description: SISTEMAS PARA INMUNOQUIMICA - DOSIFICACION HORMONAL

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: SIE-CCQAHDC-2025-001-2804

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION SOLICITADA

name: FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

description: Estimado oferente favor revisar archivo adjunto.

answer: Estimado proveedor se deben cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas en referencia a lo solicitado. Esta solicitud es por cumplir con normativas de calidad en cuanto a manejo de muestras ya que dentro de nuestro objeto de contratación tenemos pruebas infecciosas y debemos asegurar el estado de salud del paciente. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución se puede ofertar un analizador de inmunología con tecnología de limpieza eficiente del interior y el exterior de la sonda con un búfer de limpieza de alta presión la cual asegura una limpieza eficiente impidiendo el arrastre de compuestos y contaminación cruzada, además de ser amigable con el ambiente al no usar puntas de plásticos descartables. Ya que el sistema de pipeteo de muestra descartable es exclusivo de los equipos Cobas de Roche

answer: Estimado proveedor, se trata de la estabilidad a bordo que mínimo debe cumplir todos los parámetros, se aclara que debe cumplir como mínimo 24 días garantizando a la institución que se cumpla con este requerimiento. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución, con el fin de permitir la libre participación en un proceso por determinación efectiva, donde el proveedor tiene la obligación de realizar reposiciones de reactivos en caso de no consumir la totalidad de los mismos, se permitirá la entrega de reactivos con estabilidad a bordo entre 14 a 28 días?

answer: Estimado proveedor se acepta el equipo siempre y cuando sean las mismas características que se menciona dentro de los términos de referencia. No se aceptará similitudes características dentro de la oferta. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución es posible realizar la entrega e instalación de un equipo de similares características al equipo solicitado hasta la llegada del equipo nuevo o a su vez extender el plazo para la entrega de equipos definitivos a 60 días, considerando que los procesos de importación desde el país de origen podrían tomar dicho tiempo?

answer: El oferente deberá presentar una Carta de compromiso de canje o reposición, que en el caso de ser adjudicado entregará una carta de canje, en la cual se compromete a realizar el canje de los bienes adquiridos que estén por caducarse, para lo cual la entidad no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días. Las determinaciones de Hormonas e Inmunología de Laboratorio Clínico tendrán mínimo una caducidad de 12 meses, (de no tener este tiempo presentar la declaración de vencimiento del producto por su naturaleza química) la carta de canje debe tener una vigencia hasta de 12 meses. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, es importante considerar que todo reactivo o dispositivos de diagnóstico in vitro, incluido controles y calibradores, su estabilidad es hasta el último día de su vida útil marcado en la etiqueta, amparados en esta condición, y tomando en cuenta que por su naturaleza algunos IDV no superan los 12 meses de fecha de caducidad por ustedes solicitado Es posible entregar los productos con fecha de caducidad menor a 12 meses con respaldo de una carta de compromiso de canje según la normativa vigente? Gracias

answer: Estimado oferente, el proceso es de Hormonas e Inmunología, el informe técnico deberá ser entregado una vez instalados los equipos. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados, en especifiaciones técnicas en el apartado de OTROS PARÁMETROS solicitan la presentación de "Informe técnico donde se garantice el buen funcionamiento y estado de los  equipos de Química y Uianálisis", el proceso corresponde a hormonas e inmunología, aclarar que ha sido un error de tipeo, adicional, se solicita en caso de ser necesario se deba entregar la documentación de informe técnico del equipo se acepte una carta compromiso de entrega de esta documentación al momento de realizar la instalación o parametrización de los equipos, puesto que al momento de entregar la oferta desconocemos el número de serie del equipo que se dé para la entrega en caso de adjudicación.

answer: Estimado oferente los equipos a ofertar deben contar con vigencia tecnológica y estar en perfectas condiciones no se aceptará equipos re manufacturados, y en caso de ser adjudicados se solicitará un compromiso de garantía técnica donde indique que el equipo se encuentra funcionando perfectamente y en caso de no cumplirlo se deberá reemplazar el equipo por otro de mejor calidad. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Existen proveedores que no cumplen con la vigencia tecnológica y a través de documentos que no son garantías aplicables en los requisitos mínimos tratan de compensar de alguna manera los requisitos mínimos a ofertar, estimada entidad en cumplimiento de las normativas vigentes, indicar si los requisitos mínimos pueden modificarse?

answer: Estimado proveedor se deberá presentar los registros sanitarios vigentes en el momento de la oferta, conforme atribuciones y responsabilidades de la Dirección Nacional de Regulación de Medicamentos y Dispositivos Médicos, establecidas en la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, Emitido mediante acuerdo Ministerial Nro. 00023-2022 y Publicado en Registro Oficial, Quinto Suplemento No.160. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados debido a procedimientos de ARCSA actualmente la vigencia de los registros sanitarios se están solicitando con tiempo, pero existe una demora al momento de entregar, se puede presentar un documento que asegure a la institución que los trámites siguen en esta entidad y de esta manera tenerlos vigentes en caso de ser adjudicados con la finalidad de no perjudicar a la institución.

answer: El oferente deberá presentar una Carta de compromiso de canje o reposición, que en el caso de ser adjudicado entregará una carta de canje, en la cual se compromete a realizar el canje de los bienes adquiridos que estén por caducarse, para lo cual la entidad no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días. Las determinaciones de Hormonas e Inmunología de Laboratorio Clínico tendrán mínimo una caducidad de 12 meses, (de no tener este tiempo presentar la declaración de vencimiento del producto por su naturaleza química) la carta de canje debe tener una vigencia hasta de 12 meses. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Especificaciones técnicas donde se menciona reactivos, se solicita que se entregue reactivos con 12 meses de fecha de caducidad, por lo que debemos indicar que al ser reactivos biológicos estás fechas de caducidad no se pueden entregar, nos podrían indicar si se aceptará la carta de compromiso como parte de la entrega.

answer: Estimado proveedor no se aceptará otro equipo que se pueda utilizar para complementar el objeto contractual, por favor tomar en consideración las especificaciones técnicas de los equipos, como un requisito principal para presentar la oferta Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución por favor aclarar si se puede instalar otras plataformas para lograr completar el objeto contractual.

answer: Estimado proveedor, no se aceptaran reactivos que tengan que ser manipulados por el operador por precautelar la salud tanto del personal y reducir el riesgo de desperdicio (costo-beneficio) por contaminación del reactivo, como se indica en los términos de referencia, los reactivos deberán estar listos para su uso, sin preparación, ni mezclado previo y mínima intervención del operador. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución dentro del proceso se menciona que se debe mantener equipos con vigencia tecnológica, por favor aclarar si se van aceptar reactivos que necesitan manipulación directa del operador poniendo en riesgo su salud o se va aceptar reactivos que necesitan pre-tratamiento para posterior realizar el análisis, lo que no garantiza

answer: Estimados oferentes por favor revisar las especificaciones Técnicas es un proceso de hormonas, no se está solicitando lo mencionado. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Por favor indicar la estabilidad a bordo del reactivo de hemoglobina glicosilada.

answer: Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada Institución se permitirá ofertar reactivo de hemoglobina glicosilada que necesite pre-tratamiento de la muestra, adicional la institución permitirá participar con documentos asegurando que es posible trabajar de manera de no necesitar pre-tratamiento sin que esto se notifique en la hoja o catálogo del reactivo.?

answer: Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución se permitirá ofertar reactivos que no se encuentran listos para el uso.?

answer: Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución se permitirá participar a oferentes que coloquen otro equipo para complementar pruebas, y estos funcionan por separado, lo que no garantiza la automatización.?

answer: El oferente deberá presentar una Carta de compromiso de canje o reposición, que en el caso de ser adjudicado entregará una carta de canje, en la cual se compromete a realizar el canje de los bienes adquiridos que estén por caducarse, para lo cual la entidad no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días. Las determinaciones de Hormonas e Inmunología de Laboratorio Clínico tendrán mínimo una caducidad de 12 meses, (de no tener este tiempo presentar la declaración de vencimiento del producto por su naturaleza química) la carta de canje debe tener una vigencia hasta de 12 meses. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada institución por favor aclarar si se va a recibir reactivos con corta fecha de caducidad para este proceso.

answer: Estimado oferente, los análisis de lote se solicitan la para entrega de los bienes, más no para la calificación.  Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada entidad, en "Otros parámetros" solicitan certificados de análisis de lote de todos los reactivos, favor confirmar si es factible enviar solamente la carta compromiso que en caso de ser adjudicados entregaremos los documentos de acuerdo con lo solicitado

answer: El oferente deberá presentar una Carta de compromiso de canje o reposición, que en el caso de ser adjudicado entregará una carta de canje, en la cual se compromete a realizar el canje de los bienes adquiridos que estén por caducarse, para lo cual la entidad no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días. Las determinaciones de Hormonas e Inmunología de Laboratorio Clínico tendrán mínimo una caducidad de 12 meses, (de no tener este tiempo presentar la declaración de vencimiento del producto por su naturaleza química) la carta de canje debe tener una vigencia hasta de 12 meses. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados, por naturaleza del producto o dificultades de importación a nivel mundial, se puede ofertar productos con vida útil menor a 12 meses con carta compromiso de canje del proveedor?

answer: Estimado oferente las respuestas son claras con el fin de solventar las dudas de los proveedores. Adicional es pertinente indicar que la RE-SERCOP-2016-0000072 se encuentra derogada. Estimado oferente por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, en base a la resolución del SERCOP No RE-SERCOP-2016-0000072, en la cual cita ?las respuestas a las preguntas formuladas por los futuros oferentes, deberán ser claras y concretas, tendientes a absolver las dudas que pudieran tener, y no simplemente responder que el oferente se limite el contenido de los pliegos, articulo 31 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Publica resolución No RE-SERCOP-2016-0000072, en los artículos que correspondan de acuerdo al procedimiento aplicado condiciones particulares, sección 1 numeral 2 de los modelos obligatorios de pliego, emitidos el 9 de junio de 2017?, por favor se solicita que la entidad responda de manera clara y no solo indicando que se rija a los TDR o especificaciones técnicas.

answer: Estimado proveedor con el fin de dar apertura a todas las casas comerciales si se acepta controles de primera opinión siempre y cuando sean de mínimo dos parámetros. Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados, mediante memorando Nro. MSP-VAIS-2023-0057-M del 16 de Enero del 2023, se detalla que: Respecto al control de calidad externo control de tercera opinión este no podrá ser entregado por el proveedor del apoyo tecnológico. La contratación del servicio de PEEC o comparaciones interlaboratorios podrán realizarse a través de procesos de ínfimas cuantías o subasta inversa, según corresponda sea con recursos corrientes o de inversión según sea la disponibilidad presupuestaria en los próximos 120 días?. La entidad se acoge a esta opción, y aceptar controles de primera opinión?

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, es posible entregar a la institución UPS eléctrico para respaldo de energía de 15 a 20 minutos, tomando en cuenta que este lapso es suficiente mientras ocurre el cambio/transición a la planta de energía de la institución, garantizando el funcionamiento normal de los equipos. Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimad entidad detallar que unidades y proveedores están actualmente en el área de laboratorio que requieren hacer la interfaz al sistema lis?

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada entidad favor indicar la cantidad de computadores de validación solicitadas para el área de procesamiento y validación, entendiendo que el sistema del laboratorio funciona con normalidad con equipo de computación CORE I5, podrían confirmar si se pueden entregar con estas características?

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, favor confirmar si el proveedor encargado del sistema de laboratorio LIS cumple con el tiempo estipulado por la institución para la conexión una vez suscrito el contrato, tomando en cuenta que este es un trabajo que debe realizar la casa comercial que da soporte al LIS existente. Gracias

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Señores, favor confirmar la cantidad de etiquetas que se deberá entregar a la institución. Gracias

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, como Buena Práctica de Contratación Púbica un proceso de contratación pública no debe afectar el derecho de los oferentes a su participación en un procedimiento de contratación en general evitando así la discriminación y/o exclusión de un oferente.  Basados en lo antes indicado, se podría excluir como parámetro de calificación la obligatoriedad de la visita técnica del área donde será instalado el sistema ofertado, con la carta compromiso de que se realizará la visita una vez adjudicada el proceso. En caso de ser negada esta petición, favor justificar su negativa.  Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, es importante considerar que todo reactivo o dispositivos de diagnóstico in vitro, incluido controles y calibradores, su estabilidad es hasta el último día de su vida útil marcado en la etiqueta, amparados en esta condición, y tomando en cuenta que por su naturaleza algunos IDV no superan los 12 meses de fecha de caducidad solicitados es posible entregar los reactivos con fecha de caducidad menor con respaldo de una carta de compromiso de canje según la NORMATIVA LEGAL VIGENTE? Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, favor confirmar que en caso de realizar el canje de productos este se regirá acorde al Acuerdo Ministerial 50, Registro oficial Suplemento 29 de 25-mar-2022,última modificación: 31-Marzo-2022, Estado: Vigente, Manual de Recepción, Almacenamiento de Medicamentos, Dispositivos Médicos en su numeral 7.8.7 literal a Canje segundo párrafo, indica: "Se deberá considerar que el canje se podrá realizar entre el 10% y 15% del volumen total adquirido por cada adquisición de acuerdo al mecanismo de compra empleado. De superar este porcentaje se determinará las responsabilidades del caso a través de las instancias de control, a fin de tomar acciones conforme a la normativa aplicable.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Señores, favor aclarar si la unidad back up solicitada será utilizada simultáneamente con el equipo principal o solo entraría en uso en caso de daño de la unidad principal. Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, considerando el principio de selección objetiva establecido en el numeral 7 del Art. 130 del RGLOSNCP, la entidad contratante para la evaluación, deberá separar la oferta del oferente en otras palabras, deberá únicamente calificar los componentes del bien o servicio que forma parte de la oferta y no lo relacionado con las condiciones de los proveedores en conclusión, las entidades contratantes en los procedimientos de contratación de SIE no deberán solicitar la experiencia general y específica mínima.  Favor aclarar si la institución va a aplicar la normativa legal vigente y no será necesario enviar la experiencia solicitada.  Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, debido a que los dispositivos de diagnóstico in vitro cuentan con sellos de seguridad en sus cajas y basándonos en la excepción mencionada en el Art. 25 de la NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA SUSTITUTIVA PARA EL REGISTRO SANITARIO Y CONTROL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO HUMANO, Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE FABRICAN, IMPORTAN, DISPENSAN, EXPENDEN Y COMERCIALIZAN, es posible entregar el producto con la leyenda impresa en inject ?IESS/MSP PROHIBIDA SU VENTA? únicamente en el empaque secundario para evitar poner en riesgo la integridad y calidad del producto. Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, mediante memorando Nro. MSP-VAIS-2023-0057-M del 16 de enero del 2023, se detalla que: Respecto al control de calidad externo control de tercera opinión NO PODRÁ ser entregado por el proveedor del apoyo tecnológico. La contratación del servicio de PEEC o comparaciones interlaboratorios podrán realizarse a través de procesos de ínfimas cuantías o subasta inversa, según corresponda sea con recursos corrientes o de inversión según sea la disponibilidad presupuestaria. La entidad se acoge a esta disposición, y aceptará solo los controles de primera opinión por parte del proveedor del AT?, en caso de que no sea aceptada, favor justificarla legalmente.  Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Señores, favor confirmar si el personal propuesto para este proceso de contratación debe estar en nómina de la empresa oferente, garantizando de esta manera la asistencia oportuna, y como medio de verificación se presentaría el certificado laboral y mecanizado del IESS.  Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, es posible realizar la visita de mantenimiento preventivo del equipo propuestos en este proceso de contratación de acuerdo con la recomendación del fabricante, es decir, una visita por año, en lugar de tres visitas, como lo están especificando en el numeral 3 "Especificaciones técnicas" de las ET?

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, es posible enviar carta compromiso de que, en caso de ser adjudicados, seentregará los certificados de análisis de lote, tomando en cuenta que estos certificados puedenvariar pues son productos de importación y dependerán del lote que se va a entregar. En caso de no aceptar este requerimiento, solicitamos argumentar de manera técnica su respuesta. Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, con el propósito de que todos los oferentes participemos en igualdad de condiciones, y en concordancia con el Principio de Igualdad y Concurrencia, la institución aceptará solamente equipos ?NUEVOS?? Favor confirmar

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, es posible ofertar equipos no remanufacturados, no repotenciados, seminuevos y en perfectas condiciones dentro de su vigencia tecnológica, tomando en cuenta el tiempo de consumo de las determinaciones a adquirir? En caso de no aceptar esta condición, favor justificarlo de manera técnica su negativa.  Gracias.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, favor confirmar el número de profesionales y el tipo de profesionales quedeberán recibir la capacitación sobre el uso y manejo del sistema. Gracias

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, favor detallar y justificar cuáles serían las adecuaciones que eladjudicatario deberá realizar en cada labForatorio para la instalación de los equipos ofertados,información importante para la evaluación de costos y cumplimiento con los tiempos de entrega propuestos por la institución, toda vez que el Art. 130 del Reglamento de LONSCP indica: Reglas comunes.- Toda subasta inversa deberá cumplir con las siguientes reglas comunes: 1. No se podrá contratar bajo este procedimiento la ejecución de obras civiles como trabajos de mantenimiento, reparaciones, remodelación de infraestructuras y cualquier otra obra de naturaleza similar Gracias

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados señores, favor confirmar el tiempo de consumo de las determinaciones solicitadas tomando en cuenta que la adquisición de bienes debe ser planificada de forma tal que se garantice su utilización antes de cumplirse con la fecha de vencimiento, sin perjuicio de la facultad de canje que prevé la normativa vigente. Gracias

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada entidad, es posible entregar reactivos con fechas inferiores a 12 meses, con su respectiva carta de canje?, esto es debido a que los productos vienen de importación desde China y a Ecuador nos llega ya menos de 1 año, pese a que en su registro sanitario algunos indica 12 meses , en caso de aceptar nuestra casa comercial se haría cargo de realizar el canje sin problema alguno con una notificación de la entidad de al menos 60 dias antes de su fecha de caducidad, por favor confirmar.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimada Institución, es posible entregar parcialmente los reactivos, esto con el afán de no caducar,acorde a los requerimientos del laboratorio. Saludos.

answer: Estimado proveedor por favor revise acta adjunta. Gracias

description: Estimados Institución: Es posible participar con un analizador por Quimioluminiscencia de 15 posiciones a bordo de reactivos y 50 posiciones para muestras de pacientes, el mismo realiza todas las pruebas que están solicitando en este proceso? Saludos

description: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES PARA HORMONAS E INMUNOLOGIA CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL C.C.Q.A.H.D. COTOCOLLAO

ROCHE ECUADOR S.A.

streetAddress: AV SIMON BOLIVAR VIA A NAYON N/A IÑAQUITO

legalName: ROCHE ECUADOR S.A.

streetAddress: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE N31-110 Y WHYMPER WHYMPER N31-110 IÑAQUITO

title: Subasta


name: CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO

Unidad

scheme: SERCOP

description: INSUMOS DE USO GENERAL

scheme: CPC

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

currency: USD

description: Por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-004-2804

status: active

answer:
Se adjunta Ficha Tecnica original actualizada por el fabricante y traducida debidamente al espanol de los items
Cateter intravenoso 18 G con aletas
Cateter intravenoso 22 G con aletas
Cateter intravenoso 20 G con aletas

name: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

description: Estimados por favor revisar Oficio adjunto.

answer: SE PROCEDE A CONVALIDAR

answer: Estimada Entidad Contratante se realiza un alcance a la solicitud de convalidacion de errores y se anexa documentos para su verificacion

answer: Estimado proveedor conforme lo estipula el Manual de Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud, numeral 7.7.3. Recepción técnica, literal C?Para dispositivos médicosEn caso de que el envase secundario cuente con un sello de seguridad o se encuentre sellado de origen, dicha seguridad no podrá ser violentada y se deberá solicitar al proveedor la justificación técnica correspondiente emitida por el fabricante, que avale y garantice la calidad de su contenido. A su vez, en estos casos no se podrá exigir la colocación de la leyenda ?Gratuito. Prohibida su venta? en la etiqueta del envase primario?.Por lo que en el caso de ser adjudicado la entidad aceptará el etiquetado en el envase secundario siempre y cuando presente la justificación técnica correspondiente emitida por el fabricante, que avale y garantice la calidad de los bienes. POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la RPIS en la cual se indica que si el envase secundario viene con sello de seguridad desde oriegn no deberá ser violentada y el proveedor presentará una carta de inviolabilidad y la Resolución ARCSA-DE-002-2020-LDCL en su artículo 27 literal j ?en el área de marcaje no se realizarán procesos que afecten la integridad o sellado de los envases, ni fraccionamiento?, indicamos que las leyendas institucionales solicitadas se realizarán únicamente a nivel de envase secundario para cumplir con la normativa y no afectar la integridad del producto ni abrirlo para lo cual el producto se entregará en caja cerrada según su factor de empaque. Por favor solicitamos su aceptación a la condición mencionada.

answer: Estimado proveedor, la entidad requiere dispositivos médicos con características técnicas que constan en el Listado Nacional Institucional de Dispositivos Médicos del IESS, por lo que se requiere: Catéter intravenoso 18 G con aletasCatéter de poliuretano para canalización de vena, calibre 18 G, longitud de 29 mm - 35 mm, mandril con aguja de acero inoxidable, bisel biangulado y trifacetado, cámara de flujo transparente, con aletas, dispositivo antipinchazos, radiopaco, con o sin puerto de inyección, libre de látex y DEHP, estéril, descartable.POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Buenas tardes, se puede participar con un cateter intravenoso 18 G con aletas que cumple con todas las características solicitadas, con una longitud de 29-45 mm?. Cabe mencionar que esta característica no afecta su uso.

description: ADQUISICIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS VARIAS MEDIDAS PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: EL SALVADOR

scheme: EC-RUC

MERCHAN TENORIO ANA MARCELA

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: GABRIEL CARRASCO DARÍO ORDÓÑEZ ESPINO S/N YANUNCAY

legalName: MERCHAN TENORIO ANA MARCELA

VACONCORP S.A.

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: ACACIAS AV. LAS MONJAS 602 TARQUI

legalName: VACONCORP S.A.

INDIMEP S.A.S.

streetAddress: SUBURBIO OESTE CALLE 23 ENTRE  O  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: INDIMEP S.A.S.

B.BRAUN MEDICAL S.A.

streetAddress: MANUEL AMBROSI DE LOS CIPRESES E4-120 EL SALVADOR

legalName: B.BRAUN MEDICAL S.A.

streetAddress: DE LAS VIÑAS GUAYACANES E13-94 LA FLORESTA

BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.

roles: tenderer supplier

streetAddress: MONTUFAR ROCAFUERTE E1-35 CONOCOTO

legalName: BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

name: REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.

description: Por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-005-2804

answer: SE CONVALIDA

description: REVISAR ACTA ADJUNTA

answer: SE CONVALIDA

description: Estimado proveedor por favor revisar archivo adjunto. Gracias

answer: SE CONVALIDA

answer: SE CONVALIDA

answer: Estimado proveedor la entidad requiere adquirir: Jeringa 1 ml, 10 UI - 100 UI, 25 G a 30 G, 5/16", aguja fija, Especificación técnica: Jeringa de polipropileno de 1 ml, con aguja de calibre 25 G a 30 G, longitud 5/16", con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, con tapa para aguja fija, de acero inoxidable, graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, sin volumen residual, estéril, descartable. Estimado oferente por favor revisar acta adjunta

description: Estimada Entidad, en el ítem 5 se puede ofertar Jeringa 1 ml, 25 G a 30 G, 1/2", aguja fija?

answer: Estimado proveedor el plazo de entrega es de 10 días, mismo plazo se encuentra establecido en las especificaciones técnicas, pliego así como el MFC.Estimado oferente por favor revisar acta adjunta

description: Estimada Entidad Contratante aclarar el plazo de entrega debido que en el portal, pliego y en las especificaciones tecnicas indica 10 dias, sin embargo en el modulo facilitador esta subido como 8 dias.

answer: Estimado proveedor, en referencia al Memorando Nro. Nro. IESS-DSGSIF-2025-1211-M del 17 de febrero de 2025 suscrito por la Mgs. Diana Elizabeth Parrales Matute, Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar, Encargada, mediante el cual remite la Socialización del Listado Nacional Institucional de Dispositivos Médicos del IESS, con actualización de la Lista Dispositivos Médicos Seleccionados para la SICBES, a enero 2025, por lo que se solicita remitirse a la siguiente especificación técnica:Equipo de venoclisis, 120 cm hasta 180 cm de longitud, PVC grado médico, polivinil o poliuretano, cámara cuentagotas con valvula de aire, filtro de 15 micras, conector Luer Lock, con o sin clamp de seguridad, regulador de flujo roller, puerto de acceso en Y, punzón universal, línea de infusión de 120 cm hasta 180 cm, libre de látex y DEHP, estéril, descartable. Estimado oferente por favor revisar acta adjunta

description: Estimados señores solicitamos por favor nos permitan participar en el ítem 3 con el Equipo de venoclisis, 120 cm -180 cm PVC grado médico, polivinil o poliuretano, cámara cuentagotas con valvula de aire, filtro de 15 micras, conector Luer Lock, con o sin clamp de seguridad, regulador de flujo roller, puerto de acceso en Y, punzón universal, línea de infusión de 120 cm hasta 180 cm, libre de látex y DEHP, estéril, descartable como se detalla en el  SISTEMA AS 400 3432620053030

description: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN PARENTERAL DEL CCQAHD COTOCOLLAO

legalName: CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO

SUMEDIC S.A.

locality: DAULE

streetAddress: SOLAR 1 LA AURORA

legalName: SUMEDIC S.A.

POLUCHI CAJAS GLORIA MERCEDES

streetAddress: CALLE LEOPOLDO ARCOS N54A N54 OE13-353 SANTA BARBARA

legalName: POLUCHI CAJAS GLORIA MERCEDES

streetAddress: MURGEÓN JORGE JUAN OE1-106 LA FLORESTA

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS, GANADOR DE LA PUJA

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-007-2804

answer: Estimada entidad contratante buenas tardes, se aclara que este es el documento de la oferta: FORMULARIO DE LA OFERTA USHAY.

description: REVISAR OFICIO ADJUNTO

answer: Estimado, las especificaciones técnicas requeridas han sido elaboradas de conformidad con el Listado Nacional Institucional de Dispositivos Médicos y Bienes estratégicos en Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mismo que no contiene imágenes referenciales de los bienes, sin embargo la entidad requiere Papel térmico compatible con impresora de ecógrafo de la institución medida requerida es 110mm x 18m USP-110 HG, impresora marca Sony Digital Graphic Printer UP-D897 propiedad de la entidad.

description: Buenas tardes estimada entidad quería solicitar comedidamente una foto del empaque del papel que actualmente están utilizando, ya que existen varios tipos de papel.

answer: Estimado proveedor, la entidad requiere adquirir Papel térmico compatible con impresora de ecógrafo de la institución, medidas 110mm x 18m USP-110 HG, impresora marca Sony Digital Graphic Printer UP-D897 propiedad de la entidad.

description: Estimados señores Entidad Contratante: Por favor especificar las características y medidas del papel, así como marca y modelo de la impresora.

description: ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ECOGRAFÍA PARA VARIOS SERVICIOS DEL CCQAHD COTOCOLLAO

GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE ROCA 1001 SAN BLAS

legalName: GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER

FIBA MEDICAL CIA. LTDA.

streetAddress: INGLATERRA VANCOUVER N31-49 LA VICENTINA

legalName: FIBA MEDICAL CIA. LTDA.

EMEDE SOLUCIONES MEDICAS MD S.A.S.

streetAddress: SUBTENIENTE EUSTAQUIO BLANCO MACHALA  SANJUAN

legalName: EMEDE SOLUCIONES MEDICAS MD S.A.S.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-008-2804

answer: Se Adjunta toda la documentación solicitada en la convalidacion enviada.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer:
Estimados buen dia

Adjunto envio Fichas tecnicas y Linea de distribucion solicitadas en convalidacion

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO EN LA ETAPA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

answer: Se Adjunta toda la documentación solicitada en la convalidacion enviada.

answer: Estimados Señores, por el presente procedemos a realizar de toda la convalidacion de errores solicitada

answer: Yo Ximena Loza con RUC 1717795650001 extiendo convalidacion de errores para el proceso de subasta  SIE-CCQAHDC-2025-008 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESTRATEGICOS DE ENFERMERIA PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO

answer: Estimado, las especificaciones técnicas requeridas han sido elaboradas de conformidad conel Listado Nacional Institucional de Dispositivos Médicos y Bienes estratégicos en Salud del InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social, mismo que no contiene imágenes referenciales de los bienes, por lotanto, se recomienda se remita las Especificaciones Técnicas y pliegos del presente proceso.

description: Estimados por favor su ayuda con una foto de Venda elástica de tracción corta 10 cm x 5 m

description: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTRATÉGICOS DE ENFERMERÍA PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO

ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO

streetAddress: LA UNION GEOVANNY CALLES SN CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO

LOZA MOSCOSO XIMENA CRISTINA

streetAddress: E5 DE LOS CIPRESES DE LOS HELECHOS S/N COMITE DEL PUEBLO

legalName: LOZA MOSCOSO XIMENA CRISTINA

VACA TOPON SANTIAGO PATRICIO

streetAddress: PASAJE OE5Q MIGUEL PONTON S13-118 SAN BLAS

legalName: VACA TOPON SANTIAGO PATRICIO

SALAZAR AGUILAR JERSON ANDRES

streetAddress: DE LAS VIÑAS  N15-119 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: SALAZAR AGUILAR JERSON ANDRES

legalName: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA

streetAddress: OE12B RIO TIPUTINI RIO RUMIYACU S4-140 CHILIBULO

legalName: MEDICAL SOLUTIONS MEDICMUNDO CIA LTDA

title: Subasta


description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

description: por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: SIE-CCQAHDC-2025-006-2804

description: REVISAR OFICIO ADJUNTO

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: En especificaciones te?cnicas en el widget solicitado por favor aclarar si solamente podemos instalar una sola pantalla

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimados, en especifiaciones técnicas en el apartado de OTROS PARÁMETROS solicitan la presentación de "Informe técnico donde se garantice el buen funcionamiento y estado de losequipos de Química y Uianálisis" se solicita  se acepte una carta compromiso de entrega de esta documentación al momento de realizar la instalación o parametrización de los equipos, puesto que al momento de entregar la oferta desconocemos el número de serie del equipo que se dé para la entrega en caso de adjudicación

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Existen proveedores que no cumplen con la vigencia tecnológica y a través de documentos que no son garantías aplicables en los requisitos mínimos tratan de compensar de alguna manera los requisitos mínimos a ofertar, estimada entidad en cumplimiento de las normativas vigentes, indicar si los requisitos mínimos pueden modificarse?

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada Entidad, favor aclarar con cuántos años de vigencia tecnológica se aceptarán los equipos en apoyo tecnológico solicitados.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: La NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA SUSTITUTIVA PARA EL REGISTRO SANITARIO Y CONTROL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO HUMANO, Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE FABRICAN, IMPORTAN, DISPENSAN, EXPENDEN Y COMERCIALIZAN en su artículo 25 contiene una excepción a la regla general de etiquetado de envases primarios. Por esta razón, la regla de etiquetado general de empaque primario no aplica a los reactivos de diagnóstico in vitro siempre que en la etiqueta de su empaque secundario se cumpla lo descrito en el artículo 23 de dicha norma. Por ello, solicitamos se aclare en el presente proceso contractual, la aplicación de la excepción contenida en el artículo 25 de dicha normativa.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimados, favor aclarar que el proveedor podrá entregar reactivos con una fecha de caducidad menor a la solicitada, siempre y cuando entregue una carta de compromiso de canje, aun cuando no exista un justificativo técnico de la disminución de la fecha de caducidad.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimados aclarar que no se exigirá al proveedor la presentación de documentos no detallados en las especificaciones técnicas o en el contrato para las distintas entregas.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada institución aclarar cuál es la documentación habilitante que debe ser presentada por el contratista en cada entrega.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimados debido a procedimientos de ARCSA actualmente la vigencia de los registros sanitarios se están solicitando con tiempo, pero existe una demora al momento de entregar, se puede presentar un documento que asegure a la institución que los trámites siguen en esta entidad y de esta manera tenerlos vigentes en caso de ser adjudicados con la finalidad de no perjudicar a la institución.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: En el punto 9. Especificaciones técnicas donde se menciona reactivos, se solicita que se entregue reactivos con 12 meses de fecha de caducidad, por lo que debemos indicar que al ser reactivos biológicos estás fechas de caducidad no se pueden entregar, nos podrían indicar si se aceptará la carta de compromiso como parte de la entrega.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada institución por el nuevo reglamento de la ley de protección de datos, por favor aclarar si el sistema de gestión de laboratorio debe cumplir con normas ISO que den la seguridad a la institución de tener un certificado que avale no solamente la calidad sino también la seguridad de los datos que se obtiene de sus pacientes.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada institución por favor aclarar si se puede instalar otras plataformas para lograr completar el objeto contractual.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada institución dentro del proceso se menciona que se debe mantener equipos con vigencia tecnológica, por favor aclarar si se van aceptar reactivos que necesitan manipulación directa del operador poniendo en riesgo su salud o se va aceptar reactivos que necesitan pre-tratamiento para posterior realizar el análisis, lo que no garantiza un resultado fiable para las personas que son atendidas a esta prestigiosa institución.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada institución Es posible participar con un analizador que realiza 250 test hora fotométricos hora y 150 test ISE/hora, con 48 posiciones de reactivos y 48 posiciones de muestra, bandeja de reacciones de 80 posiciones, consumo de agua menor a 1L/h, lavador automático de cubetas, predilución automática, con lector de código de barras incorporado para reactivos y muestras? Gracias de antemano su respuesta.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, Se puede colocar equipos provisionales de similares características hasta la llegada del equipo definitivo en Química y Uroanálisis? Saludos

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, para el sistema de uroanálisis por favor confirmar si la tirilla ofertada debe contener los parámetros de creatinina, albúmina y ácido ascórbico.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, para el sistema de uroanálisis, por favor confirmar la velocidad mínima del módulo de análisis  química de tirillas de orina.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, para el sistema de uroanálisis, para asegurar la completa automatización y flujo óptimo de trabajo en el laboratorio, por favor confirmar si el necesario que el equipo ofertado sea un sistema modular, es decir que esté conformado por 2 equipos: 1 módulo de química + 1 módulo de sedimento.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, para el sistema de uroanálisis por favor confirmar si es posible entregar 2 niveles de controles internos.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, para asegurar una adecuada obtención de resultados, por favor confirmar si es indispensable que el equipo de uroanálisis ofertado cuente con tecnología de clasificación artificial de imágenes.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, por favor aclarar si es indispensable que el equipo de uroanálisis ofertado para el análisis de sedimento posea la capacidad de realizar autoenfoque

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, confirmar si para el plan de contingencia donde se contemple derivación, se requiere algún requisito particular de parte del laboratorio que brindarpa el servicio o en su defecto lo más importante a considerar seria el tiempo de respuesta?

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, confirmar la frecuencia de corrida de controles de primera opinión, con el fin de realizar un cálculo adecuado de consumibles necesarios?

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: Estimada entidad, teniendo en cosnideración que el formato de contratación es bajo determinación efectiva donde se facturará mes a mes las determinaciones reportadas, confirmar si es posible ofertar reactivos con fecha de caducidad entre 6 a 8 meses, lo cual no afectaría al procesamiento de las pruebas?

description: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES PARA QUIMICA CLINICA Y URIANALISIS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL C.C.Q.A.H.D. COTOCOLLAO

streetAddress: COTOCOLLAO

ROCHE ECUADOR S.A.

streetAddress: AV SIMON BOLIVAR VIA A NAYON N/A IÑAQUITO

legalName: ROCHE ECUADOR S.A.

streetAddress: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE N31-110 Y WHYMPER WHYMPER N31-110 IÑAQUITO

legalName: FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

title: Subasta


title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-009-2804

answer:
Estimada Entidad.
Se adjunta convalidación de errores solicitada.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: SE PROCEDE CON LA CONVALIDACION SOLICITADA

description: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL CCQAHD COTOCOLLAO

BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

locality: SAMBORONDON

streetAddress: Km 1.5 Vía Samborondón  SL-121 LA PUNTILLA

legalName: BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.

streetAddress: CALLE F URB. SANTA LUCIA LOTE 150 CUMBAYA

legalName: MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.


description: Gliclazida, Sólido oral (liberación prolongada), 30 mg, Caja x blíster/ristra

description: Gliclazida

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Gliclazida

title: SIE-CCQAHDC-2025-010-2804

answer:
ESTIMADOS BUENAS TARDES
ADJUNTAMOS LA CONVALIDACION

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: ESTIMADOS SE ENVÍA LA CONVALIDACION DE ERRORES

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION-BPM

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION-BPM

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION-BPM

answer: RESPUESTA CONVALIDACION

name: DISTRIBUIDORA CELI VALDIVIESO CEVALDI CIA.LTDA.

answer: Estimados, me permito comunicarles que como servidora designada responsable de la Etapa Precontractual la verificación del VAE, se realizará de acuerdo a lo establecido en la Normativa Legal vigente.

description: ESTIMADOS SEÑORES DE LA ENTIDAD CONTRATANESOLICITO MUY COMEDIDAMENTE A LA COMISION DE CALIFICACION SE VERIFIQUE EL VAE DE LOS OFERENTES QUE PARTICIPEN EN ESTE PROCESO.GRACIAS.

name: HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA

description: ADQUISICION DE GLICLAZIDA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 30 MG CJ X BLIST(ES)/RIST PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS.

LABORATORIOS TOFIS S.A.

streetAddress: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA  S/N TARQUI

legalName: LABORATORIOS TOFIS S.A.

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

legalName: PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

streetAddress: AV ILALO ISIDRO SANDOVAL LT90 TUMBACO

legalName: PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

MEDIPHARMA S.A.

streetAddress: N 52 ANTONIO ROMAN AV. MARISCAL SUCRE N51151 COCHAPAMBA

legalName: MEDIPHARMA S.A.

streetAddress: AV AMAZONAS AV NACIONES UNIDAS N36-177 LA VICENTINA

streetAddress: LUIS CORDERO TOLEDO E12-144 EL BEATERIO

BRITPHARMA C.A.

streetAddress: SN GALLERA EL PALOMO DE ORO  CALACALI

legalName: BRITPHARMA C.A.

MAGUEV CIA.LTDA.

streetAddress: OE10E N52B LT-140 SANTA BARBARA

legalName: MAGUEV CIA.LTDA.

title: Subasta


description: Paracetamol, Líquido parenteral, 10 mg/mL, Caja x vial(es) x 100 mL

description: Paracetamol

description: Por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en los pliegos, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Paracetamol

title: SIE-CCQAHDC-2025-013-2804

answer:
ESTIMADOS BUENOS DIAS
ADJUNTAMOS LA CONVALIDACION SOLICITADA

description: Estimado proveedor por favor revisar archivo adjunto En la oferta menciona adjunto, sin embargo, la documentación adjunta no se encuentra clara la certificación, ya que debe constar lo solicitado de acuerdo a la especificación técnica y al pliego: Se requiere el CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, conforme lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y Pliegos del Proceso.

answer:
ESTIMADOS BUENOS DIAS
ADJUNTAMOS LA CONVALIDACION SOLICITADA

answer: Estimado por favor revisar archivo adjunto. Gracias

description: En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la RPIS en la cual se indica que si el envase secundario viene con sello de seguridad desde origen no deberá ser violentada y el proveedor presentará una carta de inviolabilidad y la Resolución ARCSA-DE-002-2020-LDCL en su artículo 27 literal j ?en el área de marcaje no se realizarán procesos que afecten la integridad o sellado de los envases, ni fraccionamiento?, indicamos que las leyendas institucionales solicitadas se realizarán únicamente a nivel de envase secundario para cumplir con la normativa y no afectar la integridad del producto ni abrirlo para lo cual el producto se entregará en caja cerrada según su factor de empaque. Por favor solicitamos su aceptación a la condición mencionada.

description: ADQUISICION DE PARACETAMOL LIQUIDO  PARENTERAL 10 MG/ML CJ X VIAL(ES) X 100 ML PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS

legalName: CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO

B.BRAUN MEDICAL S.A.

streetAddress: MANUEL AMBROSI DE LOS CIPRESES E4-120 COTOCOLLAO

legalName: B.BRAUN MEDICAL S.A.

title: Subasta


description: Insulina Ultrarápida (asparta), Líquido parenteral, 100 UI/mL, Caja x cartucho(s) / pluma(s)

description: Insulina Ultrarápida (asparta)

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Insulina Ultrarápida (asparta)

title: SIE-CCQAHDC-2025-012-2804

description: ADQUISICION DE INSULINA HUMANA (ACCION RAPIDA) LIQUIDO PARENTERAL 100 UI/ML CJ X VIAL(ES) X 10 ML PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS

OFTALVIS S.A.

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS LA TIERRA N37-300 LA VICENTINA

legalName: OFTALVIS S.A.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-011-2804

description: ESTIMADO PROVEEDOR POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

answer: ESTIMADOS SE ADJUNTA DOCUMETOS SOLICITADOS EN CONVALIDACION

answer:
Estimados Señores

Buen día

Mediante el presente se adjunta todos los documentos solicitados en convalidación de errores.

answer: Totalmed convalida todas y cada una de las observaciones y requerimientos de la institución

answer: Estimados oferentes por favor revisar acta adjunta

description: Estimados Señores, muy comedidamente, solicitamos su ayuda indicándo cual es el Equipo de la Institución, para poder ofertar el item 4 Brazalete para presión arterial, pierna con conector al equipo que posee la institución. gracias

description: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ENFERMERÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES DEL CCQAHD COTOCOLLAO

streetAddress: EL SALVADOR

ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO

streetAddress: LA UNION GEOVANNY CALLES SN CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: ROMAN ESPINOSA SILVIO ALBERTO

SUMEDIC S.A.

streetAddress: SOLAR 1 LA AURORA

legalName: SUMEDIC S.A.

BRITO RIVERA CESAR AQUILES

streetAddress: NEPTALI GODOY RIO COCA N13-26 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: BRITO RIVERA CESAR AQUILES

POLUCHI CAJAS GLORIA MERCEDES

streetAddress: CALLE LEOPOLDO ARCOS N54A N54 OE13-353 SANTA BARBARA

legalName: POLUCHI CAJAS GLORIA MERCEDES

SALAZAR AGUILAR JERSON ANDRES

streetAddress: DE LAS VIÑAS  N15-119 CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


description: PUERTAS DE ACERO

description: PUERTAS DE ACERO

description: ESTRUCTURAS DE HIERRO Y ACERO: PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES, UMBRALES PARA PUERTAS, DINTELES, ETC.

title: PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES PARA PUERTA, DE HIERO, ACERO O ALUMINIO

description: PUERTAS DE ACERO

description: PUERTAS DE ACERO

title: SIE-CCQAHDC-2025-014-2804

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: Por favor, solicitamos subir el estudio de mercado y se adjunte PROFORMAS ACTUALIZADAS.

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: SOLICITAMOS subir el documento editable de los productos solicitados con su respectiva especificación técnica.

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: ACLARAR Y ESPECIFICAR En qué tiempo se nos va a cancelar a nosotros los proveedores una vez ejecutados el contrato y firmada el acta entrega recepción definitiva

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: por favor aclarar el lugar y los horarios donde se deberá realizar el servicio y entrega de puertas, se podrá trabajar los fines de semana?

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: ACLARACIÓN, Siguiendo el orden lógico, los certificados de calidad de materiales se adquieren una vez comprado el material para realizar el producto, de tal manera que obtener estos es imposible, ya que no se ha adquirido el producto. De tal manera solicitamos a USTEDES Entidad Contratante que los certificados de calidad se deberán entregar una vez adjudicado el proyecto, de tal manera que la entidad pueda verificar la calidad de los materiales que está adquiriendo. LES SOLICITAMOS A USTEDES RESPONDER DE MANERA CLARA Y PRECISA, Y NO UNICAMENTE MENCIONAR:"REMITASE A LOS PLIEGOS". Por favor solicitamos que se acepte una carta de compromiso que en caso de ser adjudicado, se presentarán los certificados

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: Que certificación Internacional están solicitando para el item 1, 2 y 3?

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada entidad, por favor subir fotografiaras del lugar donde se va a intervenir para tener una idea del trabajo a realizar, gracias

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: Por favor, subir planos y fotografías referenciales de los productos solicitados

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: Se puede por favor presentar una carta de compromiso de entrega de Certificación acero inoxidable tipo 304 A – al momento de ser adjudicado ganador, ya que dichos certificados se obtienen luego de comprar el material y no todos los oferentes son fabricantes, sino distribuidores, o adquirimos el material después de ser adjudicados

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: Se puede por favor presentar una carta de compromiso en la cual el oferente, en caso de ser adjudicado, se compromete a contar con el equipo y personal solicitado?

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada entidad, por favor aclare si es con instalación o por qué se está solicitando equipo y personal mínimo

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: De acuerdo al Reglamento Vigente de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas LOSNCP, en procesos de subasta inversa de entrega de material, no se podrá solicitar equipo y personal mínimo. Con lo cual es evidente que USTEDES, están incumpliendo con lo establecido por el Reglamento de la LOSNCP. Por todo esto SOLICITAMOS a USTED ENTIDAD CONTRATANTE ELIMINAR estos PARAMETROS y en el caso de no hacerlo se notificará al SERCOP para que exista sanciones a la entidad por incumplir con el reglamento de la LOSNCP. ADEMAS QUE SON BIENES Y NO SERVICIO

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: POR FAVOR SUBIR EL ANEXO 5 ANALISIS DE VINCULACIÓN

answer: Estimado Proveedor, por favor revisar acta adjunta.

description: BUEN DÍA, ES CON INSTALACIÓN?

description: PROVISIÓN DE PUERTAS PARA EL AREA DE QUIROFANO DEL C.C.Q.A. HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO

streetAddress: COTOCOLLAO

ROJAS JARAMILLO VERONICA ELIZABETH

streetAddress: 4TA CALLE Y CALLES EB 01 0121 TARQUI

legalName: ROJAS JARAMILLO VERONICA ELIZABETH

CEVALLOS GUERRERO PEDRO JOSE

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: LA FLORIDA  CASA 1 SANGOLQUI

legalName: CEVALLOS GUERRERO PEDRO JOSE

title: Subasta


description: Lágrimas artificiales y otros preparados inertes, Líquido oftálmico, No definido, Caja x frasco gotero x 15 mL (mínimo)

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-015-2804

answer: ADJUNTO CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LOGISMED Y BPADT EN TRAMITE

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: BUENAS TARDES ESTIMADOS ADJUNTO CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LOGISMED Y BPADT EN TRAMITE

answer: Estimados, me permito comunicarles que como servidora designada responsable de la Etapa Precontractual la verificación del VAE, se realizará de acuerdo a lo establecido en la Normativa Legal vigente.

description: SEÑORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.SOLICITO A LA COMISION TECNICA QUE REVISEN EL VAE A LOS OFERENTES AL MOMENTO DE CALIFICAR  GRACIAS.

name: FARMACIA DE ESPECIALIDADES DICOV CIA.LTDA.

name: CORFA COMERCIALIZADORA DE FÁRMACOS Y MEDICINAS S.A.S.

description: ADQUISICION DE LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LIQUIDO OFTALMICO CJ X FCO GOTERO X 15 ML(MIN) PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS

GARCIA JIMENEZ FRANKLIN ALBERTO

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: SOLAR 10 MACHALA

legalName: GARCIA JIMENEZ FRANKLIN ALBERTO

APOLO GALLARDO EDWIN OMAR

streetAddress: 3 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: APOLO GALLARDO EDWIN OMAR

CANTULSA S.A.

streetAddress: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA  S/N TARQUI

legalName: CANTULSA S.A.

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

MEJIA VICENTE ARIEL ALEJANDRO

streetAddress: AV. GENERAL ENRIQUEZ  SN SANGOLQUI

legalName: MEJIA VICENTE ARIEL ALEJANDRO

legalName: HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA

streetAddress: RÍO PASTAZA RÍO CORRIENTES  SANJUAN

streetAddress: REPUBLICA DEL SALVADOR AV. NACIONES UNIDAS N36-213 LA VICENTINA

title: Subasta


rationale: ADQUISICION DE KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL 30 MG/ML CJ X  AMP(S) X 1 ML PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS


description: Lágrimas artificiales y otros preparados inertes, Semisólido oftálmico, No definido, Caja x tubo x 10 g (mínimo)

title: SIE-CCQAHDC-2025-017-2804

name: ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

description: ADQUISICION DE LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES SEMISOLIDO OFTALMICO CJ X TUBO X 10 G (MIN) PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS.

streetAddress: AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO AV. JUAN TANCA MARENGO S/N TARQUI

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

legalName: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

streetAddress: AV ILALO ISIDRO SANDOVAL LT90 TUMBACO

legalName: PAREDES LUGMAÑA SAMANTHA SALED

MEDIPHARMA S.A.

streetAddress: N 52 ANTONIO ROMAN AV. MARISCAL SUCRE N51151 COCHAPAMBA

legalName: MEDIPHARMA S.A.


legalName: CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO

rationale: ADQUISICION DE KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL 30 MG/ML CJ X AMP(S) X 1 ML PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS


description: Carbamazepina, Sólido oral (liberación controlada), 400 mg, Caja x blíster/ristra

description: Carbamazepina

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Carbamazepina

title: SIE-CCQAHDC-2025-018-2804

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTOS

description: Por favor revisar oficio adjunto.

answer:
ESTIMADOS
ADJUNTO CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA
BELSAPHARMA

description: Por favor revisar oficio adjunto.

answer:
SRES. ENTIDAD CONTRATANTE SE ADJUNTA LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA CONVALIDACION DE ERRORES.
EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO ACTUALMENTE ESTA EN ESTADO DE RENOVACIÓN, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO

description: Por favor revisar oficio adjunto.

description: ADQUISICION DE CARBAMAZEPINA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 400 MG CJ X BLIST(ES)/RIST PARA EL CCQAHD COTOCOLLAO IESS.

REVELO MENDOZA JENNIFER SAMANTA

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: LUIS FELIPE BORJA  3-07 SAGRARIO

legalName: REVELO MENDOZA JENNIFER SAMANTA

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

legalName: PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-020-2804

answer: Estimada entidad contratante buenas tardes envió respuesta al oficio de convalidación de errores.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Por medio de la presente, procedemos a la respuesta de la convalidacion de errores del proceso SIE-CCQAHDC-2025-020 ADQUISICION DE MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJO PESO PARA CIRUGÍA DEL CCQAHD COTOCOLLAO

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad, por favor confirmar a que en caso de ser adjudicados en nuestras Actas de Entrega – Recepción y otros Documentos habilitantes podamos incluir el formato de fecha de caducidad en: Día/Mes/Año dd/mm/aaaa ya que nuestros dispositivos médicos así lo indican en el Dossier donde constan los proyectos de etiquetas y las interpretaciones de lote aprobados y autorizados por la Autoridad Sanitaria del Ecuador ARCSA en el proceso de registros sanitarios de los productos ofertados. Gracias.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad: Los productos ofertados son productos de un solo uso y no permiten reuso por lo que solo se garantiza su primer uso, por favor confirmar que no serán reutilizados. Gracias.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad aclarar que no siempre en el etiquetado del envase primario ni secundario viene detallado la fecha de elaboración. Favor su aclaración si se puede presentar un documento por parte del fabricante detallando la fecha de elaboración de los insumos y ustedes puedan corroborar dicha información.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad favor aclarar que en caso de solicitar acondicionamiento el mismo sera en conformidad a la RESOLUCION ARCSADE2022003JPFJ misma que se encuentra VIGENTE donde señala que para dispositivos medicos unicamente se podra imprimir la siguiente informacion aRegistro Sanitario y  bLeyendas  como Antes de usar este producto ver inserto/manual de uso adjunto Esteril Producto desechable o no reusable Producto gratuito prohibido su venta Prohibida su venta Proteger de la luz y otras leyendas descritas en la normativa vigente

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad, favor  aclarar que las especificaciones técnicas ofertadas serán incluidas en el contrato.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad, favor aclarar que el Acta de preguntas y respuestas, el pliego, las especificaciones técnicas y la oferta formarán parte del contrato. Gracias.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad, Favor su gentil ayuda anexando los últimos formularios/ pliegos actualizados de acuerdo con la última resolución vigente del SERCOP.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimados, favor aclarar de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 74, vigente desde agosto 2022 indica de manera OBLIGATORIA que la oferta se deberá presentar UNICAMENTE a través del PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente. Favor su ratificación que la única forma de presentar la oferta será por dicho medio en conformidad con el reglamento y no se exigirá la entrega por ningún otro medio como entrega física impreso o CD, correo electrónico o wetransfer. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada entidad, favor aclarar que el canje por mal estado será únicamente aplicable al momento de la entrega de los insumos.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad,  respecto al canje aclarar que se efectuará por UNA SOLA VEZ, de acuerdo con lo señalado en el Manual de Procedimientos del IESS para el canje de fármacos, reactivos, medicinas e insumos médicos, emitida el 07 de diciembre de 2001, en su Artículo 5, Alternativas de canje: El canje del producto se realizará en los siguientes casos: e Las empresas comerciales que se encuentren debidamente calificadas en el Registro de Proveedores de la Dirección Nacional Médico Social, correspondientes a fármacos, reactivos, medicinas e insumos médicos, efectuarán la reposición por una sola vez, de los productos adquiridos, cumpliendo lo estipulado en el artículo 4, literal a del Manual.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos,  Favor aclarar que el producto debe estar en las MISMAS CONDICIONES en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc., es decir apto para ser usado, de conformidad con el Manual Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, DISPOSITIVOS MEDICOS y otros bienes estratégicos en la RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD emitido en marzo 2022.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad. Favor aclarar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que contiene DISPOSITIVOS MEDICOS que están próximos a caducarse, así como el  Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD emitido en marzo 2022, en el que señalan que: Se deberá considerar que el canje se podrá realizar entre el 10% y 15% del volumen total adquirido por cada adquisición de acuerdo al mecanismo de compra empleado.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad, favor  aclarar que en caso de solicitud de canje, se procederá con el cumplimiento del Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD emitido en marzo 2022, en el que señala que el canje de los dispositivos médicos adquiridos a proveedores nacionales próximos a caducarse, se efectuará conforme lo establecido en el contrato de adquisición o en los documentos precontractuales, se recomienda que dicha notificación de canje no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada Entidad. Favor aclarar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala: SESENTA días ANTES de la fecha de CADUCIDAD de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Es posible participar con una Malla de polipropileno, peso ? 49 gr/m2, 7,5 cm x 15 cm. Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno, no absorbible, redes poliméricas, inerte, peso ? 49 gr/m2, tamaño de poro 1 mm hasta 3 mm, estéril. Certificaciones de calidad: CE y/o FDA?

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Estimada entidad de acuerdo a las nuevas fichas tecnicas del MSP de MAllas de polipropileno: UMDNS/CUDIM: 12-510 / 12-510-032. Malla de polipropileno, peso ? 49 gr/m2, 7,5 cm x 15 cm. Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno, no absorbible, redes poliméricas, inerte, peso ? 49 gr/m2, tamaño de poro 1 mm hasta 3 mm, estéril. Certificaciones de calidad: CE y/o FDA. Aplicación y uso: Para reparación de hernias y reconstrucción de pared abdominal y torácica. Dado que la informacion que dispone la entidad en el Numeral 2.Justificacion del documneto Especificaciones tecnicas, indica: La malla de polipropileno se utiliza en cirugías de hernias umbilicales, inguinales y testiculares. Es irreabsorbible, inerte, estéril y porosa.Con esto: Es posible participar con una  Malla de polipropileno, peso ? 49 gr/m2, 7,5 cm x 15 cm que cumple con las mismas especificaciones tecnicas y para la misma utilzacion?

description: ADQUISICIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJO PESO PARA CIRUGÍA DEL CCQAHD COTOCOLLAO

streetAddress: EL SALVADOR

IMPROHOSFAR S.A.

streetAddress: E AV. DOMINGO COMIN 302 XIMENA

legalName: IMPROHOSFAR S.A.

QUALITYMEDICO S.A.

streetAddress: V. H. SICOURET  SOLAR 6 TARQUI

legalName: QUALITYMEDICO S.A.

ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.

streetAddress: VOZANDES JUAN DIGUJA N39-104 LA FLORESTA

legalName: ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.

CIRUGIAECIMPORTADORA CIA.LTDA.

streetAddress: BAQUERIZO MORENO JOSE TAMAYO N24-F CENTRO HISTORICO

legalName: CIRUGIAECIMPORTADORA CIA.LTDA.

title: Subasta


description: Insulina humana NPH (acción intermedia), Líquido parenteral, 100 UI/mL, Caja x vial(es) x 10 mL

description: Insulina humana NPH (acción intermedia)

description: Insulina humana NPH (acción intermedia)

title: SIE-CCQAHDC-2025-022-2804

description: Estimado, por favor revisar oficio adjunto.

description: ADQUISICIÓN DE INSULINA HUMANA NPH (ACCION INTERMEDIA) LIQUIDO PARENTERAL 100 UI/ML CJ X VIAL(ES) X 10 ML PARA EL C.C.Q.A.H.D. COTOCOLLAO 2025

OFTALVIS S.A.

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS LA TIERRA N37-300 SAN BLAS

legalName: OFTALVIS S.A.

title: Subasta


description: PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

description: PARTES, FOCOS Y LAMAPRAS DE REPUESTOS PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

description: Por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

title: PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS DE ARCO

title: SIE-CCQAHDC-2025-021-2804

answer: Estimados oferentes, por favor revisar acta adjunta.

description: ACLARACION

answer: Estimados oferentes, por favor revisar acta adjunta.

description: Estimados señores, en las especificaciones técnicas numeral 14.6 ustedes solicitan que se cumpla con un porcentaje de valor agregado ecuatoriano, pero el equipo requerido por la complejidad de uso y al ser especializado para el área de urología, sólo se lo fabrica en el extranjero. Por favor revisar este parámetro o aclarar a qué se refieren el cumplimiento de este porcentaje.

name: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

description: ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DEL CISTOSCOPIO DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA COTOCOLLAO

streetAddress: LA ISLA SAN GABRIEL N31-12 EL SALVADOR

BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.

locality: DURAN

streetAddress: Areas Industrial "Las Brisas" Mz. 7 S. 5 Km. 6.5 via Durán Tambo S/N ELOY ALFARO (DURAN)

legalName: BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.

title: Subasta


description: Gemfibrozilo, Sólido oral, 600 mg, Caja x blíster/ristra

description: Gemfibrozilo

description: Por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública

description: Gemfibrozilo

title: SIE-CCQAHDC-2025-023-2804

description: ADQUISICIÓN DE GEMFIBROZILO SOLIDO ORAL 600 MG CJ X BLIST(ES)/RIST PARA EL C.C.Q.A.H.D. COTOCOLLAO 2025.

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CALLE SEPTIMA 100 TARQUI

legalName: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  SOLAR 4 TARQUI

legalName: LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-CCQAHDC-2025-024-2804

answer: Buen día, dejamos constancia que realizamos la convalidación solicitada

description: Estimados favor de revisar documento adjunto y subsanar errores. Gracias

description: ADQUISICIÓN DE PUNTAS DE COBLACIÓN PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL CCQAHD.COTOCOLLAO

GALENA S.A.

streetAddress: QUISQUIS XIMENA 113 ROCA

legalName: GALENA S.A.

title: Subasta


description: Amoxicilina + Ácido clavulánico, Sólido oral, 500 mg + 125 mg, Caja x blíster/ristra

description: Amoxicilina + Ácido clavulánico

description: Por cumplir los requisitos mínimos solicitados en el pliego, ser el ganador de la puja y por el VAE, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Amoxicilina + Ácido clavulánico

title: SIE-CCQAHDC-2025-025-2804

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

description: Estimado proveedor por favor revisar archivo adjunto.

answer:
ESTIMADOS
ADJUNTO CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA
BELSAPHARMA

name: SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.

description: ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO SOLIDO ORAL 500 MG + 125 MG CJ X BLIST(ES)/RIST PARA EL C.C.Q.A.H.D. COTOCOLLAO 2025.

streetAddress: VICTOR HUGO ESCALA JOSE CASTILLO SOLAR 3 TARQUI

SEBALANKOR S.A.

streetAddress: SATÉLITE CALLE S/N A 100 MTS DE AMAGUA S/N LA AURORA

legalName: SEBALANKOR S.A.

SANDOVAL JUMA VERONICA ALEXANDRA

streetAddress: PASTORA ALOMIA CHILE PISO 3 SAGRARIO

legalName: SANDOVAL JUMA VERONICA ALEXANDRA

title: Subasta


description: ABRAZADERA UNIVERSAL

description: ABRAZADERA UNIVERSAL

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: ABRAZADERA UNIVERSAL

description: ABRAZADERA UNIVERSAL

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

title: SIE-CCQAHDC-2025-026-2804

answer: Estimados gracias por las observaciones, adjunto documentación solicitada

description: Estimado por favor revisar documento adjunto.

answer: Buenas tardes Adjunto lo solicitado

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL C.C.Q.A. HOSPITAL DEL DÍA COTOCOLLAO

PRATT JACOME JOSEPH ANDRE

streetAddress: SOLAR 16 TARQUI

legalName: PRATT JACOME JOSEPH ANDRE

IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A

streetAddress: PURUHA MARIA DUCHICELA OE5-68 CHIMBACALLE

legalName: IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A

SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE

streetAddress: JUAN MOLINEROS AV. ELOY ALFARO C41 LA FLORESTA

legalName: SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE

PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH

streetAddress: N24C JOSE CALAMA RIO AMAZONAS E4-348 SAN BLAS

legalName: PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH

title: Subasta


description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

description: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

title: SIE-CCQAHDC-2025-028-2804

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: -Estimada entidad Respetuosamente, solicito se sirvan indicar si es procedente ofertar un analizador totalmente automatizado con capacidad de procesamiento de 600 y 720 pruebas por hora, respectivamente, ambos con módulo ISE incluido. Estos analizadores requieren un volumen mínimo de muestra, disponen de 95 posiciones para muestras y 72 posiciones para reactivos, con capacidad de carga continua y lector de código de barras tanto para muestras como para reactivos. Cabe señalar que la estabilidad a bordo de los reactivos depende de su composición química, pudiendo variar entre 7 y 60 días. No obstante, considerando que la contratación se realiza bajo la modalidad de determinaciones efectivas, esta variabilidad en la estabilidad no representaría un inconveniente para el consumo total de las determinaciones contratadas. En caso de que la propuesta no sea aceptable, se solicita se justifique debidamente la respuesta conforme a lo establecido en la normativa vigente

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad por favor confirme los equipos informáticos complementarios que se debería entregar con el equipo en calidad de Apoyo tecnológico justificando técnicamente su uso

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad por favor indique a que sistema LIS deberá conectarse el analizador?

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad, favor confirmar el número de profesionales y el tipo de profesionales que deberán recibir capacitación sobre el uso y manejo de los equipos y reactivos ofertados.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada Entidad, favor confirmar, cuantos, y cuáles son los equipos que se requieren conectar al sistema AS 400, con el que trabaja la Entidad?

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad por favor indicar la frecuencia de paso de controles de calidad internos por cada ítem adquirido.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad por favor confirmar la metodología de entrega correspondiente al suministro de productos, específicamente si esta se realizará de manera total o parcial. En caso de que la entrega sea parcial, solicitamos se detalle el cronograma estimado con los tiempos y cantidades programadas para cada fase de entrega.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad, se podría ofertar productos con fecha de caducidad menor a 12 meses, siempre y cuando el proveedor entregue una carta de compromiso de canje sin que se genere un prejuicio para la entidad?

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: -En atención a la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente al Capítulo V, referente al Principio de Vigencia Tecnológica, artículos 76, 77 y 78, en donde no se establece de manera obligatoria que los equipos utilizados en la prestación de servicios deban ser estrictamente nuevos, sino que deben garantizar su funcionamiento durante la vigencia del contrato y contar con tecnología de punta que permita una prestación de servicios públicos eficiente y efectiva, me permito realizar la siguiente consulta: Es procedente ofertar un equipo que cuenta con el aval del fabricante, mediante el cual se certifica que el equipo posee vida útil suficiente para cubrir el período contractual, y cuyo software se encuentra actualizado a su última versión disponible?

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimados según el ACUERDO No.004-CG-2023 referente a las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES de fecha 07-02-2023 y dependiendo del período planificado de consumo para esta compra, sírvanse confirmar si es posible ofertar productos con caducidad inferior a 12 meses con la respectiva carta compromiso de canje. De no ser favorable, por favor informe la normativa legal vigente en la que se ampara su decisión.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: -Estimados, según el ACUERDO No.004-CG-2023 referente a las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES de fecha 07-02-2023, en la etapa preparatoria previo a iniciar la contratación, se debe contar con los estudios que justifiquen la compra y respalden el mecanismo utilizado para establecer el presupuesto referencial, considerar el stock de bodega, rotación de inventarios, consumo real y la capacidad de almacenamiento, a fin de que los bienes o servicios a adquirirse sean utilizados dentro del período planificado para garantizar el correcto manejo de los recursos públicos, reduciendo el stock en bodega y evitando su caducidad, por tanto por favor estimada entidad sírvanse informar el período planificado de consumo para esta compra.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

name: BLUE HEALTH INTERNATIONAL ECUADOR S.A.S.

description: Señores por favor indicar el porcentaje de repetición establecido al día de hoy en el laboratorio

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad, por favor confirmar si podemos ofertar un equipo de última generación no nuevo, en vigencia tecnológica y perfecto estado.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada institución por favor aclarar, cual es el volumen mínimo de muestra que se va a permitir para la participación, aclarar dentro del proceso de contratación

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: stimada institución de la manera más cordial por favor aclarar si se puede aumentar la estabilidad a bordo a 28 días como plazo máximo

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: En especificaciones técnicas en el widget solicitado por favor aclarar si solamente podemos instalar una sola pantalla.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Existen proveedores que no cumplen con la vigencia tecnológica y a través de documentos que no son garantías aplicables en los requisitos mínimos tratan de compensar de alguna manera los requisitos mínimos a ofertar, estimada entidad en cumplimiento de las normativas vigentes, indicar si los requisitos mínimos pueden modificarse?

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada Entidad, favor aclarar con cuántos años de vigencia tecnológica se aceptarán los equipos en apoyo tecnológico solicitados.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: La NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA SUSTITUTIVA PARA EL REGISTRO SANITARIO Y CONTROL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO HUMANO, Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE FABRICAN, IMPORTAN, DISPENSAN, EXPENDEN Y COMERCIALIZAN en su artículo 25 contiene una excepción a la regla general de etiquetado de envases primarios. Por esta razón, la regla de etiquetado general de empaque primario no aplica a los reactivos de diagnóstico in vitro siempre que en la etiqueta de su empaque secundario se cumpla lo descrito en el artículo 23 de dicha norma. Por ello, solicitamos se aclare en el presente proceso contractual, la aplicación de la excepción contenida en el artículo 25 de dicha normativa.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimados, favor aclarar que el proveedor podrá entregar reactivos con una fecha de caducidad menor a la solicitada, siempre y cuando entregue una carta de compromiso de canje, aun cuando no exista un justificativo técnico de la disminución de la fecha de caducidad.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimados aclarar que no se exigirá al proveedor la presentación de documentos no detallados en las especificaciones técnicas o en el contrato para las distintas entregas.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada institución aclarar cuál es la documentación habilitante que debe ser presentada por el contratista en cada entrega.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimados debido a procedimientos de ARCSA actualmente la vigencia de los registros sanitarios se están solicitando con tiempo, pero existe una demora al momento de entregar, se puede presentar un documento que asegure a la institución que los trámites siguen en esta entidad y de esta manera tenerlos vigentes en caso de ser adjudicados con la finalidad de no perjudicar a la institución.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: En el punto 9. Especificaciones técnicas donde se menciona reactivos, se solicita que se entregue reactivos con 12 meses de fecha de caducidad, por lo que debemos indicar que al ser reactivos biológicos estás fechas de caducidad no se pueden entregar, nos podrían indicar si se aceptará la carta de compromiso como parte de la entrega.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada institución por el nuevo reglamento de la ley de protección de datos, por favor aclarar si el sistema de gestión de laboratorio debe cumplir con normas ISO que den la seguridad a la institución de tener un certificado que avale no solamente la calidad sino también la seguridad de los datos que se obtiene de sus pacientes.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada institución por favor aclarar si se puede instalar otras plataformas para lograr completar el objeto contractual.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada institución dentro del proceso se menciona que se debe mantener equipos con vigencia tecnológica, por favor aclarar si se van aceptar reactivos que necesitan manipulación directa del operador poniendo en riesgo su salud o se va aceptar reactivos que necesitan pre-tratamiento para posterior realizar el análisis, lo que no garantiza un resultado fiable para las personas que son atendidas a esta prestigiosa institución.

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad, es posible colocar equipos provisionales hasta que lleguen equipos principales sujetos de importación? En caso de ser así, cuál es el tiempo de entrega?

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad, es posible entregar un equipo que analice electrolitos a parte del analizador de química?

answer: ESTIMADO POR FAVOR REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad, cuál es el tiempo de consumo de las determinaciones?

description: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES PARA QUIMICA CLINICA Y SISTEMA DE ELECTROLITOS POR PRUEBA EFECTIVA CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL C.C.Q.A.H.D.COTOCOLLAO

streetAddress: EL SALVADOR

legalName: CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO

ROCHE ECUADOR S.A.

streetAddress: AV SIMON BOLIVAR VIA A NAYON N/A SAN BLAS

legalName: ROCHE ECUADOR S.A.

title: Subasta


rationale: ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES PARA INMUNOLOGIA Y HORMONAS POR PRUEBA EFECTIVA CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL C.C.Q.A.H.D.COTOCOLLAO


title: SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

title: SIE-CCQAHDC-2025-027-2804

answer: Dando respuesta a las observaciones realizadas por LA COMISIÓN TÉCNICA referida en la etapa de CONVALIDACIÓN  DE  ERRORES, se ha procedido a adjuntar la documentación correspondiente.

name: PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

description: Estimado favor revisar oficio adjunto.

answer: En atención al Oficio de convalidación de errores   CODIGO GAD-P03-S02-F03-A del 16 de junio de 2025

name: FRAVISEG FRANCISCO VIVAS SEGURIDAD CIA. LTDA.

description: Estimado favor revisar oficio adjunto.

answer: se adjunta el anexo de vinculación donde se indica que los socios de la empresa son personas Naturales.

name: MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.

description: Estimado favor revisar oficio adjunto.

answer: Estimados señores de la Comisión Técnica, en relación al proceso signado SIE-CCQAHDC-2025-027 del CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO, en fecha 30 de mayo del 2025 mediante su publicación en la página web del Sistema Nacional de Contratación Pública, se nos solicita convalidar el desglose de los puntos con los precios (requisito de otros parámetros), de conformidad al numeral 1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS de la oferta. Se procede a convalidar lo solicitado.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA BRIGADA ELITE GROUPELITE CIA.LTDA.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Se realiza la convalidación solicitada a mi entidad acerca de la experiencia del personal técnico y el desglose de los puntos con los precios.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Me permito realizar la convalidación de errores del Proceso Nro. SIE-CCQAHDC-2025-027 para el Servicio de seguridad y vigilancia para EL C.C.Q.A. Hospital del Dia Cotocollao

name: GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Estimados me permito realizar la convalidación de errores solicitada conforme se requiere en oficio Nro. SIE-2025-032

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: En atención al Oficio de convalidación de errores   CODIGO GAD-P03-S02-F03-A del 16 de junio de 2025

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Reciba un cordial saludo. Dando respuesta a las observaciones realizadas por LA COMISIÓN TÉCNICA referida en la etapa de CONVALIDACIÓN  DE  ERRORES, se ha procedido a adjuntar la respuesta y documentación correspondiente.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: BUENS DÍAS SEÑORES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO, MEDIANTE EL ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE NOMBRE OFICIO-SIE-2025-021-signed-signed-signed.pdf, SE PROCEDE A CONVALIDAR LO SIGUIENTE: Permiso de Tenencia de armas vigente emitido por la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (carnet único de cada compañía); Reporte tiempo de servicio por empleador actualizado; desglose de los puntos con los precios (requisito de otros parámetros).

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Estimados CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO por medio del presente se da respuesta a la convalidacion realizada

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Buenas tardes se adjunta CONVALIDACION solicitada.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

name: SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.

description: Estimado por favor revisar oficio adjunto.

answer: Estimados por favor revisar acta adjunta, ACLARACIÓN 1 en referencia al Equipo Mínimo.

description: ACLARACION

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: ACLARACION

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

name: COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA MIRA COMSEGPRIM CIA.LTDA.

description: Buenas tardes, se puede presentar carta de compromiso de que en caso de ser adjudicado se presente el trámite del permiso de agencia para la ciudad de Quito.?

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Buen día se puede participar con armamento letal o a su vez carta de compromiso de compra para la adquisición de armamento no letal? Gracias.

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: Buenas tardes estimada comisión se puede presentar carta de compromiso en algún equipo solicitado en el proceso

answer: Estimado por favor revisar acta adjunta.

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE, SE PUEDE PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO COMPRA VENTA DE LAR ARMAS NO LETALES Y DE LAS RADIOS?

name: SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.

name: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.

name: SERVICIO INTEGRAL ATLASSECURITY CIA.LTDA.

name: DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

name: COMPAÑIA DE SEGURIDAD SISTEMAS DIGITALES Y MONITOREO SEDYM CIA. LTDA.

name: ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA WORSYV CIA. LTDA.

name: FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.

name: GUARDIANIA & SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.

name: SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA E INVESTIGACION PROFESIONAL SEPIP CIA.LTDA.

name: VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.

name: COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.

name: GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.

name: SEGURIDAD GARCIA & DOMINGUEZ Y ASOCIADOS TEVSEPRI CIA. LTDA.

name: GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.

name: PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.

name: PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.

name: ALPHA & OMEGA SECURITY "A&OSECURITY" CIA.LTDA.

name: SEGURIDAD TECNICA DE IWIAS IWSEL CIA. LTDA.

description: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL C.C.Q.A. HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO

mainProcurementCategory: services

streetAddress: CAMINO DEL TEJAR CALLE HIGUERILLAS S/N SAN SEBASTIAN

legalName: SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.

streetAddress: CALIXTO MIRANDA RICARDO SANCHEZ 6-83 SAGRARIO

streetAddress: BEETHOVEN Y PABLO CASALS E1-183 SAN BLAS

HERRERA SEGURIDAD CARRIDOCOM CIA.LTDA.

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: GUAYAS NAPO 14 RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: HERRERA SEGURIDAD CARRIDOCOM CIA.LTDA.

VIPP SECURITY VIPPSECURITY CIA.LTDA.

region: BOLIVAR

locality: CHIMBO

streetAddress: 10 DE AGOSTO BOLIVAR Y CRISTOBAL COLON  SAN JOSE DE CHIMBO, CABECERA CANTONAL

legalName: VIPP SECURITY VIPPSECURITY CIA.LTDA.

ELITE-WR-SECURITY CIA LTDA

locality: SANTA ROSA

streetAddress: EL ORO - SANTA ROSA LOS HELECHOS/FRENTE A LA ESC. BENJAMIN CARRION 07 -52 NUEVO SANTA ROSA

legalName: ELITE-WR-SECURITY CIA LTDA

CASECON CIA LTDA.

streetAddress: AGUSTIN FREIRE CAMILO NEVAREZ SOLAR 4 TARQUI

legalName: CASECON CIA LTDA.

streetAddress: CIUDAD DEL NORTE URB HUANCAVILCA SOLAR 28 TARQUI

legalName: SERVICIO INTEGRAL ATLASSECURITY CIA.LTDA.

streetAddress: JUAN DE DIOS NAVAS AV. ELOY ALFARO 1-49 SAGRARIO

legalName: DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

locality: OTAVALO

streetAddress: BOLIVAR NEPTALI ORDOÑEZ 14-18 JORDAN

streetAddress: PABLO ANIVAL VELA PIEDAD GOMEZ JURADO 1-22 SAN FRANCISCO

legalName: ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA

streetAddress: FLORES SALINAS 238 SAGRARIO

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA

streetAddress: HERMANOS MIDEROS DR STEFAN LOYO ESQ 3-78 SAN ANTONIO

legalName: SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA

streetAddress: LUIS CABEZAS BORJA PEDRO MONCAYO Y OVIEDO 264 SAGRARIO

streetAddress: PEDRO RODRIGUEZ JOSE MEJIA LEQUERICA 1-19 IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.

streetAddress: AV TULCAN SEGUNDO LUIS MORENO SN SAGRARIO

WORKINGSEGURITY CIA.LTDA.

streetAddress: 13 DE ABRIL TULCAN S/N SAGRARIO

legalName: WORKINGSEGURITY CIA.LTDA.

region: MORONA SANTIAGO

locality: MORONA

streetAddress: 06 DE SEPTIEMBRE 15 DE MAYO S/N SAN ISIDRO

streetAddress: SANTA PRISCA CARLOS IBARRA OE3-64 CENTRO HISTORICO

SEGCOMPRI CIA. LTDA.

streetAddress: N53A MIGUEL ALVAREZ CORTEZ OE2 FERNANDO COS OE2-55 CHILLOGALLO

SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.

streetAddress: AV. LUIS TUFIÑO SANCHO HACHO OE3-55 EL SALVADOR

streetAddress: AVENIDA AMERICA JUAN JOSE VILLALENGUA N37-274 CENTRO HISTORICO

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.

legalName: GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.

streetAddress: GONZALO ESCUDERO RODRIGO JACOME S1-284 S14 LA FLORESTA

streetAddress: 10 DE AGOSTO FRANCISCO CALDAS 11122 CENTRO HISTORICO

DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

streetAddress: ALAMOS N2201Y DE LOS TULIPANES DE LOS TULIPANES N2-201 CALDERON (CARAPUNGO)

streetAddress: CALLE S57D PEDRO VICENTE MALDONADO 0E1-103 CENTRO HISTORICO

legalName: PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.

VISEGPRIV CIA.LTDA.

streetAddress: HERNAN VASQUEZ LUIS QUINTEROS N84-26 CENTRO HISTORICO

GONARMI SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.

streetAddress: AV 10 DE AGOSTO FRANCISCO CALDAS N11-122 CENTRO HISTORICO

streetAddress: CARLOS IBARRA SANTA PRISCA  CENTRO HISTORICO

FROILÁN SEGURIDAD FROYSEG CIA.LTDA.

streetAddress: MAGDALENA ADOUM JUANA TERRAZAS SN LA FLORESTA

streetAddress: CUYABENO NICOLAS TORRES SN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: SEGURIDAD TECNICA DE IWIAS IWSEL CIA. LTDA.