description: PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

description: PARTES, FOCOS Y LAMAPRAS DE REPUESTOS PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

name: ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

description: Art. 1. Adjudicar el contrato dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con código No SIE-CELECEP-2024-05146, para la ?TES RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS 1? al oferente, persona jurídica, ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES S.A, con RUC 1792709334001, por el valor de USD$ 200,800.00 DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA sin incluir IVA, con un plazo de ejecución del contrato de 90 días, contados a partir DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO de conformidad con lo establecido en los artículo 32 de LOSNCP Y 132 del Reglamento de la LOSNCP.

title: PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS DE ARCO

title: SIE-CELECEP-2024-05146-238940

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos o superiores a los señalados en cada uno delos ítems a ser ofertados, incluyendo el análisis de viscosidad.

description: Estimados CELEC EP Respecto al analizador de aceite si se puede omitir análisis de viscosidad para acoplarsealreferencial

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos o superiores a los señalados en cada uno delos ítems a ser ofertados, que incluyen tasa filtrado partículas, filtrado de agua, filtrado de gasesy equipo mínimo a incluir.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 8vo ítem se puede ofertar con las siguientes características:-Se requiere un filtrado ??1000 99.9% de eficacia, ? 6 micras y la posibilidad de filtrar aceites ISO 680, para esto se podría cotizar un equipo con capacidad de intercambiar 4 filtros de 3, 10 y 20 micras en serie con un ??200 99.5% de eficacia, haciendo posible sumar las eficacias de filtración y combinar el micraje dependiendo el código de limpieza de cada aceite?-Se requiere un  Filtrado de Agua ? 100 ppm, teniendo qué cantidad de ppm al inicio? En qué volumen de aceite?-Los equipos con sistema de filtrado de gases son costosos lo cual podría hacer que no se ajuste el presupuesto referencial, se podría eliminar esta característica?-Cuál sería la función de PLC, se puede omitir el accesorio?- Se solicita incluir sensores al equipo de filtrado para medición en línea,  sería posible omitir estos accesorios del equipo de filtración para ajustarnos al presupuesto referencial?

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos o superiores a los señalados en cada uno delos ítems a ser ofertados, que incluyen generación de base de datos, monitorización Ultra HD, lafunción 4k se refiere a la resolución. La principal función de la estación de acoplamiento es teneruna estación completa de trabajo que permita Analizar, procesar, elaborar reportes, permitiendoenlazar el software y hardware externos para el procesamiento administración y gestión de losespectros de vibración tomados en campo. La frecuencia indicada de 0 a 96kHz o superior refierea la frecuencia de muestreo del equipo, cabe indicar que se acogen valores superiores a losindicados en dicho rango de frecuencias descritos en las especificaciones técnicas.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 7mo ítem se puede ofertar con las siguientes características:- Se requiere un equipo con generación de bases Excel, se puede ofertar un equipo que permita generar bases en formato SQL?- Se requiere un equipo con  Monitorización Ultra HD módulo 4K, cuál sería la funcionalidad en la toma de vibraciones? es posible omitir la especificación?- Se requiere Visualización simultánea de más de 28 parámetros en una resolución 4K, qué parámetros, cuando hablamos de 4K hablamos de la pantalla?- Se requiere miniestación de acoplamiento de aluminio UD-5900USB 3.0 de resolución 4K., se podría enviar una ficha técnica del accesorio y su funcionalidad en la toma de vibraciones?- Se requiere una Respuesta de Frecuencia 30 - 900.000 CPM y en la descripción de 0 Hz A 96 kHz que sería 5760.000 RPM, tal vez la descripción de 0 Hz A 96 kHz se refiere a la frecuencia de muestreo, mas no al rango de frecuencias de trabajo ?

answer: Estimados oferentes, se puede ofertar el equipo con un peso similar oinferior a 900 gramos, como se indica en las especificaciones técnicas.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 6to ítem se puede ofertar con las siguientes características:Se puede ofertar un equipo con un peso de 900 gramos?

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos o superiores a los señalados en cada uno delos ítems a ser ofertados, que incluyen conectividad, controlabilidad, visualización de pantalla,rotación mecánica. Se calificarán materiales que cumplan la clase de protección IP65 contra aguay polvo, sondas intercambiables según lo indicado en las especificaciones técnicas.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 5to ítem se puede ofertar con las siguientes características:Se requiere un equipo con conexión Wifi a celulares y TV, se puede omitir esta especificación tomando en cuenta que el equipo tiene pantalla y puede descargar los videos para reproducirlos en equipos externos?Se requiere un equipo con joystick, se puede cotizar un equipo con otro tipo de controlador de movimiento? Se puede omitir la luz blanca y luz UV de la pantalla?Se puede ofertar un equipo con pantalla de 10.000 lúmenes?Se puede ofertar un equipo con rotación de 180?Qué tipo de materiales calificarían como sonda anti fricción?

answer: Estimados oferentes, la medida especificada en centistoke (cSt)requiere ser aplicado a una temperatura de 40C. En función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos señalados en cada uno de los ítems a serofertados.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 4to ítem se puede ofertar con las siguientes características:Se solicita un equipo apto hasta una viscosidad de 320 cSt , a qué temperatura?Se debe incluir kit de recipientes de cristal, base de calentamiento de aceites y agitador magnético?

answer: Estimados oferentes, se puede ofertar el equipo cumpliendo losvalores mínimos indicados en las especificaciones técnicas que incluyan el tipo de percutorsolicitado, el anillo de apoyo puede ser un diámetro superior al señalado en las especificacionestécnicas.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 3er ítem se puede ofertar con las siguientes características:Se solicita equipo con percutor tipo D, en caso que el manual del equipo no especifique el tipo de percutor pero cumpla con todas las especificaciones de rangos de medición, dirección de medición, unidades de medición, se puede cotizar?El anillo de apoyo puede tener otro diámetro?

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos señalados en cada uno de los ítems a serofertados. Se acoge la dimensión del láser al ser un valor superior al solicitado, la compatibilidadrefiere a la intercomunicación con el equipo también manejo de parámetros y software; se puedeofertar con software propietario considerando lo indicado en las Especificaciones técnicas, losvalores de precisión mencionados deben ser superiores a lo señalado en las especificacionestécnicas, a los se acoge lo mencionado el ajuste del haz láser de color distinto siempre y cuandose pueda realizar trabajo de alineación en ambientes de alta luminosidad o ambientes externosindicado en las hojas técnicas. El alineador de poleas debe tener un valor de potencia de salidainferior a lo señalado en las especificaciones técnicas.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 2do ítem se puede ofertar con las siguientes características:-Un láser de diodo con 100x41x35 mm-Compatibilidad con dispositivos: Android, Windows o IOS, qué tipo de funciones del alineador deben ser compatibles con estos sistemas? Se puede ofertar un equipo con software propietario?-La precisión de medición mencionada es menor o igual 0.3 %  7um, es otra variable o hace referencia a la precisión  al 98% del detector-Equipo sin restricción de movimiento de pernos-Equipo sin las funciones de filtrado d influencias de vibración de máquinas contiguas-Equipo sin las funciones de filtrado de influencia de factores externos-Equipo con Tablet y cámara sin diodo led-Se menciona adicionar un alineador de poleas con Ángulo del haz laser: 60 - Color Verde, se puede adicionar un alineador con otro color de haz laser-Se menciona el alineador de poleas con una Potencia de salida  1 mW se puede ofertar un equipo con potencia

answer: Estimados oferentes, se acoge lo mencionado en función que lanormativa MIL-STD- 810H es una versión mejorada y actualizada de la normativa MIL-STD- 810F,cuya finalidad es la misma y utilizado por fabricantes de todo el mundo para probar y certificar ladurabilidad de sus productos electrónicos. A su vez, como indica las especificaciones técnicasserán aceptados equipos con aprobación de la norma MIL-STD- 810F o superior (MIL-STD- 810Hla versión actualizada).

description: Estimados todos, para el equipo, medidor de vibraciones solicitamos se acepte equipos con aprobación de la norma MIL-STD- 810H que es una versión actualizada de la norma solicitada MIL-STD- 810F.

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos señalados en cada uno de los ítems a serofertados, los valores mínimos a cumplir para el equipo ultrasonido Pantalla Táctil, Banda defrecuencia, Rango de detección y Cámara digital. Se acoge la opción de ofertar un equipo adicionalque cumpla la función de módulo de contacto para ultrasonido pasivo siempre y cuando cumplacon las especificaciones mínimas solicitadas, respecto a lo solicitado en el módulo de calibraciónse requiere sea cumplido lo solicitado en las especificaciones técnicas.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 1er ítem se puede ofertar con las siguientes características:-Pantalla táctil de 4.3?-Rango de 0kHz a 96kHz-Camara de 5 Mpixeles-Solicitan un módulo de contacto para ultrasonido pasivo, en caso de no tener un producto que incorpore esto se puede ofertar un equipo adicional que cumpla esta función o se puede omitir dicho módulo-Solicitan un módulo de calibración, en caso de no tener un producto que incorpore esto se puede ofertar un equipo adicional que cumpla esta función o se puede omitir dicho módulo-Solicitan un adaptador roscado y transmisor para inyectar ultrasonido, este aditamento es obligatorio

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos señalados en cada uno de los ítems a serofertados, los valores mínimos a cumplir para el equipo ultrasonido Pantalla Táctil, Banda defrecuencia. Rango de detección y Cámara digital. Se acoge la opción de ofertar un equipo adicionalque cumpla la función de módulo de contacto para ultrasonido pasivo siempre y cuando cumplacon las especificaciones mínimas solicitadas, de igual manera lo solicitado en el módulo decalibración se requiere sea cumplido.

description: Estimados CELEC EP Respecto al 1er ítem se puede ofertar con las siguientes características :-Pantalla táctil de 4.3?-Rango de 0kHz a 96kHz-Camara de 5 Mpixeles-Solicitan un módulo de contacto para ultrasonido pasivo, en caso de no tener un producto que incorpore esto se puede ofertar un equipo adicional que cumpla esta función o se puede omitir dicho módulo-Solicitan un módulo de calibración, en caso de no tener un producto que incorpore esto se puede ofertar un equipo adicional que cumpla esta función o se puede omitir dicho módulo-Solicitan un adaptador roscado y transmisor para inyectar ultrasonido, este aditamento es obligatorio

answer: Estimados oferentes, en función de los establecido por el artículo 25.1de la LOSCNP en su parte pertinente ?La entidad encargada de la contratación pública mediantela regulación correspondiente incluirá la obligación de transferencia de tecnología y deconocimiento en toda contratación de origen no ecuatoriano?; se acoge lo mencionado para laparte teórica establecida en la sección VI de los pliegos inciso 4.1.6; no obstante para la partepráctica la cual se establece realizarse en la infraestructurade CELEC EP Termoesmeraldas 1

description: Estimados todos, por favor para los cursos de certificación, TERMOGRAFO NIVEL 1 bajo la norma ISO18436-7, ANÁLISIS DE VIBRACIONES NIVEL 1 bajo la norma ISO18436-2, TRIBOLOGÍA NIVEL I bajo la norma ISO18436-4, ULTRASONIDO INDUSTRIAL NIVEL 1 bajo la norma ISO18436-8, Balance dinámico, bajo la norma ISO 11342 – ISO 1940, se los pueda realizar de manera telemática, debido a los altos costos logísticos que implica la movilización de los instructores a sitio.

answer: Estimados oferentes, aceptamos para el medidor de vibraciones elAnalizador dinámico de señales alimentado por USB, la frecuencia de muestreo con las siguientescaracterísticas 24 bits, 102,4Khz o superior, 4 IEPE AI, siempre y cuando se cumplan con el restode especificaciones técnicas solicitadas.

description: Estimados todos, por favor, para el medidor de vibraciones, solicitamos se considere para su evaluación en la especificación Analizador dinámico de señales alimentado por USB, la frecuencia de muestreo con las siguientes características 24 bits, 102,4Khz, 4 IEPE AI.

answer: Estimados oferentes, se acoge lo mencionado en función que lanormativa MIL-STD- 810H es una versión mejorada y actualizada de la normativa MIL-STD- 810F,cuya finalidad es la misma y utilizado por fabricantes de todo el mundo para probar y certificar ladurabilidad de sus productos electrónicos. A su vez, como indica las especificaciones técnicasserán aceptados equipos con aprobación de la norma MIL-STD- 810F o superior (MIL-STD- 810Hla versión actualizada).

answer: Estimados oferentes, se acoge lo mencionado, sin embargo se requiereque el analizador de vibraciones permita compartir datos históricos en la base central delsupervisor de mantenimiento predictivo.

description: Estimados todos, por favor para el equipo, medidor de vibraciones solicitamos que omita excluya el Servidor, permite crear respaldos de la información en una base de datos central y compartir la información con múltiples usuarios, debido a la variación del presupuesto inicial considerado.

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos señalados en cada uno de los ítems a serofertados, el valor de filtrado de partículas con una tasa de Beta solicitado debe ser mayor o iguala 1000

description: Estimados todos por favor, para el Sistema de Filtrado solicitamos se pueda considerar para su evaluación un equipo con una tasa de filtrado de partículas beta menor a 1000, Tasa beta menor que 1000.

answer: Estimados oferentes, en función de lo indicado en las especificacionestécnicas se requiere contar con los valores mínimos señalados en cada uno de los ítems a serofertados, el valor de filtrado de partículas con una tasa de Beta solicitado debe ser mayor o iguala 1000

description: Estimados todos por favor, para el Sistema de Filtrado solicitamos se pueda considerar para su evaluación un equipo con una tasa de filtrado de partículas beta menor a 1000, Tasa ?

answer: Estimados oferentes, aceptamos para el medidor de vibraciones elAnalizador dinámico de señales alimentado por USB, la frecuencia de muestreo con las siguientescaracterísticas 24 bits, 102,4Khz o superior, 4 IEPE AI, siempre y cuando se cumplan con el restode especificaciones técnicas solicitadas.

description: Estimada entidad contratante, por favor, para el medidor de vibraciones, solicitamos se considere para su evaluación en la especificación Analizador dinámico de señales alimentado por USB, la frecuencia de muestreo con las siguientes características 24 bits, 102,4Khz, 4 IEPE AI.

answer: Estimados oferentes, se acepta equipos con un mínimo de 136micrófonos.

description: Estimada entidad, por favor para la cámara acústica ayúdenos confirmando el número de sensores acústicos mínimo requeridos.

answer: Estimados oferentes, se acoge lo mencionado en función que lanormativa MIL-STD- 810H es una versión mejorada y actualizada de la normativa MIL-STD- 810F,cuya finalidad es la misma y utilizado por fabricantes de todo el mundo para probar y certificar ladurabilidad de sus productos electrónicos. A su vez, como indica las especificaciones técnicasserán aceptados equipos con aprobación de la norma MIL-STD- 810F o superior (MIL-STD- 810Hla versión actualizada).

answer: Estimados oferentes, se acoge lo mencionado, sin embargo se requiereque el analizador de vibraciones permita compartir datos históricos en la base central delsupervisor de mantenimiento predictivo.

description: Estimados, solicitamos que, para el equipo medidor de vibraciones, se omite excluya el componente servidor que permite la creación de respaldos de la información en una base de datos central y su posterior compartición con múltiples usuarios. Lamentablemente, este componente excede el presupuesto asignado para el proyecto, lo que nos obliga a solicitar esta modificación.

answer: Estimados oferentes, en función de los establecido por el artículo 25.1de la LOSCNP en su parte pertinente ?La entidad encargada de la contratación pública mediantela regulación correspondiente incluirá la obligación de transferencia de tecnología y deconocimiento en toda contratación de origen no ecuatoriano?; se acoge lo mencionado para laparte teórica establecida en la sección VI de los pliegos inciso 4.1.6; no obstante para la partepráctica la cual se establece realizarse en la infraestructurade CELEC EP Termoesmeraldas 1

description: Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar que los cursos de certificación, TERMOGRAFO NIVEL 1 bajo la norma ISO18436-7, ANÁLISIS DE VIBRACIONES NIVEL 1 bajo la norma ISO18436-2, TRIBOLOGÍA NIVEL I bajo la norma ISO18436-4, ULTRASONIDO INDUSTRIAL NIVEL 1 bajo la norma ISO18436-8, Balance dinámico, bajo la norma ISO 11342 – ISO 1940, se los pueda realizar en modalidad online. La modalidad online nos permitiría mantener la calidad de la capacitación, a la vez que reducimos costos y facilitamos la participación de los empleados sin los inconvenientes que implica el desplazamiento.

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 EL BEATERIO

PORRAS NAVAS RENE GENARO

streetAddress: VIA PILLARO  190 PANSALEO

legalName: PORRAS NAVAS RENE GENARO

streetAddress: PINOS LOS CEDROS 1336 COTOCOLLAO

title: Subasta


name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

Unidad

scheme: SERCOP

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

scheme: CPC

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

currency: USD

description: Adjudicar el contrato dentro del proceso de contratación mediante Subasta Inversa Electrónica signado con código No SIE-CELECEP-2024-05152, para la ?TES ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA CENTRAL ESMERALDAS II?, al oferente, persona Jurídica, ROQUIMIM S.A., con RUC 0992235381001, por el valor de USD$ 108.790,00 Ciento ocho mil setecientos noventa con 00/100 Dólares de Estados Unidos De América sin incluir IVA, con un plazo de ejecución del contrato de 30 días, contados desde el día siguiente de la fecha de suscripción del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 32 de LOSNCP y 132 del Reglamento de la LOSNCP.

title: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

title: SIE-CELECEP-2024-05152-238940

status: active

answer: Estimado oferente, el resultado del análisis infrarrojo con interpretación de resultados, debe ser presentado sobre todos los productos objeto de la contratación.

description: EN EL APARTADO 9.6 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONA QUE SE DEBE PRESENTAR EL ANALISIS DE INFRARROJO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, ESTE DEBE PRESENTARSE SOBRE TODOS LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA CONTRATACION O SOLO SOBRE AQUELLOS QUE TIENEN COMO CARACTARERISTICA UNA CONCENTRACION ESPECIFICA DE UNA MATERIA ACTIVA?

answer: Estimado oferente, el resultado del análisis infrarrojo con interpretación de resultados, debe ser presentado como parte de la oferta técnica, además de ser entregado en conjunto con los certificados de calidad, fichas técnicas y hojas de seguridad el día de la entregar de los bienes adquiridos por la entidad contratante.

description: EN CUANTO AL ANALISIS DE INFRARROJO, EL CUAL FORMA PARTE DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PUNTO "9.6 OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE" ESTE ANÁLISIS DEBE SER PRESENTADO COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA  O DEBERÁ SER PRESENTADO EN CONUNTO CON LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

scheme: EC-RUC

ROQUIMIM S.A.

roles: tenderer supplier

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: Sauces 4 Frente al Comercial Tía Multiahorros Solar 32 Mz.307 TARQUI

legalName: ROQUIMIM S.A.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES

description: EQUIPO,INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS Y LAB: RED ELECTRICA, TELECOMUNICACION, COMPUTACION

description: Art. 1. Adjudicar el contrato dentro del proceso de contratación mediante SubastaInversa Electrónica signado con código No SIE-CELECEP-2024-05149, para la ?TESREPOSICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICION PARA ELLABORATORIO DE INSTUMENTACION Y CONTROL DE LA CENTRALESMERALDAS I SEICA?, al oferente, persona jurídica, DNE IMPORTACIONES S.A.S., con RUC 1793200513001, por el valor de USD$ 131.529,62 Ciento treinta y un mil quinientos veintinueve con 62/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DEAMÉRICA incluir IVA, con un plazo de ejecución del contrato de con un plazo deejecución del contrato de 120 días, contados a partir DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO de conformidad con lo establecido en los artículos 32 de LOSNCP y 132 del Reglamento de la LOSNCP

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

title: SIE-CELECEP-2024-05149-238940

answer: Señores oferentes. Para el ítem 17 descrito en el documento ?Especificaciones Técnicas?, se confirma que los módulos de precisión de 0 a 15 psi, módulo de precisión de 0 a 2000 psi, módulo de precisión de 0 A 5000 psi, módulo de precisión de -15 psi, requeridos están correctos. Además, para el ítem 19 descrito en el documento ?Especificaciones Técnicas?, se confirma que los módulos de precisión de 0 a 15 psi, módulo de precisión de 0 a 2000 psi, módulo de precisión de 0 A 5000 psi, módulo de precisión de -15 psi, requeridos están correctos. Esto significa que se debe entregar los módulos correspondientes de cada ítem.

description: En el documento ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, en la sección ?2.1. ESP. TÉC. DE LOS BIENES A CONTRATAR?, los ítems: ?item 17. EQUIPO DE PRUEBA, MANOMETROS, PRESION NEUMATICA ? e ?item 19. EQUIPO, CALIBRADOR AUTOMATICO, DE PRESION, -12 A 300 PSI, PORTATIL? solicitan en el detalle de estos Bienes, se incluyan los módulos adicionales: ? Modulo de precisión de 0 a 15 psi, Modulo de precisión de 0 a 2000 psi, Modulo de precisión de 0 A 5000 psi, Módulo de precisión de -15 psi?, estos módulos son exactamente coincidentes en el item 17 e item 19, por lo que solicitamos por favor se confirme que este requerimiento es correcto y se requieren las 6 unidades de módulos tres por cada item 17 y 19 o en su  lugar una unidad de cada módulo 3 en total, teniendo en cuenta que éstos módulos son adaptables para el item 17. e item 19. y considerando adicionalmente que el ?item 19.? genera de manera automática una presión de -12 a 300 PSI, por lo que para su operación no requiere el Módulo de 0 a 15 psi.

answer: Señores oferentes. Para el ítem 21 descrito en el documento ?Especificaciones Técnicas?,se aceptará el bien con Androit 11 Smart OS, como está descrito. También se aceptará el bien con la versión Androit 12 Smart OS ya que esta versión es equivalente o superior a la solicitada; Androit 11 Smart OS.

description: Estimados señores de la Comisión Técnica, en el documento ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, en la sección ?2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR?, el item: ?PANTALLA INTERACTIVA, 98", 4K Ultra- HD, ANDROID, 11.8 GB, 128 GB? solicitan en el detalle de este Bien que la pantalla sea ? Ultra-HD 4K equipada con Android 11 Smart OS?, por favor confirmar que es posible ofertar una pantalla ? Ultra-HD 4K equipada con Android 12 Smart OS o versiones superiores a Android 11 Smart OS?

answer: Señores oferentes. Para el ítem 17 descrito en el documento ?Especificaciones Técnicas?, se confirma que los módulos de precisión de 0 a 15 psi, módulo de precisión de 0 a 2000 psi, módulo de precisión de 0 A 5000 psi, módulo de precisión de -15 psi, requeridos están correctos. Además, para el ítem 19 descrito en el documento ?Especificaciones Técnicas?, se confirma que los módulos de precisión de 0 a 15 psi, módulo de precisión de 0 a 2000 psi, módulo de precisión de 0 A 5000 psi, módulo de precisión de -15 psi, requeridos están correctos. Esto significa que se debe entregar los módulos correspondientes de cada ítem.

description: Estimados señores de la Comisión Técnica, en el documento ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, en la sección ?2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR?, los ítems: ?item 17. EQUIPO DE PRUEBA, MANOMETROS, PRESION NEUMATICA ? e ?item 19. EQUIPO, CALIBRADOR AUTOMATICO, DE PRESION, -12 A 300 PSI, PORTATIL? solicitan en el detalle de estos Bienes, se incluyan los siguientes módulos adicionales: ?Modulo de precisión de 0 a 15 psi, Modulo de precisión de 0 a 2000 psi, Modulo de precisión de 0 A 5000 psi, Módulo de precisión de -15 psi?, por favor confirmar que estos módulos corresponden a los módulos: ?Modulo de presión de 0 a 15 psi, Modulo de presión de 0 a 2000 psi, Modulo de presión de 0 A 5000 psi, Módulo de presión de -15 psi?.

description: TES REPOSICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICION PARA EL LABORATORIO DE INSTUMENTACION Y CONTROL DE LA CENTRAL ESMERALDAS I SEICA

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

DNE IMPORTACIONES S.A.S.

streetAddress: E12 CATALINA ALDAZ AV. ELOY ALFARO  SANJUAN

legalName: DNE IMPORTACIONES S.A.S.

title: Subasta


description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS

description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS ELECTRONICOS

description: De conformidad con lo establecido en los artículos 32 de LOSNCP y 132 del Reglamento de la LOSNCP.

title: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

title: SIE-CELECEP-2024-05153-238940

answer: Se acepta Certificados emitidos por el Empleador siempre y cuando se indique claramente los proyectos, el tiempo de participación en los mismos y las actividades realizadas. Se debe adjuntar las actas de entregas definitivas de los proyectos en los que participó, historial IESS y demás documentación que permita verificar la experiencia del personal propuesto.

description: Buenas tardes, favor su gentil ayuda aclarando ya que en los contratos no se especifica el cargo y/o función desempeñada por el personal técnico ofertado en el proyecto, se solicita que se acepte certificados emitidos por la entidad contratante, adjuntando actas entregas definitivas y/o contratos que cumplan con el objeto de contratación.

answer: Se acepta Certificados emitidos por el Empleador siempre y cuando se indique claramente los proyectos, el tiempo de participación en los mismos y las actividades realizadas. Se debe adjuntar las actas de entregas definitivas de los proyectos en los que participó, historial IESS y demás documentación que permita verificar la experiencia del personal propuesto.

description: Buenos días, entendiendo que la mayoría de entidades publicas no emiten certificados de trabajos realizados en los proyectos, se solicita que se acepte certificados emitidos por el empleador, adjuntando, actas entregas definitivas, historial IESS donde se puede determinar el tiempo efectivo de participación en el proyecto. Les agradecemos su ayuda, ya que con esto se cumpliría con los reglamentos de libre participación que benefician a ambas partes.

answer: Se acepta Certificados emitidos por el Empleador siempre y cuando se indique claramente los proyectos, el tiempo de participación en los mismos y las actividades realizadas. Se debe adjuntar las actas de entregas definitivas de los proyectos en los que participó, historial IESS y demás documentación que permita verificar la experiencia del personal propuesto.

answer: Para la función de Técnico Electricista se debe presentar todos los Certificados de cursos de mantenimiento y servicio técnico en equipos: PS?sEatonPowerware, aires Acondicionados CANATAL, y Sistemas de Detección de Incendios FIKE avalados por el fabricante o su representante en el país, como se indica en los pliegos, en el numeral 4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico

description: Estimados, para la Función de Técnico Especialista, confirmar si solo de debe presentar un certificado ya sea de UPS y/o Aires Acondicionados y/o Sistemas Contrata Incendios

answer: Se puede presentar un Ingeniero en Electromecánica siempre y cuando sea un título reconocido por la SENESCYT

description: Para la función de Gerente de Proyecto, se podrá presentar un ingeniero en electromecánica que cumple con lo solicitado.

description: TES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

mainProcurementCategory: services

KARPATTY TECNOLOGIAS CIA LTDA

streetAddress: ALMEIDA JUNÍN S/N CENTRO HISTORICO

legalName: KARPATTY TECNOLOGIAS CIA LTDA

PROJECT SERVICE MISTEC CIA.LTDA.

streetAddress: NUÑEZ DE VELA JUAN PABLO SANZ E3-N35 IÑAQUITO

legalName: PROJECT SERVICE MISTEC CIA.LTDA.

INNOVATI-TECNOLOGIAS S.A.S.

streetAddress: AV.MARISCAL SUCRE CESAR VILLACRES  SANJUAN

legalName: INNOVATI-TECNOLOGIAS S.A.S.

title: Subasta


description: CROMATOGRAFO DE GASES

description: CROMATOGRAFO DE GASES

description: CROMATOGRAFOS

description: Art. 1. Adjudicar el contrato dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con código No SIE-CELECEP-2024-05158, para la ?TES ADQUISICION DE ANALIZADORES DE GASES DISUELTOS EN ACEITE PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA CENTRAL ESMERALDAS1? al oferente, persona jurídica, FELTONN SERVICIOS S.A.S. con RUC 0993346845001 , por el valor de USD$ 263.422,50 Dos cientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintidós con 50/100 dólares de los Estados Unidos de América sin incluir IVA, con un plazo de ejecución del contrato de 180 días, contados a partir Desde la fecha de notiticación que el anticipo se encuentra disponible.

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O DETECTAR RADIACIONES IONIZANTES

description: CROMATOGRAFO DE GASES

description: CROMATOGRAFO DE GASES

description: CROMATOGRAFOS

title: SIE-CELECEP-2024-05158-238940

answer: Señores oferentes, para el presente proceso de contratación se estableció la tecnologíade los bienes, en base a un análisis técnico; el cual se justifica en el documentoM31.P01.S03-F01 Informe de necesidad de la contratación para bienes, obras, serviciosy consultorías. Por esta razón no se acepta el pedido de cambio de tecnología.

name: S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A. SUBESTRANSA

description: Estimada comision favor considerar los rangos de medicion de los equipo de cromatogrfia de gases para que esta tecnologia pueda ser ofertados, ya que estos tienen un mayor grado de precision y exctitud y son mas confiables sus lecturas de gases ?

answer: Señores oferentes, en las especificaciones técnicas detalladas en el documentoM31.P01.S03-F04 Especificaciones técnicas para subasta inversa electrónica de bienes.Se establecen los rangos de medición en (ppm) que como mínimo deben cumplir losbienes ofertados, no obstante, si los bienes ofertados cumplen con el rango de medicióny precisión igual o superior a lo solicitado; serán aceptados.

description: Estimada Comisión técnica, por favor considerar aceptar valores de precision de 10 % en la medicion de cada gas para el equipo portatil del item 3. ?

answer: Señores oferentes, los tamaños de pantallas solicitada son las dimensiones mínimas, lasofertadas pueden ser igual o mayor y que puedan mostrar los parámetros solicitados enlas especificaciones técnicas.

description: estimada comision es posible que acepten diferente tamaño de la pantalla  que muestran los resultados de los gases medidos en los equipos solicitados, ya que cada marca de equipo dispone de diferentes tamaños de pantalla en fuccion de su propio equipo y necesidad, pero se garantiza que los valores son mostrados adecuadamente. Favor considerar

answer: Señores oferentes, en las especificaciones técnicas detalladas en el documentoM31.P01.S03-F04 Especificaciones técnicas para subasta inversa electrónica de bienes.Se establecen los rangos de medición en (ppm) que como mínimo deben cumplir losbienes ofertados, no obstante, si los bienes ofertados cumplen con el rango de medicióny precisión igual o superior a lo solicitado; serán aceptados.

description: Estimada Comisión técnica, Considerando que los valores de gases disueltos en el aceite son generalmente valores bajos se puede aceptar un rango de medición máxima del equipo portatil del item 3 puede ser de 10000 ppm para los gases de que se solicitan valores de 40000 ppm?

answer: Señores oferentes, la presentación de una copia de la carta de ser representante odistribuidor autorizado del fabricante de los bienes, en un parámetro de calificación.Como se lo establece en el documento M31.P01.S03-F04 Especificaciones técnicas parasubasta inversa electrónica de bienes. En el apartado 9.8 OTROSPARAMETROSRESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION, CONTROL, ENERGIA Y CONSTRUCCION SEBCOMINCONECSA S.A.

description: Estimada comisión, se debe presentar certificado de ser represente o vendedor autorizado del fabricante. ?

answer: Señores oferentes, en el presente proceso de contratación se estableció un tiempo degarantía técnica previo a un análisis técnico el cual no puede ser modificado, favor,apegarse a lo establecido en los pliegos del proceso.

description: Estimada comisión, aceptar que la garantía técnica sea de 1 año

answer: Señores oferentes, se acepta el ingeniero con título en ELECTRONICA EN CONTROL YAUTOMATISMO, para la función de técnico eléctrico; siempre que cumpla con laexperiencia solicitada.

description: Estimada Comisión técnica, Para la función de Técnico eléctrico, aceptan dos ingenieros contítulo de tercer nivel DE ELECTRONICA EN CONTROL Y AUTOMATISMO

answer: Señores oferentes, de acuerdo a la Sección VI de los pliegos Obligaciones de las partes, enel punto 6.2 Obligaciones del contratista: se estipula lo siguiente: (?) Previo a lasuscripción del contrato se compromete a presentar Anexo 03. DeclaraciónAnticorrupción y Antisoborno -Adjudicatarios, Anexo 04. Declaración de conflicto deintereses – Adjudicatarios. Anexo 05 Cláusula antisoborno – Contratistas.; informaciónque se hará constar en el proyecto de contrato, por parte del área de adquisiciones. ?Todo oferente, proveedor, adjudicatario, contratista, personal externo, tiene laobligatoriedad de suscribir el ?Convenio de Confidencialidad – Terceros?, previo a laentrega de información relacionada a un proceso de contratación.(...) Efectivamente se deberá presentar una vez haya sido adjudicada su oferta.

description: Confirmar que se deban presentar luego de la adjudicación y antes del contrato el Anexo 03. Declaración Anticorrupción y Antisoborno -Adjudicatarios,  Anexo 04. Declaración de conflicto de intereses – Adjudicatarios. Anexo 05  Cláusula antisoborno – Contratistas

answer: Señores oferentes, el certificación de ?Prevención en Riesgos Laborales o su equivalente?del personal. Sólo debe presentar el oferente que resulte contratista; como se loestablece el documento M31.P01.S03-F04 Especificaciones técnicas para subastainversa electrónica de bienes.

description: Estimada comisión confirmar que presentar el certificado de riesgos laborales del personal a ingresar, se deba presentar en el caso de resultar adjudicado

answer: Respuesta / Aclaración:Señores oferentes, el cronograma de actividades sólo debe presentar el oferente queresulte contratista; en los términos establecidos en el documento M31.P01.S03-F04Especificaciones técnicas para subasta inversa electrónica de bienes.?El contratista previo a los inicios de los trabajos, presentará un cronograma deactividades el cual será revisado y aprobado por el administrador del contrato. Para laverificación del cumplimiento de este cronograma, la contratista llevará el control de lasactividades con la elaboración de reportes diarios de obra (RDO). En el caso de existir lanecesidad de modificar el cronograma, la administración del contrato deberá conocer yaprobar el cambio.?

description: Estimada comisión confirmar si el cronograma de actividades solo debe ser presentando en el caso de resultar adjudicado

answer: Señores oferentes, se acepta el ingeniero con título en ingeniería electrónica, para lafunción de técnico eléctrico; siempre que cumpla con la experiencia solicitada.

description: Estimada Comisión técnica, Para la función de Técnico eléctrico, aceptan dos ingenieros con título de tercer nivel en ingeniería Electrónica?

answer: Señores oferentes, se acepta el ingeniero con título en automatización y controlindustrial, siempre que cumpla con la experiencia solicitada.

description: Estimada Comisión técnica, para el puesto de Supervisor del montaje electromecánico, aceptan ingeniero de tercer nivel con título en automatización y control industrial?

answer: Señores oferentes, la experiencia del PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO ofertado, debe estarrelacionada con el objeto de contratación y en procesos o proyectos culminados en sutotalidad.

description: Estimada Comisión técnica, con respecto a la experiencia solicitada para el personal se puede presentar certificado de procesos en curso, tales como, medición de gases CEMS, fuentes fijas de generación?

answer: Señores oferentes, si es posible agendar una visita técnica a las instalaciones de CELEC EP– TERMOESMERALDAS, la cual debe ser de lunes a viernes (8:00 a 16:00). En caso derequerirlo enviar la solicitud a la siguiente dirección de correogerencia.termoesmeraldas@celec.gob.ec

description: Estimada Comisión técnica, Se puede realizar una visita técnica para conocer a detalle el proceso de puesta en marcha de los ítems 1 y 2?

answer: Señores oferentes, en las especificaciones técnicas detalladas en el documentoM31.P01.S03-F04 Especificaciones técnicas para subasta inversa electrónica de bienes.Se establecen los rangos de medición en (ppm) que como mínimo deben cumplir losbienes ofertados, no obstante, si los bienes ofertados cumplen con el rango de medicióny precisión igual o superior a lo solicitado; serán aceptados.

description: Estimada Comisión técnica, El rango de medición máxima puede ser de 50000 ppm para los gases de 40000 ppm?

answer: Señores oferentes, La conexión del equipo de 9 gases debe hacerse por tubería  depulgada, en acero inoxidable; para los otros equipos a instalarse (ítem 2) la conexión debeser directamente a la brida de los transformadores.

description: Estimada Comisión técnica, Cuál es la conexión al proceso para los gases a medir?

answer: Señores oferentes, todos los equipos que conforman el objeto de este procesocontratación, deben estar diseñados para instalarse o usarse a la intemperie conforme alos grados de protección establecidos para cada uno en el documento especificacionestécnicas. Las dimensiones dependen de cada fabricante, sin perjuicio al cumplimiento ade las especificaciones técnicas solicitadas.

description: Estimada Comisión técnica, Los equipos necesitan de alguna medida mínima?

answer: Señores oferentes, es correcto los equipos del ítem 2 corresponde a equipos DGA.

description: Estimada Comisión técnica, El ítem 2 se trata de un equipo DGA?

answer: Señores oferentes, en el presente proceso de contratación se estableció el plazo deejecución en base a un análisis técnico el cual no puede ser modificado, adicional,conforme a lo indicado en la Normativa Secundaria vigente en su artículo 111 Preguntas,respuestas y aclaraciones. No se permite la modificación del plazo de ejecución en la fasede preguntas y aclaraciones.

description: Estimada Comisión técnica, considerar aumento del tiempo de entrega para el proceso de 50 días debido a la importación de los equipos.

answer: Señores oferentes, en las especificaciones técnicas detalladas en el documentoM31.P01.S03-F04 Especificaciones técnicas para subasta inversa electrónica de bienes.Se establecen los rangos de medición en (ppm) que como mínimo deben cumplir losbienes ofertados, no obstante, si los bienes ofertados cumplen con el rango de mediciónigual o superior a lo solicitado; serán aceptados.

description: Considerando que los niveles de alarmas máximos según las últimas normas IEEE e IEC consideran valores no superiores a 1200 ppm para el monóxido de carbono y valores no superiores a 210 ppm para el Metano. PREGUNTA: Es posible aceptar que el rango del Monóxido de Carbono sea 1 a 15.000 ppm en lugar de lo solicitado: ?5??40.000 ppm y para el Metano sea 1 a 20.000 ppm en lugar de lo solicitado: ?5??40.000 ppm.  ?

answer: Señores oferentes, para el presente proceso de contratación se estableció la tecnologíade los bienes, en base a un análisis técnico; el cual se justifica en el documentoM31.P01.S03-F01 Informe de necesidad de la contratación para bienes, obras, serviciosy consultorías. Por esta razón no se acepta el pedido de cambio de tecnología. Apegarsea las especificaciones solicitadas en los pliegos.

description: Considerando que los monitores de ?gases combinados? no permiten realizar un diagnóstico adecuado debido a que, en estos monitores no se conoce los valores exactos de cada gas, solamente su valor ?combinado? PREGUNTA: Es posible aceptar un monitor de 5 gases independientes que si permite realizar un diagnóstico adecuado y que además posee rangos de precisión y repetibilidad mejores a los solicitados.

answer: Señores oferentes, considerando que los bienes objetos del presente proceso decontratación son fabricados en el extranjero y que en algunos casos utilizan como idiomacomún el inglés. Se acepta que en el caso exclusivo de los manuales o fichas técnicas,puedan ser en idioma inglés o español.

description: Estimada Comisión técnica, La ficha técnica y manual correspondiente de cada producto debe estar en español o también se lo puede dar en inglés?

answer: Señores oferentes, en las especificaciones técnicas detalladas en el documentoM31.P01.S03-F04 Especificaciones técnicas para subasta inversa electrónica de bienes.Se establecen los rangos de medición en (ppm) que como mínimo deben cumplir losbienes ofertados, no obstante, si los bienes ofertados cumplen con el rango de mediciónigual o superior a lo solicitado; serán aceptados.

answer: La conexión del equipo de 9 gases debe hacerse por tubería  depulgada, en acero inoxidable; para los otros equipos a instalarse (ítem 2) la conexión debeser directamente a la brida de los transformadores.

description: Estimada Comisión técnica, Los equipos deben tener alguna conexión en específico para los gases a medir?

answer: Señores oferentes, el peso de los equipos dependen de cada fabricante, sin perjuicio alcumplimiento a de las especificaciones técnicas solicitadas.

description: Estimada Comisión técnica, Los equipos tienen algún peso en específico?

answer: Señores oferentes, todos los equipos que conforman el objetode este proceso contratación, deben estar diseñados para instalarse o usarse a laintemperie conforme a los grados de protección establecidos para cada uno en eldocumento especificaciones técnicas. Las dimensiones dependen de cada fabricante, sinperjuicio al cumplimiento a de las especificaciones técnicas solicitadas.

FELTONN SERVICIOS S.A.S.

streetAddress: 2A PJE 9 NO  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: FELTONN SERVICIOS S.A.S.

title: Subasta


description: CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

description: CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

description: INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACION O CONTROL AUTOMATICOS (EXCEPTO EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES)

description: Art. 1. Adjudicar el contrato dentro del proceso de contratación mediante Subasta Inversa Electrónica signado con código No SIE-CELECEP-2024-05166, para la ?TES ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CONTROL NEUMATICO DE LA CENTRAL ESMERALDAS II?, al oferente natural, ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO, con RUC 0301165619001, por el valor de USD $ 79,990.00 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA sin incluir IVA, con un plazo de ejecución del contrato de 70 días, contados A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO de conformidad con lo establecido en los artículos 32 de LOSNCP y 132 del Reglamento de la LOSNCP.

title: SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

description: CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

description: CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

title: SIE-CELECEP-2024-05166-238940

answer: Se adjunta el Anexo2_Especificaciones Ofertadas, en el cual se detalla la procedencia, marca y modelo de cada uno de los items ofertados.

description: El oferente presenta catálogos y datasheet pero no específica o deja claro los modelos o códigos completos de los ítems que oferta para cada item. Esto no permite valorar y calificar a cabalidad su oferta.Estimado oferente, sírvase precisar para cada uno de los ítems ofertados la información referente a la marca, modelo y código final de selección incluido opcionales. No es necesario anexar documentación técnica adicional, solo precisar la información solicitada.REVISAR PEDIDO DE CONVALIDACIONES DE ERRORES

answer: Estimados, adjunto envío documentos solicitados en esta convalidacion

description: El proveedor presenta el archivo ?5-1-Impuesto a la Renta 2023? sin firmar, por lo que debe solicitarse convalidación de errores:Estimado oferente, sírvase presentar el archivo ?5-1-Impuesto a la Renta 2023? debidamente legalizado con el aplicativo FIRMA EC, tal y como se dio a conocer en inciso Observación del numeral 4.1.1 de los pliegos: Los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta deberán ser digitalizado y firmadoselectrónicamente cada archivo digital que se adjunta por el oferente. El documento suscrito electrónicamente no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. REVISAR PEDIDO DE CONVALIDACION DE ERRORES

description: El oferente presenta catálogos y datasheet pero no específica o deja claro los modelos o códigos completos de los ítems que oferta para cada item. Esto no permite valorar y calificar a cabalidad su oferta.Estimado oferente, sírvase precisar para cada uno de los ítems ofertados la información referente a la marca, modelo y código final de selección incluido opcionales. No es necesario anexar documentación técnica adicional, solo precisar la información solicitada. REVISAR PEDIDO DE CONVALIDACION

answer: Estimado oferente, se aceptaran alternativas de válvulas de drenaje automático con accionamiento mecánico, siempre y cuando las mismas cumplan con el resto de características técnicas solicitadas, en especial lo referente a la operatividad, las conexiones y material del cuerpo de las válvulas. El proveedor deberá detallar en su oferta el principio de funcionamiento, las dimensiones y forma de las válvulas, las mismas que serán tomadas en cuenta y valoradas al momento de la calificación.

name: TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. LTDA.

description: Se pueden ofertar purgas automaticas de presion de hasta 1200 psi 80 bares para condensado en tanues que operen sin electricidad solo por gravedad: https://drainallsales.com/drain-all-pressure-handler-1200.php

answer: Estimado oferente, se confirma que para los ítems #4 y #5 se trata de mangueras de material PTFEN y la máxima temperatura que deben soportar las mangueras o tubos flexibles es de -20 a 150C tal y como se detalla en el anexo ?ANEXO-1-DESCRIPCIONDEREPUESTOSYACCESORIOSPARASISTEMASNEUMATICOS? publicado en el portal del SOCE.

description: La manguera solicitada es manguera teflonada , cuál es la temp máxima de operación?

answer: Estimado oferente, mediante la presente confirmo que los posicionadores solicitados no requieren ser Intrínsecamente seguros, ya que los Transductores/Aisladores que se posee en los gabinetes de control local de cada módulo ya poseen estas características.

description: Los posicionadores solicitados deben ser además intrínseco seguros dado que están en un ambiente de combustibles ?

answer: Estimado oferente, se confirma que las solenoides tipo NAMUR requeridas no requieren ser Explosion Proof.

description: Favor confirmar si las solenoides namur solicitadas deben ser ex proof?

answer: Estimado oferente, se confirma que el presente proceso de contratación posee como alcance únicamente el suministro de los ítems requeridos, no incluye ningún tipo de servicio de instalación o montaje.

description: Favor confirmar si el concurso sólo implica suministro o también instalación.

answer: Estimado oferente, se confirma que el material cuerpo de la válvula debe ser Acero Inoxidable y soportar la presión establecida en el mismo ítem.

description: Favor confirmar si el ítem 3 puede ser ofertado en bronce en lugar de acero inoxidable.

answer: Estimado oferente, se confirma que la máxima presión de placa de los tanques pulmón es de 42 Bar, sin embargo por cuestiones de protección, se ratifica que la máxima presión que debe soportar las válvula de drenaje (cuerpo de la válvula) debe ser 75 Bar.

description: Favor confirmar la presión de trabajo de la purga automática del tanque de alta presión, pues se menciona 75 bares que son 1087 psi

ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: ENRIQUE HINOJOSA MARCO TULIO ERAZO L-3 MONAY

legalName: ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

DISPRATTSA S.A.

streetAddress: CDLA: GARZOTA  MANZANA 86 TRAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTES ESMERALDAS SOLAR 1 TARQUI

legalName: DISPRATTSA S.A.

ORTUÑO UTRERAS MARIA EUGENIA

streetAddress: MATIZ FRANCISCO  S3-45 ELOY ALFARO

legalName: ORTUÑO UTRERAS MARIA EUGENIA

streetAddress: DE LAS MALVAS JULIO ARELLANO E15-298 JIPIJAPA

ECUAINSETEC CIA. LTDA.

streetAddress: YUGOSLAVIA AZUAY N34-110 BENALCAZAR

legalName: ECUAINSETEC CIA. LTDA.

CARLOS DUQUE SOLUCIONES CADUSOL S.A.S.

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: LOS CEDROS LOS FRESNOS  SAN RAFAEL

legalName: CARLOS DUQUE SOLUCIONES CADUSOL S.A.S.

title: Subasta


description: BOMBAS Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE BOMBEO HIDRAULICO SUMERGIBLE

description: De conformidad con lo establecido en los artículos 32 de LOSNCP y 132 del Reglamento de la LOSNCP

title: BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS

title: SIE-CELECEP-2024-05168-238940

answer: Señores oferentes como se evidencia en los pliegos en el punto 2.3 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a continuación: en la columna Características, requisitos funcionales o tecnológicos de los ítems 1, 2, 3 y 4 indica que las bombas solicitadas requieren Materiales: Cuerpo bomba, tubo envolvente, tapa superior, eje: Acero inoxidable AISI 304; Impulsor: Aleación de Cromo (HCR) Cierre mecánico doble: Cerámica /Carbo / NBR - Carb. Silicio / Carb. Silicio /NBR.

description: Estimada comisión, favor aceptar acero inoxidable dúplex para carcasa e impulsor de los items 1, 2, 3, 4.  El dúplex, es uno de los aceros más resistentes, tanto a la corrosión, como a la tracción y la compresión, su composición  hace que su resistencia sea aún mayor.

answer: Señores oferentes, el voltaje nominal para todas las bombas sumergibles en los ítems 1, 2, 3 y 4 es  440 V +/-  10%; trifásico; 60 Hz.

description: Confirmar que el suministro eléctrico es 440V 3F, o por qué hacen referencia a condensadores para motores monofásicos?

answer: Señores oferentes como se evidencia en los pliegos en el punto 2.3 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a continuación: en la columna condiciones de uso de los ítems 1, 2, 3 y 4 indica ?Bomba eléctrica sumergible apta para el drenaje de agua lluvia, rio, procesos. Capaz de sacar agua cargada con partículas abrasivas, tales como arena, grava o lodos?, las bombas solicitadas por sus diferentes usos van a hacer portátiles y van a trabajar con Inmersión máxima: 20mts para los items 1, 2, 3, 4.

description: Comisión para items 1, 2, 3, 4 -Confirmar profundidad de instalación y si es estacionaria o portátil

answer: Señores oferentes como se evidencia en los pliegos en el punto 2.3 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a continuación: en la columna condiciones de uso de los ítems 1, 2, 3 y 4 indica ?Bomba eléctrica sumergible apta para el drenaje de agua lluvia, rio, procesos. Capaz de sacar agua cargada con partículas abrasivas, tales como arena, grava o lodos?, las bombas solicitadas por sus diferentes usos van a hacer portátiles y van a trabajar con los caudales máximos de operación que es de (40 m3/h ; 80 m3/h ; 90 m3/h y 160 m3/h respectivamente) por lo que pueden considerar como TDH  las alturas máximas de trabajo ( 20.5 mts ; 37 mts ; 29 mts  y 39 mts respectivamente).

description: Comisión para items 1, 2, 3, 4 confirmar punto de operación Caudal y TDH

answer: Las unidades de bombeo neumáticas y sumergibles descritas en las especificaciones técnicas hacen referencia a lo siguiente: Para el drenaje de agua lluvia, rio, procesos, lodos. Capaz de sacar agua cargada con partículas abrasivas, tales como arena (bombas de achique).

name: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL INDUCOMICC S.A.

description: Las bombas sumergibles que están solicitando requieren sacar todo el fluido posible del clarificador y sus otras partes donde van a funcionar? Requerimos esta información ya que las bombas sumergibles de achique nos permiten realizar este proceso de evacuación hasta un límite inferior a lo que permiten las bombas sumergibles de aguas residuales sin afectar a su vida útil. Ya que las bombas sumergibles de aguas residuales para óptimo funcionamiento de enfriamiento necesitan estar todo el tiempo sumergidas hasta su motor caso contrario a las bombas de achique que pueden trabajar hasta un límite inferior sin necesidad de estar totalmentesumergida.

answer: Estimados oferentes como se evidencia en los pliegos en el punto 2.3 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a continuación: en la columna Características, requisitos funcionales o tecnológicos de los ítems 5 y 6 indica que las bombas solicitadas requieren presiones máximas de 100 PSI y 125 PSI respectivamente.

description: Hemos notado que su requerimiento especifica una presión de aire de 120 psi para las bombas.Existen bombas de alta confiabilidad con una capacidad nominal de hasta 100 psi. Operarconstantemente al límite de esta capacidad podría afectar su rendimiento a largo plazo. El éxitoen el funcionamiento óptimo de la bomba depende principalmente del volumen desplazado, quedetermina el caudal y la eficiencia energética. Un ajuste adecuado entre la presión y el volumendesplazado garantiza eficiencia y menor consumo. Sería posible ajustar el requerimientoa100psi?

answer: Estimados oferentes como se evidencia en los pliegos en el punto 2.3 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a continuación: en la columna Características, requisitos funcionales o tecnológicos de los ítems 5 y 6 indica que las bombas solicitadas requieren presiones máximas de 100 PSI y 125 PSI respectivamente.

description: Hemos observado que su requerimiento especifica una presión de aire de 120 psi para las bombas. Sinembargo, es importante destacar que lo crucial en la operación de las bombas neumáticas es elflujo que generan, no necesariamente trabajar a una presión máxima. Las bombas están diseñadaspara operar de manera eficiente alrededor de 100 psi, y superar este valor de forma continua podríacausar daños prematuros en los componentes. Además, los compresores normalmente no operan a 120psi de manera constante, ya que esto puede comprometer su rendimiento y durabilidad. Sería posibleajustar el requerimientoa100psi?

description: TES ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CLARIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS 1

VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO

streetAddress: PRIMERA SAN JOSE SOLAR 13 TARQUI

legalName: VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO

IVAN BOHMAN C.A.

streetAddress: AV. PRINCIPAL  S/N TARQUI

legalName: IVAN BOHMAN C.A.

streetAddress: 3ERA AVENIDA VIA A DAULE 114 TARQUI

IBARRA CAMPUZANO BETTY JANETH

streetAddress: SAMANES 3 MZ 311 VILLA2 TARQUI

legalName: IBARRA CAMPUZANO BETTY JANETH

INCOPET DEL ECUADOR S.A.

streetAddress: AV INTEROCEANICA GONZALEZ SUAREZ 0E6-73 TUMBACO

legalName: INCOPET DEL ECUADOR S.A.

title: Subasta


description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE BUNKER

description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE BUNKER

description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE COMBUSTIBLES PETROLIFEROS  EN CAMIONES CISTERNA

name: BEACOTRANSA-BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

title: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE  CARGA POR CARRETERA EN CAMIONES CISTERNA O EN CAMIONES CISTERNA CON REMOLQUE

description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE BUNKER

description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE BUNKER

title: SIE-CELECEP-2024-05173-238940

answer: Estimados oferentes en el pliego, se solicita lo siguiente: Personal técnico / equipo de trabajo / recursos, numeral 1.9.4.- Licencia y plan de manejo ambiental para el transporte de combustible. – Se establece que: ?La empresa deberá adjuntar copia de los siguientes documentos actualizados: ?El plan de manejo ambiental de la empresa, emitido por verificadora calificada en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR)?.  Aclaración:  Se aceptará la copia del plan de manejo ambiental actualizado de la empresa que será el mismo documento que se presentó para el trámite de la licencia ambiental y emitida por empresa consultora o profesional calificado en el Ministerio del Ambiente como ente de control.

name: SETRANSCOMER SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMERCIO CIA. LTDA

description: Estimados señores del CELEC EP.  Solicito que se aclare   el tema del  plan de manejo ambiental de la empresa, emitido por verificadora calificada en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARCERNNR  solicito se aclare, ya que el plan es realizado por un profesional  en ingeniería ambiental que esté debidamente  calificado para presentar dichos documentos en el ministerio del ambiente y es un requisito para obtener la licencia ambiental que emite este órgano de control o solicito que señale la normativa ambiental donde la  Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables califique a una verificadora

answer: En el Pliego, Personal técnico / equipo de trabajo / recursos, numeral 1.9.1.- Personal técnico. – establece ?Cada unidad de transporte deberá contar con un conductor y un auxiliar que cumplan con los siguientes requisitos y documentos actualizados?.  Aclaración: El conductor auxiliar debe estar calificado ya que será quien reemplace al titular en caso de emergencia. Siendo la ruta principal de solo 500m, no se necesita que el conductor auxiliar se encuentre en la unidad. Para las otras dos rutas alternas, por ser de largas distancias, si es obligatorio que estén los dos conductores en el vehículo.

description: 1.-Estimados señores del CELEC EP.  Solicito se aclare si el conductor auxiliar debe permanecer constantemente  en el vehículo o es en caso de emergencia que el conductor principal por circunstancia ajenas no pueda realizar el trabajo, ya que con  un conductor por la distancia  de 500 metros  no se ve necearía en que el auxiliar esté permanentemente, ya que implica costos adicionales

description: TES SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE FUEL OIL (RESIDUO) A LA CENTRAL PROPICIA

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 EL BEATERIO

streetAddress: O CALLE A S44-156 CHILLOGALLO

title: Subasta


description: MANOMETRO

description: MANOMETRO

description: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION DE LONGITUDES, AREAS Y OTROS

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA, HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y GEOFISICA, EXCEPTO BRUJULAS; TELEMETROS

title: SIE-CELECEP-2024-05189-238940

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró contradicciones: El oferente presenta contradicciones entre el archivo ?22-37-FORMULARIO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA BIENES Y SERVICIOS-signed-signed? versus las fichas técnicas del fabricante con información sombreada o resaltada propias de cada ítem.PEDIDO DE CONVALIDACION: Para precisar y aclarar la siguiente información de su oferta, por favor: - Ítem #7: Precisar el tipo ubicación y rosca de conexión al proceso para el instrumento. Tener en consideración que la misma debe ser concordante con las hojas técnicas presentadas en su oferta para cada ítem. - Ítem #11: Precisar el tipo de montaje ofertado para el instrumento, así como el tipo y ubicación de salida del capilar del instrumento. Tener en consideración que la misma debe ser concordante con las hojas técnicas presentadas en su oferta para cada ítem. VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:En archivos ?22-37-3 ITEM 1 AL 7-signed.pdf? y ?22-37-4 ITEM 8 AL 11-signed.pdf?, para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, no se especifica si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico.PEDIDO DE CONVALIDACION: Señor oferente, sírvase precisar para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico, a través de fichas técnicas complementarias del fabricante o aclaración por parte de este. Considerar lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la normativa secundaria:?De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada?.

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró contradicciones: El oferente presenta contradicciones entre el archivo ?22-36-001 VISTA PREVIA OFERTA-signed? versus las fichas técnicas del fabricante con información sombreada o resaltada propias de cada ítem. PEDIDO DE CONVALIDACION:Para precisar y aclarar la siguiente información de su oferta, por favor: ? Ítem #10: Precisar y aclarar el tipo y normativa de la brida del sello de diafragma ofertado. Además precisar el modelo o número de orden final para este ítem. Tener en consideración que la misma debe ser concordante con las hojas técnicas presentadas en su oferta para cada ítem. - Ítem #11: Precisar y aclarar el tipo de montaje ofertado para el instrumento, así como el tipo y ubicación de salida del capilar del instrumento. Además precisar el modelo o número de orden final para cada ítem. Tener en consideración que... VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

name: ASESORES E IMPORTADORES DE MATERIALES INDUSTRIALES INDUSDEAL S.A.

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 5  del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró documentación sin suscripción electrónica:Para los archivos ?22-35-Accesorios IDSA.pdf?, ?22-35-Cedula y Votacion CVR 2024.pdf?, ?22-35-D101-E.pdf?, ?22-35-D102.pdf?, ?22-35-D202-2024.pdf?, ?22-35-FORMULARIO 101 2023 IDSA.pdf?, ?22-35-MTFT_0910 Valvulas Bola.pdf?, ?22-35-Nombramiento REP LEGAL CVR 2022.pdf?, ?22-35-P101-EIDSA.pdf?, ?22-35-P103-E IDSA.pdf?, ?22-35-RUC 06-2024.pdf?, ?22-35-RUP 01-2025.pdf?, ?22-35-T502 IT.pdf? y ?22-35-TERMOPOZOS - RECTO Y CONICOS.pdf?, no se pueden validar  las firmas electrónicas. PEDIDO DE CONVALIDACION: Señor oferente, sírvase presentar los archivos ?22-35-Accesorios IDSA.pdf?, ?22-35-Cedula y Votacion CVR 2024.pdf?, ?22-35-D101-E.pdf?, ?22-35-D102.pdf?, ?22-35-D202-2024.pdf?, ?22-35-FORMULARIO 101 2023 IDSA.pdf?, ?22-35-MTFT_0910 Valvulas Bola.pdf?, ?22-35-Nombramiento REP LEGAL CVR 2022.pdf?, ?22-35-P101-E... VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3  del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:No se precisa ni identifica, en los archivos ?22-35-Accesorios IDSA.pdf?, ?22-35-D101-E.pdf?, ?22-35-D102.pdf?, ?22-35-D202-2024.pdf?, ?22-35-MTFT_0910 Valvulas Bola.pdf?, ?22-35-P101-E IDSA.pdf?, ?22-35-P103-E IDSA.pdf?, ?22-35-T502 IT.pdf? y ?22-35-TERMOPOZOS - RECTO Y CONICOS.pdf? los modelos código de ordenamiento o modelo completo incluyendo opcionales de haberlo o números de partes para cada uno de los ítems ofertados.PEDIDO DE CONVALIDACION: Señor oferente, sírvase identificar y precisar en la información entregada por usted en los archivos ?22-35-Accesorios IDSA.pdf?, ?22-35-D101-E.pdf?, ?22-35-D102.pdf?, ?22-35-D202-2024.pdf?, ?22-35-MTFT_0910 Valvulas Bola.pdf?, ?22-35-P101-E IDSA.pdf?, ?22-35-P103-E IDSA.pdf?, ?22-35-T502 IT.pdf? y ?22-35-TERMOPOZOS - RECTO Y CONICOS.pdf? los modelos código de ordenam... VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO.

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:En archivo ?22-31-1_6_FICHAS_TECNICAS_firmado.pdf?, para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, no se especifica si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico.PEDIDO DE CONVALIDACION:  - Señor oferente, sírvase precisar para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico, a través de fichas técnicas complementarias del fabricante o aclaración por parte de este. Considerar lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la normativa secundaria: ?De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada?.

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:En archivos ?22-30-FICHA TECNICA 1ERA PARTE-signed.pdf?, ?22-30-FICHA TECNICA 2DA PARTE-signed.pdf? y ?22-30-FICHA TECNICA 3RA PARTE-signed.pdf?, para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, no se especifica si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico. PEDIDO DE CONVALIDACION:- Señor oferente, sírvase precisar para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico, a través de fichas técnicas complementarias del fabricante o aclaración por parte de este. Considerar lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la normativa secundaria: ?De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior.. VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3  del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:En el archivo ?22-29-especificaciones_ofertadas-signed? en el cual se detallan los modelos y números de orden finales para cada ítem ofertado, como en el archivo ?22-29-PFP_ZR-signed? no especifica toda la información del ítem #11.PEDIDO DE CONVALIDACION 2:Se solicita al proveedor la respectiva ayuda para precisar y aclarar la siguiente información de su oferta: - Ítem #11: Precisar el tipo de montaje ofertado para el instrumento, así como el tipo y ubicación de salida del capilar del instrumento. Además precisar el modelo o número de orden final para este ítem. Tener en consideración que la misma debe ser concordante con las hojas técnicas presentadas en su oferta para este ítem. Considerar lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la normativa secundaria: ?De presentarse información sobre la convalidación solicit... VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3  del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:No se precisa ni identifica, en los archivos ?22-29-D46-signed.pdf?, ?22-29-D70_sp-signed.pdf?, ?22-29-fitok-signed.pdf?, ?22-29-item_15_add-signed.pdf?, ?22-29-item_15-signed.pdf?, ?22-29-item_24-signed.pdf?, ?22-29-PFP_ZR-signed.pdf?, ?22-29-TBM_sp-signed.pdf? y ?22-29-TBR_sp-signed.pdf? los modelos código de ordenamiento o modelo completo incluyendo opcionales de haberlo o números de partes para cada uno de los ítems ofertados.PEDIDO DE CONVALIDACION:  Señor oferente, sírvase identificar y precisar en la información entregada por usted en los archivos ?22-29-D46-signed.pdf?, ?22-29-D70_sp-signed.pdf?, ?22-29-fitok-signed.pdf?, ?22-29-item_15_add-signed.pdf?, ?22-29-item_15-signed.pdf?, ?22-29-item_24-signed.pdf?, ?22-29-PFP_ZR-signed.pdf?, ?22-29-TBM_sp-signed.pdf? y ?22-29-TBR_sp-signed.pdf? los modelos código de... VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró contradicciones:El oferente presenta contradicciones entre el archivo ?22-28-Oferta Cadusol-signed.pdf? en el cual se detallan los modelos y números de orden finales para cada ítem ofertado, versus las fichas técnicas del fabricante con información sombreada o resaltada propias de cada ítem. PEDIDO DE CONVALIDACION:Para precisar y aclarar la siguiente información de su oferta, por favor: - Ítem #12, #13 y #14: Precisar y aclarar el tipo y rosca de la toma de conexión de los Termómetros ofertados. Además precisar el modelo o número de orden final para cada ítem. Tener en consideración que la misma debe ser concordante con las hojas técnicas presentadas en su oferta para cada ítem. - Ítem #11: Precisar y aclarar el tipo de montaje ofertado para el instrumento, así como el tipo y ubicación de salida del capilar del instrumento. Además precisar ...VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

name: PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A.

description: En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:En archivo ?22-26-ITEM 1-2-3-8 SPM-Weksler BY 45-ss-manometro-signed.pdf? para los ítems # 1, 2, 3 y 8, no se especifica si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico. PEDIDO DE CONVALIDACION:Señor oferente, sírvase precisar para los ítems # 1, 2, 3 y 8 si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico, a través de fichas técnicas complementarias del fabricante o aclaración por parte de este. Considerar lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la normativa secundaria: ?De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada?.

description: CONVALIDACION 1:En base al Art. 79 del RGLOSNCP y numeral 2 y 3 del Art. 116 de la Normativa Secundaria, se encontró información imprecisa:En archivos ?22-25-ITEM 1-2-3-5-signed.pdf?, ?22-25-ITEM 4-6-signed.pdf?, ?22-25-ITEM 8-9-signed.pdf?, ?22-25-ITEM 10-signed.pdf? y 22-25-ITEM 11-signed.pdf?, para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, no se especifica si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico. PEDIDO DE CONVALIDACION: Señor oferente, sírvase precisar para los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 si los manómetros ofertados disponen de agujas con ajuste micrométrico, a través de fichas técnicas complementarias del fabricante o aclaración por parte de este.Considerar lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la normativa secundaria:  ?De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia ... VER COMPLETO EN OFICIO ADJUNTO

answer: Estimados oferentes, en el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? publicado en el portal del SOCE, se especifica la máxima presión que deben soportar los ítems desde el #16 hasta el #23. La cual está establecida como máxima 6.000PSI

description: Estimada Comisión técnica, por favor confirmar si se admite una presión de trabajo de 5200 PSI para el item 20 y 21?

answer: Estimados oferentes, en el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? publicado en el portal del SOCE, se especifica la máxima presión que deben soportar los ítems desde el #16 hasta el #23. La cual está establecida como máxima 6.000PSI.

description: Estimada Comisión técnica, por favor confirmar si se admite una presión de trabajo de 4900 PSI para el item 22?

answer: Estimados oferentes, las imágenes de referencia para los ítems se encuentran en el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? publicado en el portal del SOCE. Sin embargo se muestran a continuación imágenes de referencial adicionales: VER IMAGENES EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES - APRA ADJUNTA.Como se puede apreciar en las imágenes, la longitud de inserción de los termopozos es primordial para la instalación de los instrumentos en cada aplicación, en las cuales ya se encuentra establecido la toma de conexión en cada una de las tuberías. El resto de dimensiones relevantes del instrumentos están detalladas en el archivo ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS?

description: Estimada Comisión técnica, por favor compartir la imagen referencial de la toma de conexión del instrumento rosca loca ajustable al bulbo de los ítems 12 al 14

answer: Estimados oferentes, se confirma que no se requiere de Certificado de Calibración para ninguno de los instrumentos especificados en el presente proceso de contratación.

description: Estimada Comisión técnica, por favor confirmar si los equipos manómetros, termómetros deben entregarse con certificado de calibración?

answer: Estimados oferentes, se confirma que la opción de aguja con ajuste micrométrico es fundamental y obligatoria para cada uno de los ítems en los que se la ha requerido como especificación técnica en el presente proceso de contratación.

description: Estimada Comisión técnica, por favor confirmar si la característica técnica de aguja con ajuste micrométrico es obligatoria u opcional?

answer: Estimados oferentes, se confirma que no se requiere la presentación de carta de representación o distribución de la marca.

description: Estimada Comisión técnica, por favor confirmar si es necesaria la presentación de la carta de representación o distribución de la marca?

answer: Estimados oferentes, a continuación se confirma la longitud de inserción que debe poseer cada uno de los termopozos de los termómetros bimetálicos solicitados: Item #12 Longitud de inserción del Termopozo: 22 cm sin incluir la rosca (Se aceptará alternativas de inserción de 8.5?) Item #13 Longitud de inserción del Termopozo: 17 cm sin incluir la rosca (Se aceptará alternativas de inserción de 6.5?) Item #14 Longitud de inserción del Termopozo: 11 cm sin incluir la rosca (Se aceptará alternativas de inserción de 4.5?) Cabe resaltar que al solicitar cada termómetro con su respectivo termopozo, la longitud de inserción del mismo es considerada como dato primordial para la instalación del instrumento. La longitud final del bulbo del termómetro dependerá de los estándares de cada fabricante (longitud de rosca del termopozo, longitud de acople deslizante, medidas propias de cada fabricante) en cumplimiento de la longitud de... VER COMPLETO EN ACTA ADJUNTA

description: Estimados señores, para los ítems no. 12, 13, 14 por favor indicar las medidas precisas de los termómetros requeridos: longitud de inserción del termómetro, longitud total del termómetro.

answer: Estimados oferentes, las imágenes de referencia para los ítems se encuentran en el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? publicado en el portal del SOCE. Sin embargo se muestran a continuación imágenes de referencial adicionales: VER IMAGENES EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES - APRA ADJUNTA. Como se puede apreciar en las imágenes, la longitud de inserción de los termopozos es primordial para la instalación de los instrumentos en cada aplicación, en las cuales ya se encuentra establecido la toma de conexión en cada una de las tuberías. El resto de dimensiones relevantes del instrumentos están detalladas en el archivo ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS?

description: Estimados señores, para los ítems no. 12, 13, 14 por favor subir planos y dibujos dimensionales de los termómetros requeridos.

answer: Estimados oferentes, tal y como se explicó en la pregunta #11, se confirma que para el Ítem #7 se aceptará una precisión de hasta 2/1/2% debido al tamaño de la carátula requerida para el manómetro en cuestión. Es decir, se acepta la presentación de exactitud de 1.6% FS según norma EN837-1 para el ítem #7.

description: Estimados señores, para el ítem no. 7 por favor sírvanse de aceptar manómetros con precisión 1.6% FS según norma EN837-1, que es la equivalente europea de la norma ASME 40.1.

answer: Estimados oferentes, se confirma que para todos los manómetros de tamaño de caratula 4? requeridos en el presente proceso de contratación, se aceptara exactitud EN 837-1, class 1.0 ya que es equivalente a la 1%FS Grado 1A según normas ASME B40.1 a la solicitada.

description: Estimados señores, para los ítems no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por favor sírvanse de aceptar manómetros con precisión 1% FS según norma EN837-1, que es la equivalente europea de la norma ASME 40.1.

answer: Estimados oferentes, se confirma que no se requiere de Certificado de Calibración para ninguno de los instrumentos especificados en el presente proceso de contratación.

description: Estimados señores, por favor confirmar si se requiere certificado de calibración de fábrica o local para todos los manómetros y termómetros.

answer: Estimados oferentes, se confirma que la rosca BSP solicitada para el Item #16 es del tipo cónica.

description: Para el item 16 indicar si el tipo de rosca BSP es conica o paralela.

answer: Estimados oferentes, el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? se encuentra publicado en el portal del SOCE, en la pestaña Anexos del proceso. Aun así, se reenvía con esta respuesta.

description: Pueden enviar el anexo 1, debido a que no se encuentra en el listado de archivos adjuntos.

answer: Estimados oferentes, se confirma que para todos los manómetros de tamaño de carátula 4? requeridos en el presente proceso de contratación, se aceptará exactitud EN 837-1, class 1.0 ya que es equivalente a la 1%FS Grado 1A según normas ASME B40.1 a la solicitada.

description: Pueden aceptar la exactitud EN 837-1, class 1.0 para los manómetros de 4 pulgadas.

answer: Estimados oferentes, se confirma que para todos los manómetros requeridos con tamaño de carátula de 4? en el presente proceso de contratación, se aceptará como alternativa dimensiones de carátula de 100mm (4? = 100mm).

description: Pueden aceptar 100mm para los manómetros de 4 pulgadas.

answer: Estimados oferentes, se confirma que para el Item #10 se aceptará la presentación de manómetros ensamblados a sellos de diafragma bridado bajo normativa DIN DN50 PN10.

description: ítem 10. Por favor aceptar Brida del sello de diafragma bajo normativa DIN DN50 PN10.

answer: Estimados oferentes, se confirma que para el Item #7 se aceptará una precisión de hasta 2/1/2% debido al tamaño de la carátula requerida para el manómetro en cuestión.

description: Ítem 7. Sírvase aceptar precisión 2/1/2% FS.

answer: Estimados oferentes, se confirma que la garantía técnica será válida por doce (12) meses, los cuales entrarán en vigencia una vez suscrita el acta entrega recepción definitiva del objeto contractual. Si se tratare de elementos reparados o sustituidos durante la vigencia de la garantía técnica, ésta se extenderá durante doce (12) meses, contados desde la fecha de reparación o sustitución. Tal y como está establecido en el archivo de Especificaciones Técnicas cargado en el portal del SOCE.

description: Estimada comisión técnica, confirmar que la garantía técnica sea solo de 12 meses en el que conste cualquier sustitución y reemplazo de ser necesario.

answer: Estimados oferentes, se confirma que los anexos 3, 4 y 5 deben ser presentados previo a la suscripción del contrato por el oferente que resulte adjudicado, conforme el numeral e) de lo establecido en ?numeral 6.2 Obligaciones del contratista? de los pliegos y 3.6.1 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS publicado en los Anexos del proceso, en el SOCE.

description: Estimada comisión, confirmar que el anexo 3, 4 y 5 se debe presentar solo en el caso de resultar adjudicado

answer: Estimados oferentes, mediante la presente se confirma y ratifica que la forma de pago es de 50% de Anticipo y 50% restante del valor del contrato, se cancelará contra entrega total de los bienes o servicios, objeto del contrato y previa suscripción del acta de Entrega – Recepción Definitiva, el informe del administrador del contrato y la emisión de la factura correspondiente.

description: Estimada comisión considerar aumentar el anticipo al 60% y el 40% contra entrega

answer: Estimados oferentes, debido a que ya se tiene una planificación establecida para el uso de estos instrumentos, se confirma que no es procedente la ampliación del tiempo de entrega de los mismos, razón por la cual se confirma y ratifica que el plazo de entrega es de 120 días.

description: Estimada comisión, considerar aumentar el tiempo de entrega en 30 días, por la importación de todos los items

answer: Estimados oferentes, en el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? publicado en el portal del SOCE, se especifica la máxima presión que deben soportar los ítems desde el #16 hasta el #23. La cual está establecida como máxima 6.000PSI.

description: Estimada Comisión técnica, existe algún otro valor de presión máxima para los ítems del 16 al 23.

answer: Estimados oferentes, las imágenes de referencia para los ítems se encuentran en el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? publicado en el portal del SOCE. Sin embargo se muestran a continuación imágenes de referencial adicionales: VER IMAGENES EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES - APRA ADJUNTA.Como se puede apreciar en las imágenes, la longitud de inserción de los termopozos es primordial para la instalación de los instrumentos en cada aplicación, en las cuales ya se encuentra establecido la toma de conexión en cada una de las tuberías.

description: Estimada Comisión técnica, se solicita imagen referencial de los termómetros analógicos.

answer: Estimados oferentes, las fichas técnicas solicitadas deben poseer resaltado las características técnicas y el modelo de cada uno de los ítems ofertados que permitan corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En el caso de que las fichas técnicas no posean el detalle completo del código final o código de orden ofertado, el mismo debe ser dado a conocer con su respectiva marca y modelo en la oferta presentada. No se aceptara la presentación de ?brochures? o catálogos generales que no presenten identificado los modelos o códigos de selección ofertados y sus respectivas características técnicas.

description: Estimada Comisión técnica, En las fichas técnicas se debe de observar el número del modelo número de parte del ítem solicitado, o con la información del ítem en donde se observe que cumple los requerimientos es suficiente?

answer: Estimados oferentes, las imágenes de referencia para los ítems se encuentran en el archivo anexo llamado: ?ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO 1 - DESCRIPCION DE MANOMETROS TERMOMETROS Y ACCESORIOS? publicado en el portal del SOCE. Se detalla a continuación la imagen de referencia para los ítems solicitados: VER IMAGENES EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES - APRA ADJUNTA

description: Estimada Comisión técnica, se solicita imagen referencia de los manómetros del ítem 1 y el ítem 7.

answer: Estimados oferentes, debido a la ubicación en la que se instalaran la mayoría de los instrumentos, se confirma que el tamaño de la caratula para los termómetros bimetálicos de los ítems #12, #13 y #14 debe ser de 5?, no se aceptará alternativas de 6?.

description: Estimada Comisión técnica, confirmar que se acepta el diámetro de dial de los termómetros de 6" para los item 12, 13 y 14.

answer: Estimados oferentes, a continuación se confirma la longitud de inserción que debe poseer cada uno de los termopozos de los termómetros bimetálicos solicitados:  Item #12 Longitud de inserción del Termopozo: 22 cm sin incluir la rosca (Se aceptará alternativas de inserción de 8.5?) Item #13 Longitud de inserción del Termopozo: 17 cm sin incluir la rosca (Se aceptará alternativas de inserción de 6.5?) Item #14 Longitud de inserción del Termopozo: 11 cm sin incluir la rosca (Se aceptará alternativas de inserción de 4.5?) Cabe resaltar que al solicitar cada termómetro con su respectivo termopozo, la longitud de inserción del mismo es considerada como dato primordial para la instalación del instrumento. La longitud final del bulbo del termómetro dependerá de los estándares de cada fabricante (longitud de rosca del termopozo, longitud de acople deslizante, medidas propias de cada fabricante) en cumplimiento de la ... VER COMPLETO EN EL ACTA DE RESPUESTAS ADJUNTA

name: JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

description: Estimados Sres. Comisión Técnica, favor confirmar la longitud de vástago para los termómetros bimetálicos

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.

description: TES ADQUISICION DE MANOMETROS, TERMOMETROS Y ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LOS SISTEMAS AUXILIARES Y COMUNES DE LA CENTRAL ESMERALDAS II

streetAddress: PEREZ FLORES CLOTARIO PAZ S/N TARQUI

legalName: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION, CONTROL, ENERGIA Y CONSTRUCCION SEBCOMINCONECSA S.A.

streetAddress: AV BENJAMIN CARRION MORA 18I NO 16 TARQUI

streetAddress: 8 TARQUI

KAYCONSYSTECSLA S.A.

streetAddress: 22AVA. MARACAIBO Y EL ESTERO 2416 FEBRES CORDERO

legalName: KAYCONSYSTECSLA S.A.

INDUMANSER S.A.S.

streetAddress: MI LOTE SOLAR 16  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: INDUMANSER S.A.S.

PAUCAR PILLAJO JORGE FRANCISCO

streetAddress: QUITUS CAÑARIS N94 SANGOLQUI

legalName: PAUCAR PILLAJO JORGE FRANCISCO

HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR SUECIA N 35-182 BENALCAZAR

legalName: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

streetAddress: MARIANO CARDENAL VICENTE DUQUE OE1-74 CARCELEN

legalName: DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

ENERPRIME ECUADOR CIA LTDA

streetAddress: AV. JUAN SEVERINO AV. 6 DE DICIEMBRE E8-38 COTOCOLLAO

legalName: ENERPRIME ECUADOR CIA LTDA

ELLOIL CIA. LTDA.

streetAddress: Manuel Guzmán Hugo Moncayo No: N39-154 IÑAQUITO

legalName: ELLOIL CIA. LTDA.

TRISKELSOLUCIONES S.A.

streetAddress: SUBTENIENTE GUARDERAS CARLOS  PASAJE LA ESPERANZA 3642 SANJUAN

legalName: TRISKELSOLUCIONES S.A.

streetAddress: OCTAVA OESTE AV. SAN JORGE 2001-5 TARQUI

title: Subasta


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS (EXCEPTO MOTORES DE AERONAVES)

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS (EXCEPTO MOTORES DE AERONAVES, VEHICULOS Y MOTOCICLETAS)

title: SIE-CELECEP-2024-05180-238940

answer: Estimado oferente, con la finalidad de ampliar la oportunidad de participación, se aceptaracertificados de trabajos efectuados a turbocompresores para motores de combustión interna deuna capacidad de generación de igual ó superiores a 1.5 MW.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES COSIN S.A.

description: Para el personal mínimo solicitan certificado de trabajo emitido por fabricante de turbo cargadores, favor aceptar certificado que valide experiencia de los técnicos.

answer: Estimado oferente como se indica en el literal 6.6 de los Términos de Referencia donde señala:?La contratista deberá presentar certificados emitidos por el fabricante de ser taller autorizado dela marca EMD para el reacondicionamiento de turbocargador para motores de generacióneléctrica igual o mayor a 1,5 MW. También podrá presentar actas de entrega y recepción demantenimientos realizados a turbo cargadores para motores igual o mayor a 1,5MW?Por lo cual si se aceptara actas de entrega y recepción a satisfacción para la acreditación deexperiencia.

description: Estimada Comisión técnica, en otros parámetros requeridos favor aceptar ya sea el certificado de taller autorizado por EMD o un documento – acta que acredite experiencia en turbocargadores EMD modelo 645.

description: TES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TURBO CARGADOR MODELO T2001 PARA LA UNIDAD GENERAL MOTORS EMD 645E4 DE LA CENTRAL TERMICA LA PROPICIA

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

streetAddress: MARTIN ICAZA PEREZ FIDEL MIRANDA ROBALINO  09 TARQUI

SIMBAÑA MOROMENACHO JENNY MAGALY

streetAddress: LAS ACACIAS LOS ARUPOS 95 SAN RAFAEL

legalName: SIMBAÑA MOROMENACHO JENNY MAGALY


description: ALBENDAZOL

description: ALBENDAZOL

description: MEDICAMENTOS N.C.P, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR: ANTIHELMINTICOS, ALBENDAZOL (ODAZOL, ZENTEL), MEBENDAZOL (BENZAMIL, PANTELMIN, TRIDAZOL), NICLOSAMIDA (YOMESAN), PIRANTEL PAMOATO (CONBANTRIN, PAMOPIR

description: De conformidad con lo establecido en los artículo 32 de LOSNCP Y 132 del Reglamento de la LOSNCP.

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: ALBENDAZOL

description: ALBENDAZOL

title: SIE-CELECEP-2024-05202-238940

answer: Estimados Oferentes. Según el literal h) de lo establecido en ?numeral 6.2 Obligaciones del contratista? de los pliegos y 3.6.1 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS publicado en los Anexos del proceso, en el SOCE, ?Los medicamentos genéricos no catalogados  (bienes)  deberá tener como fecha de expiración de los medicamentos un período Mínimo a 12 meses, al momento de la recepción, excepto los productos que se degradan por su naturaleza.?

description: Estimada entidad la mayoría de medicamentos desde su fabricación la vida útil es de 24 meses por ende se solicita la aceptación de los productos con vida útil míde 12 meses a partir del acta de entrega recepción definitiva

answer: Estimados Oferentes. Según el literal h) de lo establecido en ?numeral 6.2 Obligaciones del contratista? de los pliegos y 3.6.1 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS publicado en los Anexos del proceso, en el SOCE, ?Los medicamentos genéricos no catalogados  (bienes)  deberá tener como fecha de expiración de los medicamentos un período Mínimo a 12 meses, al momento de la recepción, excepto los productos que se degradan por su naturaleza.?

description: Estimada Entidad. Se pueden entregar los medicamentos con vida útil mínimo de 12 meses?

description: TES ADQUISICIÓN DE MEDICINA GENÉRICA NO CATALOGADA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LOS MORADORES BARRIOS DEL SUR, ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS I, COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN Y CONTRIBUCIÓN SOCIO AMBIENTAL.

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

PROMEDICINAS S.A.

streetAddress: AV. DEL BOMBERO VIA A LA COSTA KILÓMETRO 6.5 SN TARQUI

legalName: PROMEDICINAS S.A.

JIMENEZ CHAMBA GALO FAVIAN

streetAddress: AV. QUITO RIO LELIA S/N

legalName: JIMENEZ CHAMBA GALO FAVIAN

Yepez Davalos Monica Patricia

streetAddress: GUALACATA FERNANDO ASIN S/N SAN BLAS

legalName: Yepez Davalos Monica Patricia

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

legalName: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

BRITPHARMA C.A.

streetAddress: SN GALLERA EL PALOMO DE ORO  CALACALI

legalName: BRITPHARMA C.A.

title: Subasta


description: OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGIA: FRESAS, DISCOS, MOLETAS CEPILLOS, EQUIPO DENTAL O CUALQUIER OTRO APARATO DE ODONTOLOGIA, EQUIPOS DENTALES SOBRE PEDESTAL, ABREBOCAS PARA CIRUGIA DENTAL, BROCAS, ESPATULAS, ETC.

title: OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGIA (EXCEPTO JERINGUILLAS, AGUJAS Y ARTICULOS ANALOGOS)

title: SIE-CELECEP-2024-05195-238940

answer: Señores oferentes, se confirma, la presentación de los ítems consultados, en el literal 2. Ítems que conforman el objeto de la contratación se detalla de manera clara que al momento de entregar los materiales e insumos médicos y odontológicos se entregarán por unidades es decir: VER CUADRO EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES ADJUNTA.

description: Buen día, por favor confirmar la presentación de los siguientes items, si al momento de entregar  es por unidad o por  cajas.AGUJAS CORTAS ODONTOLOGICAS 30G X 7/8"CAJA DE 100UNIDADES -1500 unidades o 1500 cajasx100AGUJAS LARGAS 27G/L 0,4 X 30 MM ODONTOLOGICAS CAJASx100UNIDADES-1500unidads o 1500cajasx100ANESTESICO AL 2 % CON EPINEFRINA X 50UNIDADES - 2500 unidades o 2500 cajasx50ANESTESICO LOCAL AL 3 % SIN EPINEFRINA X 50UNIDADES  - 2500 unidades o 2500 cajasx50CEPILLO PROFILAXIS X 144 UNIDADES "CAJA" -  - 720 unidades o 720 cajasx144GASA DE USO ODONTOLOGICO PAQUETTES ESTERILIZADO - unidad o paqueteGUANTES QUIRURGICOS TALLA 7 1/2 CAJA DE 50 PARES 2500 unidades o 2500 cajasx50

description: TES ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LOS MORADORES BARRIOS DEL SUR, ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS I, COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN Y CONTRIBUCIÓN SOCIO AMBIENTAL

SAGLIK S.A.S.

locality: DAULE

streetAddress: LA AURORA

legalName: SAGLIK S.A.S.

Brito Gomez Guido Alejandro

streetAddress: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA  S/N SAN ANTONIO

legalName: Brito Gomez Guido Alejandro

title: Subasta