description: INSTRUMENTOS DE MEDICION DE PARAMETROS FISICOS PARA INGENIERIA

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

description: INSTRUMENTOS DE MEDICION DE PARAMETROS FISICOS PARA INGENIERIA

description: INSTRUMENTOS DE MEDICION DE PARAMETROS FISICOS PARA INGENIERIA

description: INSTRUMENTOS DE MEDICION DE PARAMETROS FISICOS PARA INGENIERIA

title: SIE-CELECEP-2024-03215-238940

description: 2.2. Análisis de oferta: En los catálogos presentados en la oferta, no es posible verificar las características ofertadas y que fueron solicitadas en los pliegos, para los ítems que se detallan a continuación: Ítem 23: Precisión 0.5% del fondo escala División escala 0,1 Ajuste Con ajuste de pluma. Ítem 27: Relés de salida: Dos relés con contactos: NO - NA cada uno Alimentación Compatible con 125Vcc  Requerimiento de convalidación: Se solicita presentar catálogos o fichas técnicas en donde se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las características establecidas en las especificaciones técnicas de los pliegos, señalando el modelo ofertado en el catálogo o fichas técnicas presentadas, indicando el número de ítem correspondiente y detallando cada una de las características ofertadas que confirmen el cumplimiento.

description: 2.1. Análisis de oferta: En el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS, el oferente referencia al Anexo 1, el cual la Comisión Técnica ha verificado el total cumplimiento de las características de cada uno de los 77 ítems de la oferta. Además, el oferente, en el numeral 1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE señala que se adjuntan las fichas técnicas requeridas por la entidad contratante, sin embargo, en las fichas técnicas no ha sido posible identificar los ítems y el cumplimiento de las características solicitadas en las especificaciones técnicas de los pliegos. Requerimiento de convalidación: Para los 77 ítems, el oferente deberá especificar y resaltar claramente el modelo ofertado en el catálogo o fichas técnicas presentadas, indicando el número de ítem correspondiente y detallando cada una de las características ofertadas que confirmen el cumplimiento.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO EN DONDE INDICA LA RESPUESTA DE LA CONVALIDACION 4

description: 1.4. Análisis de oferta: En los pliegos, para el ítem 40 se pide ?Conexión: Inferior macho M20X1.5 con muelle tubular y válvula de ventilación?, sin embargo, el oferente presenta dos archivos de especificaciones técnicas ofertadas, 52-169-ESPECIFICACIONES TECNICAS 1-signed.pdf y 52-169-ESPECIFICACIONES TECNICAS-signed.pdf en el ítem 40, en el primer archivo, oferta ?Conexión Inferior 1/2 NPT macho con muelle tubular y válvula de ventilación? y en el segundo archivo oferta ?Conexión: Inferior macho M20X1.5 con muelle tubular y válvula de ventilación?, mientras que en el catálogo 52-169-ITEM 40-43 PARTE 1-signed.pdf se tiene las dos opciones. Requerimiento de convalidación: Se solicita al oferente confirmar que el ítem 40 ofertado cumple con la característica ?Conexión: Inferior macho M20X1.5 con muelle tubular y válvula de ventilación? solicitada en los pliegos.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO EN DONDE INDICA LA RESPUESTA DE LA CONVALIDACION 3

description: SOLICITUD DE CONVALIDACIONES 1.3 EN ARCHIVO ADJUNTO

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO EN DONDE INDICA LA RESPUESTA DE LA CONVALIDACION 2

description: 1.2. Análisis de oferta: En los pliegos, para el ítem 11 se pide con rango 0 - 8 Bar, sin embargo, el oferente presenta dos archivos de especificaciones técnicas ofertadas, 52-169-ESPECIFICACIONES TECNICAS 1-signed.pdf y 52-169-ESPECIFICACIONES TECNICAS-signed.pdf en el ítem 11, en el primer archivo, oferta el rango de 0 a 10 bar y en el segundo archivo oferta el rango de 0 a 8 bar, mientras que en el catálogo 52-169-ITEM 9-11-12-13-64-65-signed.pdf se señala el rango de 0 a 10 bar.  Requerimiento de convalidación: Se solicita al oferente aclarar cuál es la especificación ofertada del ítem 11 que permita cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas de los pliegos, así como presentar el catálogo o ficha técnica que permitan verificar el cumplimiento

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO EN DONDE INDICA LA RESPUESTA DE LA CONVALIDACION 1

description: 1.1. Análisis de oferta: En los pliegos, para el ítem 7 se pide con rango de 0 A 1Bar o 0 a 100kPa, sin embargo, el oferente presenta dos archivos de especificaciones técnicas ofertadas, 52-169-ESPECIFICACIONES TECNICAS 1-signed.pdf y 52-169-ESPECIFICACIONES TECNICAS-signed.pdf en el ítem 7, en el primer archivo, oferta el rango de 0 a 1.7 bar y en el segundo archivo oferta el rango de 0 a 100 kPa, mientras que en el catálogo 52-169-ITEM 7-signed.pdf se señala el rango de 0 a 100 kPa. Requerimiento de convalidación: Se solicita al oferente aclarar cuál es la especificación ofertada del ítem 7 que permita cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas de los pliegos.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 198En respuesta a la pregunta 198, en las especificaciones técnicas se establecen las características que posee cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante. No es posible indicar marca, modelo o número de parte.

name: PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A.

description: Para el ítem 54: Por favor indicar modelo de referencia.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 197En respuesta a la pregunta 197, el material es de acero inoxidable AISI316

description: Item 54. Cuál es el material del cuerpo?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 196En respuesta a la pregunta 194, en las especificaciones técnicas se solicita un rango de presión de 0 a 600 psi, lo cual se adapta a los requerimientos para cumplir con las necesidades de la entidad contratante.

description: Item 54. Verifique por favor cuál es la presión diferencial requerida

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 195En respuesta a la pregunta 195, la presión estática del proceso es de 35 Bar

description: Item 54. Cuál es la presión estática

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 194En respuesta a la pregunta 194, en las especificaciones técnicas se solicita una longitud de inserción de 60mm, no incluye la longitud de la conexión.

description: Item 46. Por favor aclare si la longitud del vástago incluye la longitud de la conexión

answer: RESPUESTA 193En respuesta a la pregunta 193, en las especificaciones técnicas se establecen las características que posee cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante.

description: Item 46. Para la conexión de 1/2" NPT está  disponible la caja de 3", sírvase aceptar la caja de 3 pulg.

answer: RESPUESTA 192En RESPUESTA / ACLARACIÓN a la pregunta 192, la presión estática es 7 BAR, Presión máx. que soporta el instrumento es 200 BAR.

description: Item 7. Cuál es la presión estática

answer: RESPUESTA 191 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Item 7.  Por favor, envíe drawing con dimensiones para la ubicación del agujero de 64 mm

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 190En respuesta a la pregunta, el ítem 7 no requiere pestaña frontal para montaje en panel

description: Item 7.  Indicar si requieren con pestaña frontal para montaje en panel

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 189En respuesta a la pregunta 189, el calendario del proceso ha definido que la Fecha Límite de entrega Ofertas es para el 2024-10-16 a las 11:00:00, la cual no es posible modificar.

description: FAVOR CONCEDER UNA EXTENSION DE PLAZO DE 15 DIAS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 188En respuesta a la pregunta 188, en las especificaciones técnicas se establecen las características que posee cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante. En este caso en particular se solicita el sensor y el cable de conexión. No se solicita los magnetos.

name: JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

description: Estimada entidad para los ítems 52 y 53 se requiere en si solo el sensor?  oh tambien sus demás componentes como magnetosmodelo, cables de coneexión longuitud .Gracias

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 187 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: CONFIRMAR EN EL ITEM 59 EL PROCESO DE CONEXION AL PROCESO DEL  SENSOR DE PRESION

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 186En respuesta a la pregunta 186, para el ítem 27, la conexión es Inferior 1/2" NPT. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 de los pliegos.

description: FAVOR CONFIRMAR EN EL ITEM 27 EL PROCESO DE CONEXION AL PROCESO DEL PRESOSTATO DIGITAL

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 185 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Confirmar el rango de medicion  del ITEM 17 sensor de nivel con flotador

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 184 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 45. Sírvase a enviar un dibujo indicando las dimensiones.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 183 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 44. Sírvase a enviar un dibujo indicando las dimensiones.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 182 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 16. Sírvase a enviar un dibujo indicando las dimensiones.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 181En respuesta a la pregunta 181, el fluido es aceite.

description: ítem 38.  Con qué fluido va a trabajar?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 180En respuesta a la pregunta 180, no es necesario indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: item 69: Indicar el número de parte del instrumento.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 179En respuesta a la pregunta 179, en el ítem 57 ?Transmisor de nivel con sensor flotante?, este instrumento puede estar sometido a líquidos corrosivos como aguas tratadas, aguas servidas y aceites.

description: item 57: Indicar los nombres de líquidos corrosivos que estará sometido el instrumento.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 178En respuesta a la pregunta 178, para el ítem 31, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 de los pliegos.

description: item 31: Sírvase a enviar un drawing del interruptor de nivel con sus respectivas distancias/longitudes de activación con respecto al fondo del tanque.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 177En respuesta a la pregunta 177, para el ítem 30, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 de los pliegos.

description: item 30: Sírvase a enviar un drawing del interruptor de nivel con sus respectivas distancias/longitudes de activación con respecto al fondo del tanque.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 176En respuesta a la pregunta 176, para el ítem 29, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 de los pliegos.

description: item 29: Sírvase a enviar un drawing del interruptor de nivel con sus respectivas distancias/longitudes de activación con respecto al fondo del tanque.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 175En respuesta a la pregunta 175, para el ítem 25, por favor revisar las especificaciones. No es posible indicar marca, modelo o número de parte.

description: item 25: Sírvase a enviar la marca, número de parte y modelo del transductor del voltaje.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 174 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: item 17: Indicar el tipo de brida de 120mm. Es de tipo ANSI, DIN, etc?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 173En respuesta a la pregunta 173, si, es para cada punto de activación.

description: item 17: Los contactos SPDT es para cada punto de activación flotador ?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 172 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: item17: Sírvase a enviar un drawing del instrumento dentro del tanque con las distancias de los niveles de activación.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 171En respuesta a la pregunta 171, el instrumento debe tener dos niveles de medición en un eje de longitud de 250mm (+/- 10mm). No es relevante la distancia mínima ni máxima.

description: item 17:  Indicar la distancia con respecto al fondo del tanque de los niveles máximos y mínimos de activación.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 170 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: item 17: el instrumento tiene dos flotadores o uno ? Intidades.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 169 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: item 17: Altura del tanque

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 168En respuesta a la pregunta 168, el sistema funciona a presión atmosférica y una temperatura promedio de 45C.

description: Item 17: Temperatura y presión del fluido

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 167En respuesta a la pregunta 167, la gravedad específica del aceite hidráulico 0,8 kg/l

description: item 17: Indicar gravedad específica del aceite

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 166En respuesta a la pregunta 166, en las especificaciones técnicas constantes en los pliegos del proceso se detalla toda la información necesaria para que se puedan realizar las ofertas, no es posible colocar marcas ni modelos particulares.

description: Item10: Indicar modelo y número de parte.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 165 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítems 39 al 43.  Envíe un  drawing de la válvula de ventilación

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 164En respuesta a la pregunta 164, en las especificaciones técnicas se establecen las características que posee cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante.

description: ítems 39 al 43.  Por favor envíe foto y hoja técnica del manómetro con muelle tubular y la válvula de ventilación

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 163En respuesta a la pregunta 163, el muelle tubular hace referencia al tipo de funcionamiento del manómetro que para este caso es más conocido como tipo Bourdon, y a lo que concerniente a la válvula de ventilación se conoce al tapón de la parte superior de la caja que cuenta con una pequeña palanca y sirve para abrir o cerrar el paso de aire dentro del manómetro.

description: ítems 39 al 43.  Por favor explique a qué se refiere con el muelle tubular y la válvula de ventilación

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 162En respuesta a la pregunta 162, para el ítem 26, por favor remitirse a lo solicitado en el apartado de accesorios.

description: ítem 26. Confirme si la conexión de los acoples son 1/4 NPT Hembra x 1/2 NPT hembra, para ser conectados a los manómetros de 1/2 NPT Macho.  Si no es así, por favor aclare cuáles son las conexiones de los 2 extremos

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 161 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 26.  Sírvase enviar hoja técnica, fotos y drawing de los Acoples rápido hembra de 1/4" NPT

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 160En respuesta a la pregunta 160, si es factible aceptar la propuesta con adaptador, siempre que se cumpla con las demás especificaciones.

description: ítem 4. Sírvase aceptar con adaptadores de NPT a G 1/2 Macho

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 159En respuesta a la pregunta 159, no es posible aceptar la propuesta ya que se debía conocer específicamente sobre que ítems se realizaba la consulta.

description: Para todos los ítems manómetros con conexiones diferentes a NPT, sírvase aceptar adaptadores para los tipos de conexiones solicitadas

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 158En respuesta a la pregunta 158, no es posible aceptar la propuesta ya que se debía conocer específicamente sobre que ítems se realizaba la consulta.

description: Para todos los ítems manómetros de caja de 2, 2.5 pulg: Sírvase aceptar con exactitud de 2%/1%/2% del fondo de escala

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 157En respuesta a la pregunta 157, en las especificaciones técnicas constantes en los pliegos del proceso se detalla toda la información necesaria para que se puedan realizar las ofertas, no es posible colocar marcas ni modelos particulares ni ampliar la información sin conocer que parámetro adicional requería el oferente.

description: Señores de la comisión técnica favor incluir información referencial de los equipos solicitados de los ítems 9,11, 12 y 13

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 156En respuesta a la pregunta 156, no se acepta la propuesta ya que existen manómetros que requieren otras unidades.

description: Para todos los ítems manómetros: Sírvase aceptar en doble escala BAR/PSI

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 155En respuesta a la pregunta 155,- Para el item 11 los 8 BAR corresponden a 81.6 mH2O-Para el item 12 los 4 BAR corresponden a 40.8 mH2O-Para el item 13 los 2 BAR corresponden a 20.4 mH2O

description: ítems 11, 12 y 13. Indicar el rango en mH2O

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 154En respuesta a la pregunta 154, en las especificaciones técnicas se establecen las características que posee cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante. No es posible ampliar la información sin conocer que parámetro adicional requería el oferente.

description: Señores de la comisión técnica, favor ampliar la información de los ítems 46 y 54

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 153En respuesta a la pregunta 152, si es posible ofertar los instrumentos para el ajuste de pluma según el procedimiento descrito, también es aceptable un instrumento con ajuste de pluma mediante tornillo.

description: Para todos los ítems manómetros: Con respecto al ajuste de pluma, Se refiere usted al procedimiento de abrir, retirar la pluma y hacer el ajuste colocándola en la posición deseada?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 152En respuesta a la pregunta 152, se acepta cualquiera de las dos propuestas, siempre que se garantice que el acople soporte una presión mayor a la máxima del instrumento.

description: ítem 2.  Se cotiza caja y conexión en acero inoxidable o caja en acero inox y conexión de bronce?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 151En respuesta a la pregunta 151, no es posible remitir foto de la placa. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 77. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 150En respuesta a la pregunta 150, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 77. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 149En respuesta a la pregunta 149, no es posible remitir foto de la placa. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 76. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 148En respuesta a la pregunta 148, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 76. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 147En respuesta a la pregunta 147, no es posible remitir foto de la placa. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 75. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 146En respuesta a la pregunta 146, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 75. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 145En respuesta a la pregunta 145, no es posible remitir foto de la placa. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 74. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 144En respuesta a la pregunta 144, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 74. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 143En respuesta a la pregunta 143, no es posible remitir foto de la placa. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 72. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 142En respuesta a la pregunta 142, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 72. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 141En respuesta a la pregunta 141, por favor referirse a las especificaciones técnicas de ítem 71 descritas en el requerimiento.

description: ítem 71. Sírvase a indicar la temperatura que estará sometido el instrumento.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 140En respuesta a la pregunta 140, por favor referirse a las especificaciones técnicas de ítem 71 descritas en el requerimiento.

description: ítem 71. Sírvase a indicar el flujo de operación y máximo que estará sometido el instrumento.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 139En respuesta a la pregunta 139, no es posible remitir foto de la placa. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 71. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 138En respuesta a la pregunta 138, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 71. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 137En respuesta a la pregunta 137, no es posible remitir foto de la placa. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 70. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 136En respuesta a la pregunta 136, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 70. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 135En respuesta a la pregunta 135, no es posible entregar una foto de la placa. Se recalca que se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 69. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 134En respuesta a la pregunta 134, no es posible indicar marca, modelo, o número de parte del instrumento. Se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.

description: ítem 69. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 133En respuesta a la pregunta 133, la presión de operación es igual a 300 Bar y la presión máxima que podría afectar el instrumento es de 780 Bar.

description: ítem 59. Indicar la presión de operación y máxima que estará sometido el instrumento.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 132 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 59. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 131 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 59. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 130 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 58. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 129

description: ítem 58. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 128 En respuesta a la pregunta 128, se señala:- Para los ítems del 1, 3 al 6, 8, 14, 15, y del 39 al 43, se requiere que todo el instrumento sea de acero inoxidable.?Para los ítems del 18 al 25, 26, 32 al 37, considerar que:-Items 18 a 25, el ítem 25 es un transductor de voltaje, si es que se refiere su pregunta a solo los manómetros seria del ítem 18 al 24, para esta pregunta no necesariamente debe ser la conexión en bronce como se muestra en las fotos, puede ser de acero inoxidable la conexión.-Item 26 no necesariamente debe ser la conexión en bronce como se muestra en las fotos, puede ser de acero inoxidable la conexión.-Ítems 32 al 37 no necesariamente debe ser la conexión en bronce como se muestra en las fotos, puede ser de acero inoxidable la conexión.Para los ítems del 66 al 68, 73, es necesario cumplir con todas las especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento.

description: ítems 1, 3 al 6, 8, 14, 15, 18 al 25, 26, 32 al 37, 39 al 43, 66 al 68, 73.  Sírvase confirmar si se cotiza caja en acero inoxidable y conexión en bronce como se muestra en las fotos.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 127 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 53. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 126 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 53. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 125En respuesta a la pregunta 125, se confirma que la longitud del sensor se toma en cuenta desde el final de la rosca de conexión al proceso hasta el final del sensor.

description: ?Para el ítem 71: Por favor confirmar si la longitud del sensor se toma en cuenta con rosca o únicamente el sensor.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 124En respuesta a la pregunta 124, es posible ofertar con conexión eléctrica M12 – 5 pines siempre y cuando se incluya el cable de conexión.

description: ?Para el ítem 71: Es posible ofertar con conexión eléctrica de M12 – 5 pines

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 123 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 52. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 122En respuesta a la pregunta 122, para el ítem 70, es necesario cumplir con todas las especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento.

description: ?Para el ítem 70: Es posible ofertar con precisión de temperatura de 0.5 C para 0 a 45C y precisión de 1.5 C para 45 a 80 C puesto que por fábrica se genera de esta manera.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 121En respuesta a la pregunta 121, para el ítem 70, es necesario cumplir con todas las especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento.

description: ?Para el ítem 70: Es posible ofertar con precisión de humedad de 3% puesto que por fábrica no se genera al 2%.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 120En respuesta a la pregunta 120, en las especificaciones técnicas se establece las características que debe tener cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante, por lo que no es posible indicar marca, modelo número de parte del instrumento.

description: ítem 52. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 119En respuesta a la pregunta 119, tomar en consideración que la imagen es REFERENCIAL, en planta se dispone de sensores de mezcla de agua en aceite con conexión posterior, sin embargo, es posible aceptar que dicho sensor pueda ser instalado de manera vertical, por lo que para el ítem 69 se aceptará conexiones verticales o posteriores.

description: ?Para el ítem 69: Confirmar la conexión roscada en ubicación vertical puesto que fábrica no tiene en conexión posterior y de acuerdo a la imagen referencial la ubicación es vertical o generar la aclaración correspondiente.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 118En respuesta a la pregunta 118, para el ítem 67, es posible aceptar el manómetro con un rango de 0 a 16 Bar, siempre y cuando cumpla con el resto de las especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento.

description: ?Para el ítem 67: Es posible ofertar con rango de 0 a 16 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 117En respuesta a la pregunta 117, para el ítem 65, se solicita cumplir con todas las especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento.

description: ?Para el ítem 65: Es posible ofertar con rango de 0 a 2.5 m.c.a. considerando que la fabricación no se genera para 0 a 2 m.c.a

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 116En respuesta a la pregunta 116, para el ítem 65, se solicita cumplir con todas las especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento.

description: ?Para el ítem 65: Es posible ofertar en longitud del cable de material tipo PUR sin tubo capilar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 115En respuesta a la pregunta 115, para el ítem 64, se solicita cumplir con todas las especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento.

description: ?Para el ítem 64: Es posible ofertar en longitud del cable de material tipo PUR sin tubo capilar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 114En respuesta a la pregunta 114, en las especificaciones técnicas se establece las características que debe tener cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante, por lo que no es posible enviar una foto de la placa de datos.

description: ítem 50. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 113En respuesta a la pregunta 113, no es posible, porque la conexión al proceso en planta es M20X1.5

description: ?Para los ítems 62,63,72: Es posible ofertar el accesorio de amortiguador en conexión al proceso de ?NPT macho o ?NPT macho

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 112En respuesta a la pregunta 112, en las especificaciones técnicas se solicita una tolerancia de +/-0.25 %. La oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 59: Es posible ofertar con tolerancia +/- 0.5%

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 111 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 59: Confirmar cual es el tamaño de conexión a proceso.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 110En respuesta a la pregunta 110, en las especificaciones técnicas se establece las características que debe tener cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante, por lo que no es posible indicar marca, modelo número de parte del instrumento.

description: ítem 50. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 109 En respuesta a la pregunta 109, en las especificaciones técnicas se solicita la rosca para la instalación del transmisor de ? NPT, es posible aceptar acoples que permitan llegar a esta medida.

description: ?Para el ítem 57: De acuerdo al fabricante para la construcción del sensor en líquidos corrosivos se genera la conexión a proceso en 2? y para agua en 1? es posible ofertar con acoples reductores ya sea el un caso de 2? a 1/2?NPT o en su defecto de 1? a 1/2 ?NPT respectivamente.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 108 EN ARCHIVO ADJUTO ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: ítem 49. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 107En respuesta a la pregunta 107, no es posible aceptar el transmisor sin la posibilidad de realizar el ajuste de cero y spam. La oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 55: Es posible ofertar sin ajuste de cero y spam

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 106 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 49. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 105 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ítem 48. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 104En respuesta a la pregunta 104, no es posible aceptar el transmisor sin la posibilidad de realizar el ajuste de cero y spam. La oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 55: Es posible ofertar sin ajuste de cero y spam

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 103En respuesta a la pregunta 103, en las especificaciones técnicas se establece las características que debe tener cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante, por lo que no es posible indicar marca, modelo número de parte del instrumento.

description: ítem 48. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 102En respuesta a la pregunta 102, en las especificaciones técnicas se establece las características que debe tener cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante, por lo que no se acepta la alternativa propuesta.

description: ?Para el ítem 54: Es posible ofertar con interruptor: 1 rele en caja resistente a la intemperie tipo -R2 DPDT contactos 120VAC,28VDC,10 A,Coll 6 a 240 VAC, 6 a 110VDC

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 101En respuesta a la pregunta 101, en las especificaciones técnicas se establece las características que debe tener cada ítem para cumplir con las necesidades de la entidad contratante, por lo que no es posible indicar marca, modelo número de parte del instrumento.

description: ítem 47. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 100En respuesta a la pregunta 100, para el ítem 34, se solicita que la unidad de medida sea BAR, por lo que para el ítem 34 se aclara que la unidad sea ?Al menos BAR?, por lo que si puede aceptar escalas BAR/PSI.

description: ítem 36. Sírvase aceptar  doble escala BAR/PSI

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 99En respuesta a la pregunta 99, para el ítem 34 se solicita que la unidad de medida sea BAR, por lo que para el ítem 34 se aclara que la unidad sea ?Al menos BAR?, por lo que si puede aceptar escalas BAR/PSI/INhg

description: ítem 34. Sírvase aceptar escalas  BAR/PSI/INhg

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 98En respuesta a la pregunta 98, para el ítem 32 se solicita que las unidades de medida sean Kg/cm2 / PSI; no se aceptará en unidades BAR.

description: ítem 32. Sírvase aceptar doble escala BAR/PSI

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 97En respuesta a la pregunta 97, la especificación solicita 4 interruptores ajustables, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 50: Confirmar si el número de interruptores son 4.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 96En respuesta a la pregunta 96, para el ítem 31, por favor revisar las especificaciones; no es posible enviar fotografía en donde se muestre la marca, modelo o número de parte.

description: ítem 31. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 95En respuesta a la pregunta 95, la especificación solicita salidas remotas Pt100, 4-20mA, 0 – 5Vcc, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 50: De acuerdo a fábrica las salidas remotas no es posible ofertar en especificación Pt100 4 - 20mA 0 -5 VCC. Es posible ofertar en la combinación de 4-20 mA y 0-5 VCC.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 94En respuesta a la pregunta 94, la especificación solicita necesariamente el protocolo de comunicación RS-485 MODBUS, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 50: Es posible ofertar sin Modbus RS-485 debido a que fábrica menciona que esta función no está disponible en este momento. Esta función está en desarrollo con previsión de disponibilidad para 2025 o 2026.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 93En respuesta a la pregunta 93, para el ítem 31, por favor revisar las especificaciones; no es posible indicar marca, modelo o número de parte.

description: ítem 31. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 92En respuesta a la pregunta 92, la especificación solicita para la entrada de cable 3xM25; 2xM20, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 50: De acuerdo a fábrica en función del número de interruptores se tiene el correspondiente número de conexiones. En la versión con 4 interruptores la entrada de cable tiene 3 conexiones M20x1,5 y 1 conexión PG16 para salida analógica o PT100. Es posible ofertar con lo antes mencionado

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 91En respuesta a la pregunta 91, la posición del montaje en sitio es de 90.

description: ?Para el ítem 49: Confirmar cuál es la posición de montaje 0 o 90

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 90En respuesta a la pregunta 90, para el ítem 31, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 31. Indicar nivel máximo y mínimo que llega el fluido dentro del tanque

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 89 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 49: Se necesita que la longitud del tubo sensor sea de 29mm o 45mm

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 88En respuesta a la pregunta 88, se aclara el contenido de los pliegos ?Número de Canales: Al menos 2 con onda cuadrada desplazadas 90 y sus señales invertidas?

description: ?Para el ítem 49: Confirmar si se necesita que el sensor con señales de onda cuadrada de 2 canales desplazadas 90 tenga sus señales inversas o sin señales inversas.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 87En respuesta a la pregunta 87, para el ítem 31, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 31. Indicar dimensiones del tanque

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 86En respuesta a la pregunta 86, la especificación solicita una distancia de detección Sn = 16mm, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 48: Es posible que la distancia de detección Sn pueda ser de 12mm en lugar de 16mm

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 85En respuesta a la pregunta 85, para el ítem 31, no se es relevante ese parámetro. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 31. Indicar gravedad específica del fluido

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 84En respuesta a la pregunta 84, para el ítem 31, el tipo de fluido es aceite Tellus ISO VG 46

description: ítem 31. Indicar tipo de fluido

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 83En respuesta a la pregunta 83, para el ítem 31, la presión del proceso es irrelevante ya que no es un proceso presurizado

description: ítem 31. Indicar presión del proceso

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 82En respuesta a la pregunta 82, para el ítem 31, la temperatura del proceso va desde los 15C hasta 100C.

description: ítem 31. Indicar temperatura del proceso

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 81En respuesta a la pregunta 81, para el ítem 30, por favor revisar las especificaciones, no es posible enviar fotografía en donde se muestre la marca, modelo o número de parte.

description: ítem 30. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 80En respuesta a la pregunta 80, para el ítem 30, por favor revisar las especificaciones; no es posible indicar marca, modelo o número de parte.

description: ítem 30. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 79En respuesta a la pregunta 79, para el ítem 30, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 30. Indicar nivel máximo y mínimo que llega el fluido dentro del tanque

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 78En respuesta a la pregunta 78, para el ítem 30, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 30. Indicar dimensiones del tanque

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 77En respuesta a la pregunta 77, para el ítem 30, no se es relevante ese parámetro. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 30. Indicar gravedad específica del fluido

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 76En respuesta a la pregunta 76, para el ítem 30, el tipo de fluido es aceite Tellus ISO VG 46

description: ítem 30. Indicar tipo de fluido

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 75En respuesta a la pregunta 75, para el ítem 30, la presión del proceso es irrelevante ya que no es un proceso presurizado.

description: ítem 30. Indicar presión del proceso

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 74En respuesta a la pregunta 74, para el ítem 30, la temperatura del proceso va desde los 15C hasta 100C.

description: ítem 30. Indicar temperatura del proceso

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 73En respuesta a la pregunta 73, para el ítem 29, por favor revisar las especificaciones, no es posible enviar fotografía en donde se muestre la marca, modelo o número de parte.

description: ítem 29. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 72En respuesta a la pregunta 72, para el ítem 29, por favor revisar las especificaciones; no es posible indicar marca, modelo o número de parte.

description: ítem 29. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 71En respuesta a la pregunta 71, para el ítem 29, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 29. Indicar nivel máximo y mínimo que llega el fluido dentro del tanque

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 70En respuesta a la pregunta 70, para el ítem 29, el largo del vástago es lo relevante. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 29. Indicar dimensiones del tanque

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 69En respuesta a la pregunta 69, para el ítem 29, no se es relevante ese parámetro. Por favor remitirse a lo solicitado en el Anexo 1 del pliego.

description: ítem 29. Indicar gravedad específica del fluido

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 68En respuesta a la pregunta 68, para el ítem 29, el tipo de fluido es aceite Tellus ISO VG 46.

description: ítem 29. Indicar tipo de fluido

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 67En respuesta a la pregunta 67, para el ítem 29, la presión del proceso es irrelevante ya que no es un proceso presurizado.

description: ítem 29. Indicar presión del proceso

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 66En respuesta a la pregunta 66, para el ítem 29 la temperatura del proceso va desde los 15C hasta 100C.

description: ítem 29. Indicar temperatura del proceso

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 65En respuesta a la pregunta 65, para el ítem 27, por favor revisar las especificaciones, enviar foto de la placa de datos del equipo no es posible.

description: ítem 27. Sírvase a enviar una foto de la placa de datos del equipo

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 64En respuesta a la pregunta 64, para el ítem 27, por favor revisar bien las especificaciones, detallar la marca, modelo o número de parte no es posible.

description: ítem 27. Indicar marca, modelo número de parte del instrumento

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 63En respuesta a la pregunta 63, para el ítem 26, se solicita que las unidades de medida sean ?Al menos con kg/cm2?. Solo en unidades BAR no se aceptará.

description: ítem 26. Sírvase aceptar escala en BAR

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 62En respuesta a la pregunta 62, para los ítems del 18 al 24 se solicita que las unidades de medida sean kg/cm2 / PSI; en unidades BAR no se aceptará.

description: ítems 18 al 24. Sírvase aceptar doble escala BAR/PSI

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 61En respuesta a la pregunta 61, si es posible ofertar el manómetro con precisiones en la zona baja de la escala del 2%, zona intermedia de la escala de trabajo del 1%, y zona alta de la escala del 2%, esto no exime del cumplimiento de las demás especificaciones técnicas.

description: ítem 1.  Sírvase aceptar la exactitud de 2%/1%/2% del fondo de escala

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 60En respuesta a la pregunta 60, las imágenes son referenciales para que el oferente sepa de qué instrumento se trata, pero el cumplimiento de las especificaciones técnicas es obligatorio.

description: ítem 1. la foto enviada es completamente diferente a las especificaciones dadas. Se cotiza de acuerdo a la foto o a las especificaciones dadas?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 59En respuesta a la pregunta 59, si es posible ofertar el instrumento para el ajuste de pluma según el procedimiento descrito, también es aceptable un instrumento con ajuste de pluma mediante tornillo.

description: ítem 1.  Con respecto al ajuste de pluma, Se refiere usted al procedimiento de abrir, retirar la pluma y hacer el ajuste colocándola en la posición deseada?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 58En respuesta a la pregunta 58, si es posible ofertar el manómetro señalado, siempre que en la escala conste al menos las unidades en bar y se cumpla con las demás especificaciones técnicas.

description: Estimados, con respecto al ítem 1. Sírvase aceptar en el rango de 0-20 Bar/PSI, doble escala

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 57En respuesta a la pregunta 57, se confirma que de manera general los equipos no requieren características antiexplosión, salvo se lo haya especificado en las características detalladas en el Anexo 1 del pliego.

name: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL EUROINSTRUMENTS INGENIERIA CIA. LTDA.

description: Los equipos necesitan algun tipo de normativa como anti explosiones, etc.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 56En respuesta a la pregunta 56, la especificación solicita un rango de presión de 0 a 50 Bar, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 47:  Es posible ofertar con rango de 0 a 40 Bar considerando que por fabricación no es posible trabajar en el rango de 50 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 55En respuesta a la pregunta 55, la especificación solicita un rango de presión de 0 a 50 Bar, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 47: Es posible ofertar con rango de 0 a 100 Bar considerando que por fabricación no es posible trabajar en el rango de 50 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 54En respuesta a la pregunta 54, la especificación técnica solicita una caratula de diámetro de 50 mm, la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 46: Es posible ofertar con tamaño de carátula de 76.2 mm

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 53En respuesta a la pregunta 53, la longitud de inserción hace referencia al bulbo del termómetro.

description: ?Para el ítem 46: Confirmar si la longitud de inserción se refiere al termopozo o al largo del bulbo del termómetro

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 52En respuesta a la pregunta 52, la especificación técnica solicita un diámetro del bulbo de 5 (+/- 0.5mm), la oferta debe ajustarse a lo requerido por la entidad contratante.

description: ?Para el ítem 46: Es posible ofertar con diámetro del bulbo de 6mm ó 6.35 mm

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 51En respuesta a la pregunta 51, se aclara el contenido de los pliegos, se aceptará con ?Rango: Al menos entre 0 y 120  C?

description: ?Para el ítem 46: Es posible ofertar con rango de temperatura de 0 a 120C

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 50En respuesta a la pregunta 50, se aclara el contenido de los pliegos, se aceptará con ?Unidad:  Al menos C?

description: ?Para el ítem 46: Es posible ofertar con simple escala C

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 49En respuesta a la pregunta 49, para el ítem 45 se podrá ofertar con el cabezal tipo BUZH o tipo BSZ-H, debido a que cumplen con el grado de protección solicitado en las especificaciones técnicas.

description: ?Para el ítem 45: Es posible ofertar con cabezal BSZ-H que cumple con las mismas características de protección con el cabezal solicitado BUZH

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 48En respuesta a la pregunta 48, la especificación solicita una división de escala de 5 Bar, por lo que para este ítem se aceptará divisiones de escala de hasta 6 Bar, lo que no interfiere en las necesidades del requerimiento.

description: ?Para el ítem 42: Es posible ofertar con división de escala igual a 6 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 47En respuesta a la pregunta 47, la especificación técnica solicita una caratula de diámetro de 2 pulgadas con tapa tipo bayoneta; este atributo se solicita debido a la flexibilidad que brinda la tapa para acceder a la aguja para realizar ajustes, por lo que debe de ser de este tipo.

description: ?Para el ítem 41: Es posible ofertar en diámetro de carátula igual a 2? pero sin tapa bayoneta.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 46En respuesta a la pregunta 46, regirse a lo solicitado en la especificación técnica, que establece ?diámetro de la carátula: 2 pulgadas?.

description: ?Para el ítem 41: Es posible ofertar con diámetro de carátula igual a 2.5?.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 45En respuesta a la pregunta 45, para el ítem 41, la especificación solicita una división de escala de 0.2 Bar, por lo que para este ítem se aceptará divisiones de escala de hasta 0.3Bar, lo que no interfiere en las necesidades del requerimiento.

description: ?Para el ítem 41: Es posible ofertar con división de escala igual a 0.3 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 44En respuesta a la pregunta 44, para el ítem 39, la especificación solicita una división de escala de 0.2 Bar por lo que para este ítem se aceptará divisiones de escala de hasta 0.3Bar, lo que no interfiere en las necesidades del requerimiento.

description: ?Para el ítem 39: Es posible ofertar con división de escala igual a 0.3 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 43En respuesta a la pregunta 43, para el ítem 38, se solicita una longitud de la manguera mayor o igual a 1.5 m, por lo que no se aceptará longitudes inferiores a ese valor.

description: ?Para el ítem 38: Es posible ofertar con longitud de la manguera igual a 1m

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 42En respuesta a la pregunta 42, para el ítem 37, se solicita la conexión solicitada es Inferior 1/4" BSP, por lo tanto, no se aceptará en conexión M14 X 1,5 LH.

description: ?Para el ítem 37: Es posible ofertar en conexión M14 X 1,5 LH Male debido al alto rango de presión

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 41En respuesta a la pregunta 41, para el ítem 36, se solicita que las características del conector sean Inferior 1/4" BSP, por lo tanto, no se aceptará la conexión G1/2B.

description: ?Para el ítem 36: Es posible ofertar en conexión G1/2B debido al alto rango de presión

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 40En respuesta a la pregunta 40, para los ítems 29, 30, 31 se solicita unidades de medida configurables; para este caso se solicita al menos milímetros, centímetros y metros.

description: ?Para los ítems 29,30,31: Para la unidad de medida configurables indicar las unidades mínimas solicitadas.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 39En respuesta a la pregunta 39, para los ítems 29, 30, 31 se solicita cable y conectores para conexión; no existe restricción para el calibre y número de hilos, por lo que dependerá del sensor ofertado. Para el cable debe considerarse únicamente que sea apantallado.

description: ?Para los ítems 29,30,31: Cuál es el calibre y numero de hilos del cable solicitado como accesorio.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 38En respuesta a la pregunta 38, para los ítems 29, 30, 31 se solicita con ajuste de cero y span, por lo tanto, no es posible ofertar sin ajuste de cero y span.

description: ?Para los ítems 29,30,31: Es posible ofertar sin ajuste de cero y spam

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 35 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 36 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 37 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para los ítems 29,30,31: Para la brida que solicitan como accesorio, por favor confirmar el tipo, la clase, el tamaño y de la misma forma enviar el plano

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 35 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 36 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 37 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para los ítems 29,30,31: El termopozo se utiliza para medidores de temperatura que es usado para proteger el bulbo varilla y su forma es cerrada con el fin de que el fluido del proceso no esté en contacto con el sensor, para el termopozo que solicitan como accesorio es necesario confirmar su aplicación y forma de montaje, por favor enviar el plano del termopozo en donde se indique el material, medidas, conexión a proceso, conexión a instrumento, etc.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 35 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 36 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 37 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para los ítems 29,30,31: Por favor confirmar cual es la conexión a proceso

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 34En respuesta a la pregunta 34, para el ítem 27, se indica que el voltaje de alimentación disponible en la planta es de 125 VCC, por lo tanto, si el voltaje de alimentación incluye este valor, si es posible ofertar, siempre y cuando el instrumento sea un solo cuerpo; no se aceptarán fuentes externas adicionales.

description: ?Para el ítem 27: Es posible ofertar con alimentación compatible con 15 a 35 VDC, de ser la respuesta negativa es posible ofertar con una fuente de voltaje de 125 VCC a 24 VCC

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 33En respuesta a la pregunta 33, para el ítem 25 no se necesita esa característica, sin embargo, si se aceptaría si dispone el instrumento con esa característica adicional.

description: ?Para el ítem 25: Confirmar si se necesita que el transductor de voltaje tenga la conexión BUS con o sin RS-485 Modbus/RTU protocol

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 32En respuesta a la pregunta 32, para el ítem 24 se indica que la división escala solicitada es 5kg/cm2, por lo tanto, no es posible ofertar con división de 6kg/cm2.

description: ?Para el ítem 24: Es posible ofertar con división de escala de 6 KG/CM2

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 31En respuesta a la pregunta 31, para el ítem 24 se indica que el rango es de 0 a 500 kg/cm2 (0 a 7000 PSI) por lo tanto si es posible ofertar con rango de 0 a 600 kg/cm2 con doble escala en PSI, siempre que se cumpla con el resto de las especificaciones técnicas.

description: ?Para el ítem 24: Es posible ofertar con rango de 0 a 600 KG/CM2 con doble escala en PSI

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 30En respuesta a la pregunta 30, para el ítem 21, se indica que la división escala solicitada es de 0.2Kg/cm2, por lo tanto no es posible ofertar 0.5kg/cm2.

description: ?Para el ítem 21: Es posible ofertar con división de escala de 0.5 KG/CM2

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 29En respuesta a la pregunta 29, para el ítem 20, se indica que la división escala solicitada es de 1Kg/cm2, por lo tanto no es posible ofertar con 3Kg/cm2.

description: ?Para el ítem 20: Es posible ofertar con división de escala de 3 KG/CM2

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 26 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 27 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 28 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 17: Es posible su ayuda con el plano de medidas de la brida.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 26 EN ARCHIVO ADJUNTO RESPUESTA / ACLARACIÓN 27 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 28 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 17: Confirmar la distancia entre centro de los agujeros, diámetro de los agujeros y cantidad de agujeros de la contra brida.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 26 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 27 EN ARCHIVO ADJUNTORESPUESTA / ACLARACIÓN 28 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 17: Confirmar el tipo de Brida si es tipo ASME o DIN

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 25 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 17: Cuál es la distancia del flotador para medir el nivel máximo?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 24 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 17: Cuál es la distancia del flotador para medir el nivel mínimo?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 23 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: ?Para el ítem 17: Cuál es la longitud del eje?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 22En respuesta a la pregunta 22, si es posible ofertar el RTD con el cabezal señalado, siempre que se cumpla con las demás especificaciones técnicas, por lo que el ítem 22 podrá ofertarse con cabezal tipo BUZH o tipo BSZ-H.

description: ?Para el ítem 16: Es posible ofertar con cabezal BSZ-H que cumple con las mismas características de protección que el cabezal solicitado BUZH

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 21En respuesta a la pregunta 21, si es posible ofertar el manómetro señalado, por lo que si es posible ofertar este ítem con una graduación menor o igual a 200 PSI, siempre que se cumpla con las demás especificaciones técnicas.

description: ?Para el ítem 15: Es posible ofertar el equipo donde la graduación menor sea de 200 PSI debido a que por el tamaño de carátula ningún equipo puede cumplir la característica solicitada cuya graduación menor sea 20 PSI.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 20En respuesta a la pregunta 20, si es posible ofertar el ítem señalado, por lo tanto, para este ítem se aceptará divisiones de escala menores o iguales a 0.3 Bares.

description: ?Para el ítem 14: Es posible ofertar con división de escala de 0.3 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 19En respuesta a la pregunta 19, si es posible ofertar el sensor señalado, siempre que se cumpla con las demás especificaciones técnicas.

description: ?Para el ítem 13:  Es posible ofertar con rango de 0 a 2.5 Bar considerando que la fabricación no se genera para 0 a 2 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 18En respuesta a la pregunta 18, no es posible ofertar el sensor señalado, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema contempla un sensor conforme el especificado en los pliegos.

description: ?Para el ítem 13: Es posible ofertar en longitud del cable de material tipo PUR sin tubo capilar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 17En respuesta a la pregunta 17, no es posible ofertar el sensor señalado, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema contempla un sensor conforme el especificado en los pliegos.

description: ?Para el ítem 12: Es posible ofertar en longitud del cable de material tipo PUR sin tubo capilar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 16En respuesta a la pregunta 16, no es posible ofertar el sensor señalado, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema contempla un sensor de rango de 0 a 8 bares que si existe en el mercado.

description: ?Para el ítem 11: Es posible ofertar con rango de 0 a 10 Bar considerando que la fabricación no se genera para 0 a 8 Bar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 15En respuesta a la pregunta 15, no es posible ofertar el sensor señalado, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema contempla un sensor conforme el especificado en los pliegos.

description: ?Para el ítem 11: Es posible ofertar en longitud del cable de material tipo PUR sin tubo capilar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 14En respuesta a la pregunta 14, para el ítem 9, no es posible ofertar el sensor señalado, el adecuado funcionamiento de nuestro sistema contempla un sensor conforme el especificado en los pliegos.

description: ?Para el ítem 9: Es posible ofertar en longitud del cable de material tipo PUR sin tubo capilar

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 13En respuesta a la pregunta 13, para el ítem 8, si es posible ofertar el manómetro señalado, por lo tanto, para este ítem se aceptará divisiones de escala menores o iguales a 0.3 KG/CM2.

description: ?Para el ítem 8: Es posible ofertar con división de escala igual a 0.3 KG/CM2.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 12En respuesta a la pregunta 12, para el ítem 8, si es posible ofertar el manómetro señalado, siempre que en la escala conste al menos las unidades en kg/cm2 y se cumpla con las demás especificaciones técnicas.

description: ?Para el ítem 8: Es posible ofertar con doble escala de 300 PSI y 21 KG/CM2

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 11En respuesta a la pregunta 11, para el ítem 1, si es posible ofertar el manómetro señalado, siempre que en la escala conste al menos las unidades en bar y se cumpla con las demás especificaciones técnicas.

description: ?Para el ítem 1: Es posible ofertar con un rango de 300 PSI que equivale a 20.5 Bar doble escala.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 10En respuesta a la pregunta 10, se señala que en ningún caso es posible cambiar los manómetros por transmisores de presión.

description: Buenas tardes Estimados, es posible cambiar los manometros por transmisores de presion ?

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 9 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Por favor, adjuntar una fotografia o imagen completa del modelo referencial correspondiente al item #49Porque la imagen publicada no presenta los detalles requeridos para una adecuada seleccion del producto.

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 8En respuesta a la pregunta 8, tanto para el ítem denominado ?SENSOR DE POSICION DE INYECTORES CON CABLE DE 20M PARA CONEXIÓN? (ítem 52), como para el ítem # 42 denominado ?MANOMETRO 400 BAR?, no se requiere asegurar compatibilidad con el equipo existente sino más bien garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 de los pliegos.

description: Por favor indicar con que equipo debe ser compatible el SENSOR DE POSICION DE INYECTORES CON CABLE DE 20M PARA CONEXIÓN que corresponde al item #42.Se requiere el modelo y marca para asegurar la compatibilidad del repuesto

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 7En respuesta a la pregunta 7, tanto para el ítem denominado ?SENSOR DE POSICION DE DEFLECTORES CON CABLE DE 20M PARA CONEXIÓN? (ítem 53), como para el ítem # 43 denominado ?MANOMETRO 100 BAR M20?, no se requiere asegurar compatibilidad con el equipo existente sino más bien garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 de los pliegos.

description: Por favor indicar con que equipo debe ser compatible el SENSOR DE POSICION DE DEFLECTORES CON CABLE DE 20M PARA CONEXIÓN que corresponde al item #43.Se requiere el modelo y marca para asegurar la compatibilidad del repuesto

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 6 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Por favor adjuntar plano de dimensiones de acople como son diametros y roscas para el item #53 "SENSOR DE POSICION DE DEFLECTORES CON CABLE DE 20M PARA CONEXIÓN"

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 5 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Por favor adjuntar plano de dimensiones de acople como son diametros y roscas para el item #52 SENSOR DE POSICION DE INYECTORES CON CABLE DE 20M PARA CONEXIÓN

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 4En respuesta a la pregunta 4, no se requiere asegurar compatibilidad con el equipo existente sino más bien garantizar las dimensiones para su óptimo acoplamiento, y cumpliendo las especificaciones descritas en el Anexo 1 de los pliegos y las dimensiones constantes en el plano de referencia incorporado en la respuesta de la pregunta 2.

description: Por favor indicar con que equipo debe ser compatible el SENSOR DE VELOCIDAD Y ROTACION que corresponde al item #49.Se requiere el modelo y marca para asegurar la compatibilidad del repuesto

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 3 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Por favor adjuntar plano de dimensiones del item #49, SENSOR DE VELOCIDAD Y ROTACION

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 2 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Para el item 49, "SENSOR DE VELOCIDAD Y ROTACION", la inormacion es incompleta.Por favor indicar las siguientes dimensiones:Diámetro del agujero central de acopleDiámetro de los agujeros para los pernos de ajuste.Distancia entre centros de los pernos de ajusteLongitud de la sonda

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN 1 En respuesta a la pregunta 1, según lo señalado en el numeral 2.3 de los pliegos, las Especificaciones Técnicas se encuentran en el Anexo 1 de los pliegos, comprendido entre las páginas 14 y 41.

description: Estimada entidad por favor subir en la sección de archivos el documento de Especificaciones técnicas

description: SUR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA REPOSICION DE LAS CENTRALES DE GENERACION

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 EL BEATERIO

NAVARRO CARREÑO LINDA JENIFFER

streetAddress: VILLA 51 Diagonal al locutorio MOVISTAR MZ  1040 TARQUI

legalName: NAVARRO CARREÑO LINDA JENIFFER

ELICROM CIA. LTDA.

streetAddress: PRIMERA  SOLAR 10 TARQUI

ERASMUSELECTRIC S.A.

streetAddress: AVDA JOAQUIN ORRANTIA AVDA JUAN TANCA MARENGO SN TARQUI

legalName: ERASMUSELECTRIC S.A.

ENERGYPETROL S.A.

streetAddress: JOSE PUERTA AV. ELOY ALFARO N39-155 EL BATAN

legalName: ENERGYPETROL S.A.

ESERSUM IND. CIA. LTDA

streetAddress: SEBASTIAN GUARDERAS MANUEL DE LA PEÑA OE1-155 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

streetAddress: MARIANO CARDENAL VICENTE DUQUE OE1-74 CARCELEN

legalName: DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

title: Subasta

rationale: SUR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA REPOSICION DE LAS CENTRALES DE GENERACION


name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

Unidad

scheme: SERCOP

description: FORESTACION Y REFORESTACION

scheme: CPC

description: FORESTACION Y REFORESTACION

description: OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.

currency: USD

name: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMALUZA PORTAL DEL ORIENTE "ASOLIAMALUZA"

description: POR CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS

description: FORESTACION Y REFORESTACION

description: FORESTACION Y REFORESTACION

title: SIE-CELECEP-2024-03223-238940

status: active

description: Análisis de oferta:  En el numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA del documento denominado 57-198-FORMULARIO ACTUALIZADO-signed-signed menciona ?La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas, SRI.? No obstante, en el documento denominado 57-198-DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA-signed, y el documento 57-198-plisubinv-signed-signed presenta la Declaración de impuesto a la renta personas naturales del año 2022 y no detalla la información necesaria para verificación de los índices financieros.  Requerimiento de convalidación: Presentar el formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior 2023 que conste la información completa necesaria para la verificación de los índices financieros, o en su defecto información en la cual se pueda evidenciar los índices presentados en su oferta

answer: Sr delegado o sreñores comision tecnica dando respuesta a convalidacion de errores notificada y solictada adjunto

description: Análisis de oferta:    En el documento denominado 57-197-plisubinv f, en el apartado 1.9 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA, en la viñeta 3, el oferente no indica ?en cualquier momento y sin previo aviso? de acuerdo a lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.   Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar o ratificar de acuerdo con lo descrito en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: Sr delegado o sreñores comision tecnica dando respuesta a convalidacion de errores notificada y solictada adjunto

description: Análisis de oferta:   El oferente dentro de los documentos 57-197-plisubinv f y 57-197-3 TABLA DE CATIDADES Y PRECIOSf, en el apartado Productos y Componentes Ofertados Metodología de trabajo, no especifica la metodología con respecto a las plantas forestales, el estado de las plantas ofertadas, es decir no menciona el tamaño altura, raíz u otras características de la planta, estado, ni especie requerida dentro de los pliegos del proceso de contratación.   Requerimiento de convalidación:   El oferente deberá aclarar o ratificar en la Metodología de trabajo en el apartado Productos y Componentes Ofertados, las características y especificaciones de las plantas forestales a ser entregadas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de contratación en el Anexo COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS LLENAR Y PRESENTAR en la página 19.

answer: Sr delegado o sreñores comision tecnica dando respuesta a convalidacion de errores notificada y solictada adjunto

description: Análisis de oferta:   En el documento denominado 57-197-plisubinv f, en el apartado 1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS el oferente indica un valor de la oferta, sin embargo, en el documento denominado 57-197-3 TABLA DE CATIDADES Y PRECIOSf, presenta otro valor al precio de la oferta.   Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar el valor ofertado.

answer: Sr delegado o sreñores comision tecnica dando respuesta a convalidacion de errores notificada y solictada adjunto

description: Análisis de oferta:   En los documentos denominado 57-197-plisubinv f y 57-197-1 INDICE DE SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO, el oferente presenta los índices financieros, sin embargo, en los medios de verificación del mismo documento 57-197-1 INDICE DE SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO presentados para el cálculo de los índices financieros estos valores no coinciden.  Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá presentar los medios de verificación con los cuales se calcularon los índices financieros presentados o ajustar los índices financieros de acuerdo con la declaración de impuestos a la renta presentada.

answer: Sr delegado o sreñores comision tecnica dando respuesta a convalidacion de errores notificada y solictada adjunto

description: Análisis de oferta:  En el documento denominado 57-197-plisubinv f en el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO no consta el numeral 10 según lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.   Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá ajustar el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO de acuerdo con el formato establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: Se adjunta oficio y anexos en respuesta a la convalidación

description: Análisis de oferta:  En el documento 57-196-7 FORMULARIO DE OFERTA ASOLIAMALUZA-signed-signed, en el apartado 1.9 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO, en la viñeta 3, el oferente no indica ?en cualquier momento y sin previo aviso? de acuerdo a lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001. Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar o ratificarse de acuerdo con lo descrito en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: Se adjunta oficio y anexos en respuesta a la convalidación

description: Análisis de oferta:  En el documento denominado 57-196-7 FORMULARIO DE OFERTA ASOLIAMALUZA-signed-signed en el formulario 1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL, el registro de socios presentados en los documentos 57-196-4 REGISTRO DE SOCIOS-signed, 57-196-6 ANEXO-12-DECLARACION-DE-BENEFICIARIO-FINAL-signed, la cantidad de socios presentada por el oferente no coincide.  Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar, indicar la cantidad de socios y el porcentaje de participación.

answer: Se adjunta oficio y anexos en respuesta a la convalidación

description: Análisis de oferta:  En el documento denominado 57-196-7 FORMULARIO DE OFERTA ASOLIAMALUZA-signed-signed en el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO no consta el numeral 10 según lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.   Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá ajustar el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO de acuerdo con el formato establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: SE ENVIA LO SOLICITADO POR LA INSTITUCION , CON LA CORRECTA LLENADA DEL FORMULARIO 1.9  DECLARACION DEL  VALOR AGREGADO ECUATORIANO

name: ASOCIACION DE EMPRENDEDORES RIVERAS DE OSOMACHE

description: Análisis de oferta:  En el documento denominado 57-195-PLIEGOS ASOCIACION 2-signed-signed, en el apartado 1.9 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA, en la viñeta 3, el oferente no indica ?en cualquier momento y sin previo aviso? de acuerdo a lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.   Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar o ratificar de acuerdo con lo descrito en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: EL INDICE DE SOLVENCIA SE LO REALIZA DE ACUERDO A  LOS BALANCES GENERALES DE LA INSTITUCION

description: Análisis de oferta:  En el documento denominado 57-195-INDICES 2024 OSOMACHE-signed, el oferente presenta los índices financieros, sin embargo, en los medios de verificación 57-195-DECLARACION 57-195-IMPUESTO A LA RENTA 2023 ASOCIACION presentados para el cálculo de los índices financieros estos valores no coinciden.   Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá presentar los medios de verificación con los cuales calcularon los índices financieros presentados o ajustar los índices financieros de acuerdo con la declaración de impuesto a la renta presentada.

answer: SE ENVIA LO SOLICITADO POR LA INSTITUCION , CON LA CORRECTA LLENADA DEL FORMULARIO 1.2 DATOS GENERALES

description: Análisis de oferta:  En el documento 57-195-PLIEGOS ASOCIACION 2-signed-signed en el formulario 1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE, el oferente indica, que la naturaleza corresponde a ?Persona Natural?, sin embargo, en los documentos 57-195-RUP ASOCIACION-signed y 57-195-RUP ASOCIACION, en la casilla tipo de persona indica ?Jurídica?. Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar cuál es la naturaleza correcta y ajustar los formularios 1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE y 1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL de acuerdo con la naturaleza que corresponda.

answer: SE ENVIA LO SOLICITADO POR LA INSTITUCION , CON LA CORRECTA LLENADA DEL FORMULARIO 1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO

description: Análisis de oferta:  En el documento denominado 57-195-PLIEGOS ASOCIACION 2-signed-signed, en el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO no consta el numeral 10 según lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.   Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá ajustar el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO de acuerdo con el formato establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: De conformidad con lo determinado en el Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 116 de la Resolución No. RE-SERCOP-2023-0134, se adjunta oficio respuesta a convalidación requerida.

description: Análisis de oferta:  En el documento 57-194-FORMULARIO MFC-signed-signed, en el apartado 1.9 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO, en la viñeta 3 el oferente no indica ?en cualquier momento y sin previo aviso? de acuerdo a lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.  Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar o ratificarse de acuerdo con lo descrito en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: De conformidad con lo determinado en el Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 116 de la Resolución No. RE-SERCOP-2023-0134, se adjunta oficio respuesta a convalidación requerida.

description: Análisis de oferta: El oferente en el documento 57-194-ANEXO TABLA DE CANTIDADES_PRECIOS_COMPONENTES OFERTADOS-signed, en el apartado productos y servicios ofertados al final no indica cómo serán canceladas las cantidades y por quién deberán ser aprobadas de acuerdo con lo requerido en los pliegos del proceso de contratación en el anexo COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS LLENAR Y PRESENTAR en la página 22.   Requerimiento de convalidación: El oferente deberá aclarar cómo serán canceladas las cantidades y por quién deberán ser aprobadas de acuerdo con lo requerido en los pliegos del proceso de contratación en el anexo COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS LLENAR Y PRESENTAR en la página 22.

answer: De conformidad con lo determinado en el Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 116 de la Resolución No. RE-SERCOP-2023-0134, se adjunta oficio respuesta a convalidación requerida.

description: Análisis de oferta: En el documento denominado 57-194-FORMULARIO MFC-signed-signed, en el numeral 1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS el oferente indica un valor de la oferta, sin embargo, en el documento denominado 57-194-ANEXO TABLA DE CANTIDADES_PRECIOS_COMPONENTES OFERTADOS-signed presenta otro valor al precio de la oferta.Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá aclarar el valor ofertado.

answer: De conformidad con lo determinado en el Art. 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 116 de la Resolución No. RE-SERCOP-2023-0134, se adjunta oficio respuesta a convalidación requerida.

description: Análisis de oferta:  En el documento denominado 57-194-FORMULARIO MFC-signed-signed, en el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO no consta el numeral 10 según lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.  Requerimiento de convalidación:  El oferente deberá ajusta el presentar el formulario 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO, de acuerdo con el formato establecido en el MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001.

answer: RESPUESTA PREGUNTA  2  Al ser un procedimiento de subasta inversa electrónica de servicios, corresponde a términos de referencia. El mismo que forma parte de los pliegos del proceso de contratación en el Anexo COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS (LLENAR Y PRESENTAR) de la página 19 a la 22

description: subir las especificaciones tecnicas

answer: RESPUESTA PREGUNTA  1  El detalle de las especies de plantas que deben ser adquiridas para la ejecución del contrato, se encuentra en los pliegos del proceso de contratación, en el Anexo COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS (pág. 19), detalle que se cita a continuación:  ?Plantas de la zona y adaptadas al clima de la cuenca media del Paute, las variedades a entregarse son las siguientes: aliso, cedro, huailo, guaba, cáñaro, lugma, duco y pumamaqui, capulí, gañal. Las plantas seleccionadas serán sembradas de acuerdo al requerimiento del administrador de contrato.?

name: ACLAB ASESORÍA, CONSULTORÍA Y LABORATORIO AMBIENTAL S.A.S. B.I.C.

description: Existe algun listado de especies de plantas que se requieran para la forestación?

description: SUR ADQUISICIÓN Y SIEMBRA DE PLANTAS FORESTALES Y DELIMITACIÓN FÍSICA DE  PREDIOS DE LA CENTRAL MAZAR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC SUR

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

Riera Siguenza Carlos Leonidas

region: AZUAY

locality: SEVILLA DE ORO

streetAddress: S/N AMALUZA

legalName: Riera Siguenza Carlos Leonidas

streetAddress: VIA GUARUMALES MENDEZ-SECTOR SANTA RITA a 1 km. escuela Rafael Larriva SN AMALUZA

roles: tenderer supplier

streetAddress: VÍA INTEROCÉANICA VÍA AL CEMENTERIO PARROQUIAL S/N AMALUZA

Alvarez Gómez Diego Fernando

locality: GUALACEO

streetAddress: VIA PRINCIPAL, SECTOR BULLCAY EL CARMEN . S/N GUALACEO, CABECERA CANTONAL

legalName: Alvarez Gómez Diego Fernando

GOMEZ URGILEZ ERICK JOSE

streetAddress: GALO PLAZA LASSO ALBERTO SPENCER OE11-78 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: GOMEZ URGILEZ ERICK JOSE

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


title: ALAMBRE CABLEADO, CORDONES, CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE HIERRO O ACERO, SIN AISLAMIENTO ELECTRICO

description: CABLE DE ACERO

description: CABLE DE ACERO

description: CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE HIERRO O ACERO, SIN AISLAMIENTO ELECTRICO.

title: SIE-CELECEP-2024-03228-238940

answer: Se adjunta documentos

description: CONVALIDACIÓN 2  Análisis de oferta:  El documento 32-82-TECNICO 1-signed.pdf presenta firmas electrónicas inválidas.  Requerimiento de convalidación:  Se solicita presentar el documento con firmas electrónicas válidas.

answer: Se adjunta documentos

description: SOLICITUD DE CONVALIDACION DE ERRORES EN ARCHIVO ADJUNTO

answer: Se adjunta OFICIO de convalidacion

description: SOLICITUD DE CONVALIDACION 01 EN ARCHIVO ADJUNTO

answer: ACLARACIÓN 2  De acuerdo con la revisión realizada por la Comisión Técnica, se emite la presente aclaración respecto de los requisitos de experiencia establecidos para el personal técnico mínimo.   Para el Técnico, se requiere que:  Titulación Académica: El Técnico deberá contar con al menos título de BACHILLER en cualquier Área Técnica Industrial.  Experiencia Mínima: El Técnico deberá demostrar experiencia en al menos un (1) proyecto relacionado con Montaje, instalación o mantenimiento de ascensores; o bien, cambios y/o recortes de cables de tracción de ascensores.  Periodo de Experiencia: La experiencia en los proyectos que se presenten como justificación, deberá haberse adquirido dentro de los últimos 15 años.  Todos los demás requisitos se mantienen.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 1De acuerdo con la revisión realizada por la Comisión Técnica, se emite la presente aclaración respecto de los requisitos de experiencia establecidos para el personal técnico mínimo.  Para el Supervisor, se requiere que: Titulación Académica: El supervisor deberá contar con al menos título de Tecnólogo Mecánico, Eléctrico o Electrónico.  Experiencia Mínima: El supervisor deberá demostrar experiencia en al menos un (1) proyecto relacionado con Montaje, instalación o mantenimiento de ascensores; o bien, cambios y/o recortes de cables de tracción de ascensores.  Periodo de Experiencia: La experiencia en los proyectos que se presenten como justificación, deberá haberse adquirido dentro de los últimos 15 años.  Todos los demás requisitos se mantienen.

description: ACLARACION

description: SUR SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE TRACCION DEL ASCENSOR CENTRAL SOPLADORA

mainProcurementCategory: goods

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

González Vargas Alexandra Janeth

streetAddress: SIMON BOLIVAR CTO LAS PEÑAS DP 18 DE MAYO 27 CONOCOTO

legalName: González Vargas Alexandra Janeth

CERON CADENA MARCO VINICIO

streetAddress: CARLOS FORTINES PASAJE D E12-58 CHILLOGALLO

legalName: CERON CADENA MARCO VINICIO