GYKORMED S.A.

streetAddress: SOLAR 8 TARQUI

legalName: GYKORMED S.A.

streetAddress: S/N TARQUI

INSU&MED S.A.

streetAddress: SOLAR 4B TARQUI

legalName: INSU&MED S.A.

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

legalName: PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

MOONPHARMA CIA LTDA

streetAddress: UNIVERSO AV. SHYRIS  SANJUAN

legalName: MOONPHARMA CIA LTDA

BRITPHARMA C.A.

streetAddress: SN GALLERA EL PALOMO DE ORO  CALACALI

legalName: BRITPHARMA C.A.

title: Subasta


description: Diclofenaco, Sólido oral, 50 mg, Caja x blíster/ristra

description: Diclofenaco

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE FARMACOS DEL GRUPO MSISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03CHIMBO SAN MIGUEL SALUD, PLURIANUAL?, del proceso Nro.SIE-DD02D03S-2024-00023, al proveedor KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., conRUC: 0990347654001 representante legal el Sr. CARLO UNDA STEFANO ALBERTO,de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valorde valor de USD $ 9,390.00 Nueve Mil Trescientos Noventa con 00/100 centavos.

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Diclofenaco

title: SIE-DD02D03S-2024-00023-19223

answer: SE ENVIA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA LABOVIDA S.A

description: Luego de la revisión realizada y en cumplimiento al Art. 60.- Verificación de declaración de VAE.- de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2024-0145 -REFORMAS A LA NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, se solicita:Una línea de producción, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, de propiedad o en uso del oferente, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública así como los valores registrados en su declaración de VAE

answer: Se adjunta documentos para la verificación de VAE

answer: EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SIGNADO CON EL CODIGO: SIE-DD02D03S-2024-00023 CUYO OBJETO DEL PROCESO ES: ADQUISICION DE FARMACOS DEL GRUPO M SISTEMA MÚSCULO ESQUELETICO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL SALUD, PLURIANUAL. NO SE RECEPTARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS OFERENTES.

description: ACLARACION

name: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.

description: ADQUISICION DE FARMACOS DEL GRUPO M SISTEMA MÚSCULO ESQUELETICO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL SALUD, PLURIANUAL

streetAddress: AV. GONZALEZ SUAREZ BEN-HUR S/N MACHANGARA

GARCIA JIMENEZ FRANKLIN ALBERTO

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: SOLAR 10 MACHALA

legalName: GARCIA JIMENEZ FRANKLIN ALBERTO

SERRANO HERNANDEZ JAIME ARTURO

streetAddress: SOL# 14 TARQUI

legalName: SERRANO HERNANDEZ JAIME ARTURO

KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.

streetAddress: AV. PRIMERA CALLE SEGUNDA - CALLE TERCERA S/N TARQUI

legalName: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.

CANTULSA S.A.

streetAddress: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA  S/N TARQUI

legalName: CANTULSA S.A.

LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  SOLAR 4 TARQUI

legalName: LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

SEBALANKOR S.A.

streetAddress: SATÉLITE CALLE S/N A 100 MTS DE AMAGUA S/N LA AURORA

legalName: SEBALANKOR S.A.

SAGLIK S.A.S.

streetAddress: LA AURORA

legalName: SAGLIK S.A.S.

TTT-PUNTO-MAS-SALUD S.A.S.

streetAddress: JUAN AGNOLETO CALLE C Y JUAN X MARCOS SN CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: TTT-PUNTO-MAS-SALUD S.A.S.

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

legalName: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

VIVAS FREIRE CRISTINA NATHALIE

streetAddress: S8E COLTA ALPAHUASI S8-63 LA FERROVIARIA

legalName: VIVAS FREIRE CRISTINA NATHALIE

MEDIPHARMA S.A.

streetAddress: N 52 ANTONIO ROMAN AV. MARISCAL SUCRE N51151 COCHAPAMBA

legalName: MEDIPHARMA S.A.

INTERBIOTIK CIA. LTDA.

streetAddress: AV. RIO PASTAZA AV. RIO CORRIENTE -SENEPA OE11-250 ALANGASI

legalName: INTERBIOTIK CIA. LTDA.

title: Subasta


description: Fluoxetina, Sólido oral, 20 mg, Caja x blíster/ristra

description: Fluoxetina

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE FARMACOS DEL GRUPO N SISTEMA NERVIOSO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL -SALUD, PLURIANUAL.? del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00024, al proveedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA, con RUC: 190411877001 representante legal la Sra. LOURDES DEL ROCIO MONTALVO HERRERA, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de valor de USD $ 22,199.30 Veintidós Mil Ciento Noventa y Nueve con 30/100 centavos.

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Fluoxetina

title: SIE-DD02D03S-2024-00024-19223

answer: EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SIGNADO CON EL CÓDIGO: SIE-DD02D03S-2024-00024 CUYO OBJETO DEL PROCESO ES: ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS DEL GRUPO N SISTEMA NERVIOSO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD, PLURIANUAL. NO SE RECEPTARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS OFERENTES.

description: ACLARACION

name: PRODUCTOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS S.A. PRODE-FARM

streetAddress: JUAN PIO DE MORA AV. CESAR ABEL PAZMIÑO S/N SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL

legalName: DIRECCION DISTRITAL 02D03 -CHIMBO - SAN MIGUEL -SALUD

legalName: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.

MACIAS GUERRERO SANDRA MARIA

region: MANABI

locality: MANTA

streetAddress: AV. 108 CALLE 122 S/N LOS ESTEROS

legalName: MACIAS GUERRERO SANDRA MARIA

MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO

streetAddress: OE10E ESQUINA N52B 140 SANTA BARBARA

legalName: MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO

streetAddress: VICTOR EMILIO ESTRADA AV. LAS LOMAS S/N TARQUI

title: Subasta


description: Amoxicilina + Ácido clavulánico

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS DEL GRUPO TERAPÉUTICO J ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD?.. del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00025, al proveedor LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A. con RUC: 0991410465001 representante legal Sra. MÓNICA TEODORA AVILÉS, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de valor de USD $ 35,000.00 Treinta y Cinco Mil dólares con 00/100 centavos

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Amoxicilina + Ácido clavulánico, Sólido oral, 500 mg + 125 mg, Caja x blíster/ristra

description: Amoxicilina + Ácido clavulánico

title: SIE-DD02D03S-2024-00025-19223

answer: Estimados nos comprometemos a entrega el medicamento Ampicilina MAS Sulbactam Sólido parenteral 1 000 mg MAS 500 mg  con el respectivo disolvente tal como lo solicita en las especificaciones técnicas del proceso de subasta

description: Luego de la revisión realizada por el servidor designado por la máxima autoridad se desprende que en  concordancia a la Normativa Legal Vigente acuerdo al Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública. Errores de convalidación, en la tabla de Especificación Técnica Requerida, el oferente no hace constar el disolvente en el medicamento Requerido: Ampicilina + Sulbactam Sólido parenteral 1 000 mg + 500 mg Caja x viales con disolvente.Ofertado: Ampicilina + Sulbactam Sólido.parenteral 1 000 mg + 500 mg Caja x viales

answer: ESTIMADOS BUENAS TARDES, ADJUNTAMOS DOCUMENTOS CON LAS ACLARACIONES SOLICITADAS.

description: Luego de la revisión realizada por el servidor designado por la máxima autoridad se desprende que en  concordancia a la Normativa Legal Vigente acuerdo al Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública. Errores de convalidación, en la tabla de Especificación Técnica Requerida, el oferente no hace constar el disolvente en el medicamento Requerido: Ampicilina + Sulbactam Sólido parenteral 1 000 mg + 500 mg Caja x viales con disolvente.Ofertado Ampicilina + Sulbactam Sólido.parenteral 1 000 mg + 500 mg Caja x viales

answer: SE ENVIA CONVALIDACION SOLICITADA LABOVIDA S.A.

description: Luego de la revisión realizada y en cumplimiento al Art. 60.- Verificación de declaración de VAE.- de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2024-0145 -REFORMAS A LA NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, se solicita: Una línea de producción, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, de propiedad o en uso del oferente, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública así como los valores registrados en su declaración de VAE

description: Luego de la revisión realizada por el servidor designado por la máxima autoridad se desprende que en  concordancia a la Normativa Legal Vigente acuerdo al Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública. Errores de convalidación, en la tabla de Especificación Técnica Requerida, el oferente no hace constar el disolvente en los medicamentos Requeridos:Ampicilina + Sulbactam Sólidoparenteral 1 000 mg + 500 mg Caja x viales con disolvente.Ofertado: Ampicilina + Sulbactam Sólido.parenteral 1 000 mg + 500 mg Caja x vialesRequerido: Ampicilina Sólidoparenteral 1 000 mg Caja x viales con disolvente.Ofertado: Ampicilina Sólido parenteral 1 000 mg Caja x viales

answer: ADJUNTO

description: Luego de la revisión realizada por el servidor designado por la máxima autoridad, de acuerdo al Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Errores de convalidación, Dentro de otros parámetros resueltos por la entidad contratante al revisar la documentación enviada por el oferente, no se observa el permiso de funcionamiento. Se solicita adjuntar el documento Permiso de funcionamiento.

answer: EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SIGNADO CON EL CÓDIGO: SIE-DD02D03S-2024-00025 CUYO OBJETO DEL PROCESO ES: ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS DEL GRUPO TERAPÉUTICO J ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD. NO SE RECEPTARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS OFERENTES.

description: ACLARACION

MATUTE SAQUICELA MAURO GEOVANNI

streetAddress: LOTIZACION INMACONSA VIA DAULE SL 12 XIMENA

legalName: MATUTE SAQUICELA MAURO GEOVANNI

MARTINEZ DOMINGUEZ WENDY ELIZABETH

streetAddress: SOLAR 7 CARBO (CONCEPCION)

legalName: MARTINEZ DOMINGUEZ WENDY ELIZABETH

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CALLE SEPTIMA 100 TARQUI

legalName: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

MORALES VARAS NELSON GUILLERMO

streetAddress: LONGITUDINAL 2 S/N TRANSVERSAL B S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: MORALES VARAS NELSON GUILLERMO

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

MOLINEROS NARANJO MARCELO ENRIQUE

streetAddress: GALO PLAZA LASSO EL VERGEL OE-1098 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: MOLINEROS NARANJO MARCELO ENRIQUE

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

legalName: PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

BRITPHARMA C.A.

streetAddress: SN GALLERA EL PALOMO DE ORO  CALACALI

legalName: BRITPHARMA C.A.

title: Subasta


description: Butilescopolamina (N-butilbromuro de hioscina), Líquido parenteral, 20 mg/mL, Caja x ampolla(s) x 1 mL

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS DEL GRUPO TERAPÉUTICO A TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD, PLURIANUAL.? del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00026, al proveedor CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE con RUC: 1712399656001 representante legal el SR. EDWIN VICENTE CUENCA YÉPEZ, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de valor de USD $ 3,844.00 Tres Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro con 00/100 centavos

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

title: SIE-DD02D03S-2024-00026-19223

answer: EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SIGNADO CON EL CÓDIGO: SIE-DD02D03S-2024-00026 CUYO OBJETO DEL PROCESO ES: ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS DEL GRUPO TERAPÉUTICO A TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD, PLURIANUAL. NO SE RECEPTARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS OFERENTES.

description: ACLARACION

streetAddress: AV. GONZALEZ SUAREZ BEN-HUR S/N MACHANGARA

MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE

streetAddress: JOSE GUZQUIZA HUACA OE8-438 LA MAGDALENA

legalName: MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE

NOVASALUD S.A.S.

streetAddress: JAIME ROLDOS AGUILERA PASAJE J  SANJUAN

legalName: NOVASALUD S.A.S.

ROMERO CASTILLO ANDREA MARICRUZ

streetAddress: VILLA C31 LOS ESTEROS

legalName: ROMERO CASTILLO ANDREA MARICRUZ

title: Subasta


description: ANTI-A

description: ANTI-A

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL SALUD, PLURIANUAL.? del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00030, al proveedor ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO con RUC: 1708549801001 representante legal el Sr. ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de valor de USD $ 7,500 Siete mil quinientos dólares 00/100 centavos.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: ANTI-A

description: ANTI-A

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: SIE-DD02D03S-2024-00030-19223

answer: Estimado oferente debe cumplir con las especificaciones solicitadas en las fichas técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

name: SUMINISTROS MEDICOS MANOSALVAS VILLAGOMEZ MV ASOCIADOS CIA. LTDA.

description: Estimada Entidad,. Se puede ofertar Lanceta para puncióncon tapa plásticaprotectora, 28G

answer: Estimado oferente debe cumplir con los solicitado en la ficha técnica del MSP, Prueba rápida tipo cassette para la determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces. Incluye consumibles necesarios para la realización de la prueba. Cassettes y consumibles almacenados en envases primarios de manera individual, y envase secundario cumpliendo las normas de calidad. Cada cassette debe incluir un control interno. Sensibilidad: ?90%. Especificidad: ?90%. Incluye inserto. Si se puede ofertar pruebas con anticuerpos mono clonales siendo que estos cumplen con la calidad y seguridad requerida.

description: Favor indicar si como parte del proceso de calificación se debe presentar, como requisito mínimo, carta del fabricante indicando que la Prueba rápida para determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces, utiliza anticuerpos monoclonales. Gracias

answer: Estimado oferente todas las preguntas realizadas mediante el presente proceso de contratación se a dado respuestas claras basándose en las especificaciones técnicas de los documentos preparatorios y fichas técnicas del MSP. Además de dar respuesta a las ofertas de insumos con mejores características de forma positiva que los mismo cumplen con los parámetros solicitados. Siempre orientados a la calidad y seguridad de los mismos.

description: Estimados, en base a la resolución del SERCOP No RE-SERCOP-2016-0000072, en la cual cita: las respuestas a las preguntas formuladas por los futuros oferentes, deberán ser claras y concretas, tendientes a absolver las dudas que pudieran tener, y no simplemente responder que el oferente se limite el contenido de los pliegos, articulo 31 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Publica resolución No RE-SERCOP-2016-0000072, en los artículos que correspondan de acuerdo al procedimiento aplicado condiciones particulares, sección 1 numeral 2 de los modelos obligatorios de pliego, emitidos el 9 de junio de 2017, por favor se solicita que la entidad responda de manera clara y no solo indicando que se rija a los TDR o especificaciones técnicas.

answer: Estimado oferente es una proyección global de aproximadamente 6 meses sin embargo esto esta supeditado a cambios de acuerdo a la rotación de los laboratorios de la jurisdicción de nuestra EOD.

description: Estimados favor confirmar el tiempo de consumo de la compra.

answer: Estimado oferente debe cumplir con los solicitado en la ficha técnica del MSP, Prueba rápida tipo cassette para la determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces. Incluye consumibles necesarios para la realización de la prueba. Cassettes y consumibles almacenados en envases primarios de manera individual, y envase secundario cumpliendo las normas de calidad. Cada cassette debe incluir un control interno. Sensibilidad: ?90%. Especificidad: ?90%. Incluye inserto. Si se puede ofertar pruebas con anticuerpos mono clonales siendo que estos cumplen con la calidad y seguridad requerida.

description: Institución debido a que no se indica y conociendo la importancia de Prueba rápida paradeterminación de antígeno de Helicobacter pylori en heces, por favor confirmar que la prueba debe ser fabricada con anticuerpos monoclonales, evitando reacciones cruzadas y asegurando así resultados con alta calidad y seguridad. Información a ser verificada en inserto o carta del fabricante. Gracias.

answer: Estimado oferente de acuerdo a las especificaciones solicitadas debe cumplir con ?95% de especificidad y ?95% de sensibilidad se puede revisar en la ficha técnica del MSP adjunta al proceso.

description: Señores, referente a la Prueba rápida para determinación de Hepatitis B, antígeno de superficie, debido a que no se indica, por favor confirmar que es requisito mínimo que la prueba cuente con Sensibilidad y Especificidad 99%. Gracias

answer: Estimado proveedor se dará cumplimiento a lo descrito en el Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que contienen dispositivos médicos que están próximos a caducar, del CAPÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTOArt.12

description: Señores por favor aclaren si se admitirá máximo un canje por cada adquisición y contemplara realizar un porcentaje no superior al diez por ciento 10% de las pruebas que no tengan rotación. Gracias

answer: Estimado oferente las ofertas serán únicamente a través del portal de compras públicas SOCE de acuerdo al ART 74 del reglamento de la ley orgánica de contratación pública.

description: Estimada entidad por favor su ayuda confirmando si en base al ART 74 del reglamento de la ley orgánica de contratación pública, la entrega de las ofertas será únicamente a través del portal de compras públicas SOCE. Gracias.

answer: Estimado oferente debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en las fichas técnicas: Prueba rápida tipo cassette para la determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces. Incluye consumibles necesarios para la realización de la prueba. Cassettes y consumibles almacenados en envases primarios de manera individual, y envase secundario cumpliendo las normas de calidad. Cada cassette debe incluir un control interno. Sensibilidad: ?90%. Especificidad: >90%. Incluye inserto.

description: Estimada institución, referente a la Prueba rápida para determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces, ya que no se indica por favor confirmar que el requisito mínimo es que la prueba cuente  con Sensibilidad y Especificidad  mayor al 99%

answer: Estimado oferente debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas:Método inmunocromatográfico.El kit contiene:* Dispositivo de prueba: cassettes conformados por una zona para la muestra y una membrana de nitrocelulosa que posee una banda de control.Prueba rápida para determinación de sangre oculta en heces, método inmunocromatográfico.(C) y una banda de prueba (T) recubierta de antígenos de anticuerpo anti-hemoglobina.Dispositivosalmacenados de forma individual en bolsas de aluminio selladas que en su interior contienen un desecante.* Frascos con aplicador y solución tampón. En cantidad acorde con el número de dispositivos de prueba que conforman el kit.* Inserto*Sensibilidad: ?95%Especificidad: ?95%*Inserto o Manual de Uso, para aquellos dispositivos médicos de uso humano que requieran de instrucciones detalladas para su buen uso o funcionamiento, mismo que incluya los aspectos descritos en la normativa legal vigente

description: Estimados DIRECCION DISTRITAL 02D03 -CHIMBO - SAN MIGUEL -SALUD con el objetivo de lograr libre participación, y debido a que no se indica por favor solicitamos que se permita ofertar prueba que permite la detección cualitativa niveles bajos de sangre humana oculta en heces, con capacidad para detectar sangre oculta en heces a 50 ng/ml o mayores o 6 g/g de hemoglobina y que cuente con un desempeño de: Sensibilidad: 93,6% y Especificidad: 97,95%. Gracias a estas características la exactitud de la prueba es ideal para un correcto diagnóstico, sumado a que no existe riesgo de reaccionas cruzadas por alimentación del paciente.

answer: Estimado oferente debe cumplir con los solicitado en la ficha técnica del MSP, Prueba rápida tipo cassette para la determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces. Incluye consumibles necesarios para la realización de la prueba. Cassettes y consumibles almacenados en envases primarios de manera individual, y envase secundario cumpliendo las normas de calidad. Cada cassette debe incluir un control interno. Sensibilidad: ?90%. Especificidad: ?90%. Incluye inserto. Si se puede ofertar pruebas con anticuerpos mono clonales siendo que estos cumplen con la calidad y seguridad requerida.

description: Estimados, sobre la Prueba rápida para determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces, debido a que no se indica, y conociendo lo importante para un diagnóstico preciso, que las pruebas sean fabricadas con anticuerpos monoclonales enfocados específicamente a antígenos de H. pylori, y con Sensibilidad y Especificidad mayor o igual al 99% evitando así reacciones cruzadas y por lo tanto errores en el diagnóstico, sumado a resultados asegurados por una máxima calidad y alta especificidad. Por favor solicitamos se indique si es requisito mínimo, que la prueba a ser ofertada debe ser fabricada con anticuerpos monoclonales y su rendimiento sea superior al 99%.

answer: Estimado oferente se debe cumplir con los parámetros solicitados en referencia a la fecha de caducidad de ? a 12 meses.

description: Estimada entidad, podemos ofertar producto con fecha menor a 12 meses de caducidad, con la respectiva carta de canje y sin perjuicio a la entidad. Proporcionaremos una carta de canje, comprometiéndonos a reemplazar cualquier producto con fecha cercana a la caducidad, al menos 60 días antes de que expire, sin costo adicional para la entidad.

answer: Estimado oferente debe cumplir con las especificaciones solicitadas en las fichas técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.

description: Estimada entidad, ustedes están solicitando lancetas para punción de 23G con tapa plástica protectora. Queremos consultar la posibilidad de ofertar lancetas de 26G

answer: Estimado oferente si puede ofertar ya que sigue cumpliendo los requisitos de las fichas técnicas del MSP de proporción anticoagulante-muestra para análisis precisos en pruebas de coagulación.

description: Estimada entidad, ustedes están solicitando Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa celeste, 4,5ml. Podemos ofertar tubo de plástico tapa celeste, 2,7 ml con porcentaje de Citrato de Sodio de 3,2%? La diferencia de volumen no afecta significativamente la relación de anticoagulante, ya que el tubo de 2,7 ml con citrato de sodio sigue cumpliendo los requisitos de proporción anticoagulante-muestra para análisis precisos en pruebas de coagulación.

answer: Estimado oferente si puede ofertar agujas toma múltiple 20 x 25MM como se solicita en la ficha técnica adjunto en las especificaciones técnicas de los documentos preparatorios y fichas técnicas de MSP.

description: Estimada entidad ustedes están solicitando, Aguja para extracción de sangre al vacío, 20 x 38mm. Podemos ofertar aguja para extracción de sangre al vacío, 20 Gx25mm?

answer: Estimado oferente la institución cuenta con equipos propios para determinación de glucosa capilar colocado en las especificaciones técnicas ya que los equipos se encuentran en: 21 Unidades operativas, 2 Hospitales Básicos, 3 APH Y 4 Laboratorios.

description: Estimada entidad, confirmar la cantidad de glucómetros que van a necesitar

answer: Estimado proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas de las fichas técnicas del MSP: Rango de referencia 10 mg/dl – 600 mg-7dl. A demás debe ser compatible con los equipos que se dispone en la EOD.

description: Estimada entidad, Ustedes están solicitando Tira reactiva para medición de glucosa. Podemos ofertar tira activa de glucosa con un rango de hematocrito de 30%-55%, rango de medición 20 mg/dl-600 mg/dl y para muestra capilar? Junto a las tiras proporcionaremos los glucómetros compatibles con las mismas.

answer: Estimado oferente si puede ofertar la tirilla de orina de 11 parámetros ya que estaría incrementando los beneficios de detección de la prueba.

description: Estimada entidad, ustedes están solicitando Tira reactiva de orina, 10 parámetros. Podemos ofertar tira reactiva de orina, 11 parámetros, mejorando lo solicitado?

answer: Estimado oferente su prueba rápida entra dentro de los parámetros de sensibilidad de ?90% y especificidad de ?95% solicitadas en las fichas técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.

description: Estimada entidad ustedes están solicitando Prueba rápida para determinación de TORCH, anticuerpos IgM. Nos gustaría saber si es posible ofertar con nuestros valores de sensibilidad y especificidad, considerando que la mayoría de los parámetros superan el umbral del 95%, aunque algunos valores específicos de sensibilidad y especificidad para ciertos antígenos están ligeramente por debajo del 95%, los cuales detallo a continuación: Rubéola IgG : Sensibilidad relativa: 91.8%, Citomegalovirus IgG CMV: Sensibilidad relativa: 93.5%, Herpes simple IgG Sensibilidad relativa:  94.3%, Toxoplasma gondii IgM: Sensibilidad relativa: 94.0%, Rubéola IgM: Sensibilidad relativa:93.4%, Citomegalovirus IgM CMV: Sensibilidad relativa: 92.3%, Herpes simplex virus IgM1:Sensibilidad relativa: 91.4%.

answer: Estimado oferente si se puede ofertar, ya que incremente la sensibilidad y por ende el beneficio de la detección de la prueba rápida y su prueba cumple con las especificaciones de sensibilidad ?95% y especificidad ?95% de la ficha técnica del MSP.

description: En relación con la especificación solicitada para kits de detección del antígeno de superficie de la Hepatitis B HBsAg en suero y plasma, quisiéramos plantear la posibilidad de ofertar el kit, el cual cumple con los siguientes parámetros: Sensibilidad: 100% Especificidad: 99.38% Componentes del kit: Dispositivos individuales tipo cassette, Goteros para la muestra, Manual de instrucciones. Sin embargo, es importante destacar que no incluye una solución tampón o diluyente en su contenido, debido a no se utiliza en sangre total.

answer: Estimado oferente se requiere agujas toma múltiple 20 x 25MM como se solicita en la ficha técnica adjunto en las especificaciones técnicas de los documentos preparatorios y fichas técnicas de MSP.

description: BUENAS TARDES ESTIMADA INSTITUCION.- EN EL ITEM 13 AGUJAS TOMA MULTIPLE EN EL INSUMO SOLICITAN AGUJAS 20G X 38MM QUE SERIA AGUJA DE 1 1/2"  PERO LE PONEN EN LA ESPECIFICACION 25MM QUE ES 1"  POR FAVOR HACER ESTA ACLARACION

ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL

streetAddress: MANUEL CORDOVA GALARZA Y S/N N3-813 POMASQUI

legalName: ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL

ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO

streetAddress: LUIS BANDERAS ALGARROBOS N52-48 SANTA BARBARA

legalName: ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO

title: Subasta


description: BROCOLI

description: BROCOLI

description: COLIFLORES Y BROCOLIS

description: RESUELVE:Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS Y SECOS PARA LA  PREPARACIÓN DE DIETAS DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE SALUD DE GUARDIA DE LOS DOS HOSPITALES BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL –SALUD?, al proveedor GAIBOR MONAR SILVANAESTEFANIA, con RUC: 0201579141001, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de USD $ $ 21,728.00 Veintiún mil setecientos veintiocho con 00/100 centavos con un plazo de entrega de 7 meses 210 días calendario del presente año, posterior a la suscripción del contrato.

title: OTRAS  LEGUMBRES,FRESCAS O REFRIGERADAS N.C.P.

description: BROCOLI

description: BROCOLI

description: COLIFLORES Y BROCOLIS

title: SIE-DD02D03S-2025-00001-19223

answer: Estimado oferente las entregas seran de manera semanal; en cada canton en la bodega de cada Hospital Básico.  a) Entidad: Hospital Eduardo Montenegro LUGAR: Canton Chillanes - Provincia Bolivar. Los dias viernes a las 08:00 a 12:00 am. b) Entidad: Hospital Basico San Miguel LUGAR: Canton San Miguel - Provincia Bolivar. Los Dias Jueves de 10 a 12:00 am. Revisar acta adjunta.

description: pueden indicarnos cuales son las frecuencia de las entregas

streetAddress: JUAN PIO DE MORA AV. CESAR ABEL PAZMIÑO S/N SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL

GAIBOR MONAR SILVANA ESTEFANIA

streetAddress: ISIDRO AYORA CIRCUNVALACION  SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL

legalName: GAIBOR MONAR SILVANA ESTEFANIA

SHUISHI BANSHUY SEGUNDO JUAN

streetAddress: 29 DE SEPTIEMBRE  19 SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL

legalName: SHUISHI BANSHUY SEGUNDO JUAN

title: Subasta


description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DETERMINACIONES EFECTIVAS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON DOTACIÓN DE EQUIPOS DE QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO SAN MIGUEL, PLURIANUAL. del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00029, al proveedor ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO. con RUC: 1708549801001 representante legal Sr. ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de valor de USD $17,355.41 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON 41/100

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: SISTEMAS PARA HEMATOLOGIA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: SIE-DD02D03S-2024-00029-19223

answer: La Dirección Distrital 02D03 Chimbo San Miguel -Salud cuenta con un contrato que rige con apoyo tecnológico de equipos vigente NRO. SIE-DD02D03S-2024-00004-AJ en el cual en la CLÁUSULA TERCERA DEL OBJETO DE CONTRATO manifiesta textualmente: (?) según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta y términos de referencia que se agrega y forma parte integrante de este contrato, (?). Según las especificaciones técnicas de las cuales el contrato hace referencia en el punto 4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE EQUIPOS DE APOYO TECNOLÓGICO que en su parte concreta manifiesta que (?) el plazo de ejecución del apoyo tecnológico será de 48 meses (1. 440 días), por todo lo antes expuesto el presente proceso de contratación es únicamente por determinaciones efectivas.

description: La compra de reactivos es para los equipos que detallan en las especificaciones técnicas GenruiTeco. ?

legalName: DIRECCION DISTRITAL 02D03 -CHIMBO - SAN MIGUEL -SALUD

ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO

streetAddress: LUIS BANDERAS ALGARROBOS N52-48 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

title: Subasta


description: GLUCOSA DETERMINACIONES

description: GLUCOSA DETERMINACIONES

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON DOTACIÓN DE EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA, HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN DEL HOSPITAL BASICO DR. EDUARDO MONTENEGRO, PLURIANUAL.. del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00027, al proveedor ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL. Con RUC: 1705687430001 representante legal Sr. ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de USD $13,080.55 TRECE MIL OCHENTA DOLARES CON 55/100.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: GLUCOSA DETERMINACIONES

description: GLUCOSA DETERMINACIONES

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: SIE-DD02D03S-2024-00027-19223

answer: El Distrito 02D03 Chimbo- San Miguel cuenta con un contrato que rige con apoyo tecnológico de equipos vigente NRO. SIE-DD02D03S-2024-00014-AJ en el cual en la CLÁUSULA TERCERA DEL OBJETO DE CONTRATO (?) se debe cumplir en las características y especificaciones técnicas de la oferta. (?)Según las especificaciones técnicas de las cuales el contrato hace referencia en el punto 4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE EQUIPOS DE APOYO TECNOLÓGICO que en su parte concreta manifiesta que (?) el plazo de ejecución del apoyo tecnológico será de 48 meses (1. 440 días), por todo lo antes expuesto el presente proceso de contratación es únicamente por determinaciones efectivas, siendo que como EOD ya se cuenta con equipos con apoyo tecnológico.

description: Estimados, en los antecedentes señalan que la compra es para el contrato de apoyo tecnológico que se encuentra vigente por favor confirmar si en efecto solo el proveedor actual puede participar o si es posible presentar la oferta con otros equipos en calidad de apoyo tecnológico. Saludos,

description: ADQUISICIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON DOTACION DE EQUIPOS DE QUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA Y COAGULACION DEL HOSPITAL BÁSICO DR. EDUARDO MONTENEGRO, PLURIANUAL.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD, PLURIANUAL.? del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00028, al proveedor MEDIVITALSCC S.A con RUC: 1793053505001 representante legal el Sr.Edgar Vicente Carrión Vargas de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de valor de USD $ 41,800.00 Cuarenta y Un Mil Ochocientos dólares 00/100 centavos.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-DD02D03S-2024-00028-19223

answer: EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SIGNADO CON EL CÓDIGO: SIE-DD02D03S-2024-00028 CUYO OBJETO DEL PROCESO ES: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL, PLURIANUAL. NO SE RECEPTARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS OFERENTES.

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL, PLURIANUAL.

streetAddress: DE LAS VIÑAS GUAYACANES E13-94 LA FLORESTA

legalName: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

MEDIVITALSCC S.A.

streetAddress: OE2 AV LLIRA ÑAN S35F 406 CHIMBACALLE

legalName: MEDIVITALSCC S.A.

title: Subasta


description: IONOMERO DE VIDRIO DE RESTAURACION PARA TECNICA TRA

description: MATERIALES PARA RESTAURACION DENTAL

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL -SALUD, PLURIANUAL.? del proceso Nro. SIE-DD02D03S-2024-00031, al proveedor DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA, con RUC: 1790760731001 representante legal la Sra. HORTENCIA MARGARITA GALARZA MORALES de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de valor de USD $ 18.200. Dieciocho Mil Doscientos 000/100000

title: PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O COMPUESTOS PARA EMPRESIONES DENTALES; OTROS PREPARADOS PARA USOS ODONTOLOGICO A BASE DE YESO; PREPARADOS Y CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIOSG; GRANADAS CARGADAS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS; MEDIOS DE CU

description: MATERIALES PARA RESTAURACION DENTAL

title: SIE-DD02D03S-2024-00031-19223

description: Luego de la revisión realizada por el servidor designado por la máxima autoridad se desprende que en concordancia a la Normativa Legal Vigente SI presenta errores de naturaleza convalidable, de acuerdo alArt.79.- Convalidación de errores de forma.- ? v contradicciones o discordancia que causen duda entre lainformación consignada por el participante en cualquier parte de su oferta y la documentación con la que lorespalda. ?. Solicito aclaración en la documentación de registros sanitarios de los productos descritos en su oferta ya que en las fichas técnicas adjuntas difieren de los producto ofertados por su empresa, como entidad contratantequeremos que nos cumplan con el requerimiento que estamos pidiendo con las especificaciones técnicas ya que son insumos utilizados para brindar una atención de calidad en pacientes.

answer: Saludos cordiales, de acuerdo a lo solicitado indico que según el Reglamento General a la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública señala Art. 52 Especificaciones técnicas.- (?) En el numeral 2:Para la elaboración de las especificaciones técnicas se considerará lo siguiente: No se podrá hacerreferencia a marcas de fábrica o de comercio, nombres o tipos comerciales, patentes, derechos de autor,diseños o tipos particulares, ni a determinados orígenes, productores o proveedores(?). Por tal razón nopuedo colocar imágenes por el tema de marcas, indico que se debe tomar en cuenta dicho ítem #21 Set deresina compuesta nano hibrida de fotocurado anteriores y posteriores ( A2, A3, A3.5, B3, C2 ) según todaslas especificaciones técnicas descritas como son: Material plástico, derivados del ácido acrílico y ácidometacrilico, radiopaco, cuya polimerización es por medio de lámpara de luz halógena, set de estuche con 5jeringas, un ácido fosfórico y un adhesivo de resina, vari

description: Distinguida entidad solicito se nos ayude con una imagen del item #21 Set de resina compuesta nano hibrida de fotocurado anteriores y posteriores A2,A3, A3.5, B3, C2

answer: Dando respuesta a lo solicitado lamento informarle que NO se puede dar paso para presentar la carta decompromiso solicitada, ya que esta no nos da ninguna garantía, debo aclarar que los productos que venganpresentados en las ofertas deberán dar cumplimiento expreso y puntal a las especificaciones técnicasseñaladas por la entidad contratante, ya que cuando sean presentadas las ofertas se da por entendido quelos contratistas tienen los productos en stock junto con sus fichas técnicas de cada producto que ofrecenpara poder ser revisadas, de este modo vamos a evitar tener inconvenientes en la entrega de dichosproductos.

description: Distinguida Entidad solicito amablemente se nos conceda participar con una carta de compromiso deentrega de los analisis de lote requeridos según las especificaciones tecnicas del proceso, siemprey cuando seamos adjudicados ya que dicho documento solo se nos otorga una vez hecha la compra de cadadispositivo odontologico

CHOEZ JIMENEZ ROXANNA LISSETH

locality: DURAN

streetAddress: SOLAR 7 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: CHOEZ JIMENEZ ROXANNA LISSETH

GUEVARA CADENA MARIA ELENA

streetAddress: INES GANGOTENA VIA AMAGUAÑA LT-1 SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL

legalName: GUEVARA CADENA MARIA ELENA

Mancheno Acuña Danny Sebastian

streetAddress: N1187 N10 CHARLES DARWIN LA ARMENIA S/N CONOCOTO

legalName: Mancheno Acuña Danny Sebastian

DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

streetAddress: 9 DE OCTUBRE RAMIREZ DAVALOS N22-106 SAN BLAS

legalName: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

title: Subasta


description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXIGENOTERAPIA

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato con código Nro. SIE-DD02D03S-2025-00002, para la?ADQUISICIÓN DE FÁRMACO RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINALPARA INHALACIÓN MÍNIMO 93 por ciento V/V CILINDRO por ciento DELGRUPO V VARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D03 CHIMBO SANMIGUEL – SALUD, al proveedor Sra. ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA, conRUC: 0600923650001, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentosdel proceso, por un valor de USD $ $ USD $ 7,000.00 Siete mil dólares con 00/100centavos con un plazo de entrega de 240 días calendario del presente año, posterior ala suscripción del contrato.

title: APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE; APARATOS DE PSICOTENIA; APARATOS DE OZONO TERAPIA, OXIGENOTERAPIA, AEROSOLTERAPIA, RESPIRACION ARTIFICIAL U OTROS APARATOS RESPIRATORIOS TERAPEUTICOS; OTROS APARATOS RESPIRATORIOS Y MASCARAS DE GAS (EXCEPTO M

description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXIGENOTERAPIA

title: SIE-DD02D03S-2025-00002-19223

description: Luego de la revisión realizada por el servidor designado por la máxima autoridad se desprende que en concordancia a la Normativa Legal Vigente NO presenta errores de naturaleza convalidable, de acuerdo al Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

answer: La Lic. Verónica Elizabeth Tenesaca Lamar señala que, conforme al cronograma establecido, la fecha límite para presentar preguntas, fijada en el pliego fue el 27 de marzo del 2025 hasta las 17:00 p.m. Informa también que NO se han reportado preguntas en el portal por parte de los oferentes dentro del proceso de ?ADQUISICIÓN DE FÁRMACO (RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA INHALACIÓN MÍNIMO 93 % V/V CILINDRO%) DEL GRUPO V VARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD.?

description: ACLARACION

answer: La Lic. Verónica Elizabeth Tenesaca Lamar señala que, conforme al cronograma establecido, la fecha límite para presentar preguntas, fijada en el pliego fue el 27 de marzo del 2025 hasta las 17:00 p.m. Informa también que NO se han reportado preguntas en el portal por parte de los oferentes dentro del proceso de ?ADQUISICIÓN DE FÁRMACO (RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA INHALACIÓN MÍNIMO 93 % V/V CILINDRO%) DEL GRUPO V VARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD.?

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE FÁRMACO (RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA INHALACIÓN MÍNIMO 93 por ciento V/V CILINDRO por ciento) DEL GRUPO V VARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL – SALUD

ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: DIEGO DE IBARRA VELOZ 23-23 VELASCO

legalName: ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA

ARGUELLO GUADALUPE CARLA SOFIA

streetAddress: BENALCAZAR CHILE 18-19 VELOZ

legalName: ARGUELLO GUADALUPE CARLA SOFIA

title: Subasta


description: Sulfato de magnesio, Líquido parenteral, 20 %, Caja x ampolla(s) x 10 mL

description: Sulfato de magnesio

description: Art. 1.- Adjudicar el contrato de ?ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS DEL GRUPO B SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D03 CHIMBO SAN MIGUEL - SALUD?, al proveedor CORDERO CEDEÑO FRANCISCO XAVIER en calidad de REPRESENTANTE LEGAL y FARAH CORDERO JOAT FERNANDO en calidad de Apoderado de LABORATORIOS ROCNARF S.A, con RUC: 0990333319001, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos del proceso, por un valor de USD $ 10,501.05 Diez mil quinientos uno con 05/100 centavos con un plazo de entrega de 10 días 10 días  contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato.

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Sulfato de magnesio

title: SIE-DD02D03S-2025-00003-19223

answer: Señor oferente como se mencionó en el documento de solicitud no es un limitante exclusivo, ya que serequiere de al menos uno de los siguientes documentos para poder cumplir con aplicación de compraspúblicas sostenibles en cualquiera de los criterios de responsabilidad solicitados como entidad

description: Estimada entidad,De acuerdo a lo solicitado en el parámetro Documento y/o certificados de los criterios de responsabilidad para cumplir compras públicas sostenibles, en relación al criterio social aplica para distribuidoresSaludos cordiales

streetAddress: AV. GONZALEZ SUAREZ BEN-HUR S/N MACHANGARA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CALLE SEPTIMA 100 TARQUI

legalName: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

legalName: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

legalName: PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

streetAddress: AV ILALO ISIDRO SANDOVAL LT90 TUMBACO

legalName: PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

streetAddress: JOAQUIN MANCHENO ELOY ALFARO E-481 LA VICENTINA

legalName: REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.

BRITPHARMA C.A.

streetAddress: SN GALLERA EL PALOMO DE ORO  CALACALI

legalName: BRITPHARMA C.A.

title: Subasta