description: CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS, PARA MEDIR O COMPROBAR LA VISCOSIDAD, LA POROSIDAD, LA DILATACION, LA TENSION SUPERFICIAL, ETC., O PARA MEDIR O VERIFICAR CANTIDADES DE CALOR, SONIDO O LUZ

title: SIE-EPP-2024-195-253178

answer: Conforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa depresentación de ofertas culmina el 14 de Agosto de 2024 a las 12H00 horas, por lo quese invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará acabo telemáticamente una hora después de la presentación de las ofertas en el siguienteenlace:Microsoft Teams 5Unirse a la reunión ahoraId. de reunión: 223 427 318 317Código de acceso: wjU3ne

description: ACLARACION

answer: Es una especificación menor a la solicitada por tanto no se acepta lo sugerido.

name: PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

description: Se solicita un espectrofotómetro con cambiador automático de 8 posiciones  Aceptarían un espectrofotómetro con un carrusel para siete posiciones con mediciones secuenciales?

answer: Las lámparas de tugsteno y deuterio requieren su recambio generalmente anual, y requieren untiempo de calentamiento por tanto también existe un tiempo de estabilización de la señal, por loque nos ratificamos en la de Xenón.

description: Estimada entidad se solicita que tenga una fuente de destellos de xenón Aceptarían un espectrofotómetro UV-VIS de alto rendimiento con fuente de Tungsteno y Deuterio? Considerando que la fuente de Xenon, introduce ruido de señal al fotómetro y en concentraciones bajas, la relación señal ruido incrementa la incertidumbre del resultado, siendo poco confiables los resultados.

answer: Si, siempre y cuando el equipo cumpla con las otras especificaciones solicitadas

name: SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

description: Estimados Señores: Aceptarían en lugar de un cambiador automático de 8 posiciones uno de 18 posiciones, que les proporcionaría mayor productividad y eficiencia.

answer: El equipo debe ser calibrado de acuerdo a lo establecido bajo norma 17025, tal como se detallaen las especificaciones técnicas, ?Calibración bajo norma 17025 por dos años.?

description: Estimado Señores: Aceptarían un sistema que no requiere de calibración en la exactitud de longitud de onda, y en su lugar se realiza un test con un filtro de holmio certificado, este procedimiento puede ser ejecutado según la necesidad del usuario ya que el filtro en mención no tiene fecha de caducidad. Además, las funciones de rendimiento del equipo ruido, exactitud, línea base son ejecutadas mediante el software de manera automática sin requerimiento de soluciones de calibración para estos fines ni la intervención personal externo.

answer: Se requiere con pantalla táctil por mejor manipulación y menor probabilidad de avería al no existirteclado.

description: Estimados Señores: Aceptarían un sistema de mejor desempeño que lo solicitado pero que no dispone de pantalla táctil, ya que las funciones de este accesorio son limitadas para el control local del instrumento, además del riesgo de fallos que puede provocar la interrupción operativa errores en incluso fallo de manejo del instrumento. A diferencia de una PC externa con software dedicado que brinda mayor versatilidad para el control del instrumento y accesorios, adquisición y manejo de datos.

answer: En este caso se necesitaría de doble cubeta y por manipulación podría constituir un mayor gastoal tener mayor probabilidad de que una de las dos cubetas se rompa, por tanto, no se acepta loindicado.

description: Estimado Señores: Aceptarían un espectrofotómetro UV vis que cumple el performance requerido, incluso supera en desempeño a lo solicitado, pero su diseño incluye 2 detectores de diodos de silicio para mediciones simultáneas del haz de muestra y del haz de referencia de doble haz.

answer: Si, siempre y cuando el equipo cumpla con todas las otras especificaciones solicitadas

description: Estimada entidad se solicita un espectrofotómetro UV con un escaneo de todo el espectro en 5 segundos Aceptarían un espectrofotómetro UV-VIS de alta velocidad con un barrido de 900nm/min?

answer: Si, siempre y cuando el equipo cumpla con todas las especificaciones solicitadas

description: Estimada entidad aceptarían un espectrofotómetro UV-VIS de alto rendimiento con metodología validada internacionalmente según Standard Methods para análisis de Fenoles, además que se puede usar como un espectrofotómetro UV-VIS para análisis e investigación con mediciones de absorbancia, transmitancia y concentración?

answer: Siempre y cuando sea un detector de alta velocidad barrido de 900nm/min.

description: Estimada entidad, por favor podrían aceptar un Espectrofotometro con un detector equivalente al CCD, Detector Dual Silicon Photodiodes?

description: ESPECTROFOTOMETROS UV

Barrera Tobar Hugo Fernando

region: LOS RIOS

locality: QUEVEDO

streetAddress: Cdla. La Floresta, Calle La Floresta MZ 6 SL 23 21 de Abril, Via San Camilo s/n VENUS DEL RIO QUEVEDO

legalName: Barrera Tobar Hugo Fernando

Yandun Urcuango Silvia Patricia

streetAddress: JOSE RIOFRIO JUAN SALINAS OE2-07 CENTRO HISTORICO

legalName: Yandun Urcuango Silvia Patricia

TECNOESCALA S.A.

streetAddress: TERESA DE CEPEDA AV. REPUBLICA N34-377 LA FLORESTA

legalName: TECNOESCALA S.A.

title: Subasta

rationale: ESPECTROFOTOMETROS UV


name: Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR

Global

scheme: SERCOP

description: RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G

scheme: CPC

description: RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G

description: PAPEL BOND MAYOR A  40 G/M2 Y MENOR A 150 G/M2

currency: USD

description: CONFORME LO INDICADO POR EL FUNCIONARIO DE APOYO EN SU INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIÓN Y APROBADO POR EL ORDENADOR DE GASTO

title: OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR, DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRAFICOS, BANDAS CONTINUAS PARA LA FABRICACION DE TARJETAS PERFORADAS Y PAPEL PARA CINTA PERFORADA

description: RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G

description: RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G

title: SIE-EPP-2024-197-253178

status: active

answer: Conforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 11h00 horas del 22 de agosto de 2024, por lo que se invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabo telemáticamente el 22 de agosto de 2024 a partir de las 12h00 horas en el siguiente enlace: Microsoft TeamsUnirse a la reunión ahoraId. de reunión: 294 706 619 935Código de acceso: rJhMWb

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS PARA EP PETROECUADOR

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: Alpallana Av. 6 de Diciembre E8-86 GONZALEZ SUAREZ

scheme: EC-RUC

CAMPAÑA PESANTEZ EDGAR RAMIRO

streetAddress: BUENOS AIRES AV. AMERICA OE3-133 CENTRO HISTORICO

legalName: CAMPAÑA PESANTEZ EDGAR RAMIRO

RIVERA ARAUJO JENNIFFER LISSETTE

region: AZUAY

locality: PUCARA

streetAddress: AV. 25 DE JULIO CALLE DANIEL BRITO 12-90 PUCARA, CABECERA CANTONAL

legalName: RIVERA ARAUJO JENNIFFER LISSETTE

PAPELESA C. LTDA.

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: S/N TARQUI

legalName: PAPELESA C. LTDA.

SALAS HARO WALTER ADRIAN

streetAddress: GONZALO CABEZAS SUBTENIENTE MICHELENA S11-32 CHIMBACALLE

legalName: SALAS HARO WALTER ADRIAN

IMPODISOF S.A.

streetAddress: ULLOA ANTONIO RUMIPAMBA N34-63 SANTA PRISCA

legalName: IMPODISOF S.A.

ECUAEMPAQUES S.A.

roles: tenderer supplier

streetAddress: ISAAC ALBENIZ EL MORLAN E5-101 KENNEDY

legalName: ECUAEMPAQUES S.A.

PLASTILIMPIO S.A.

streetAddress: VICENTE DUQUE JUAN SELIS N77-443 BENALCAZAR

legalName: PLASTILIMPIO S.A.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: GESTION DE RIESGOS LABORALES

description: GESTION DE RIESGOS LABORALES

description: CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

name: HSESERVICES SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE CIA.LTDA.

description: Según Informe Nro. 001-SIE-EPP-2024-198

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION DE LA PRODUCCION

description: GESTION DE RIESGOS LABORALES

description: GESTION DE RIESGOS LABORALES

title: SIE-EPP-2024-198-253178

answer: Remito documento de la convalidación 3, Oficio firmados, cantidad 28 archivos, según los requerimientos solicitados.

description: En la oferta del Sr. Vanegas Izquierdo Jaime Vinicio, realizado la validación de la firma electrónica los siguientes archivos, se refleja el mensaje DOCUMENTO SIN FIRMA, en los siguientes archivos:1 15-20-Acta de Negociacion JVI GAD2 15-20-ALSTOM 2014 – 20153 15-20-Camara4 15-20-Carlos Morocho_Tecnico Higiene5 15-20-Certificado Senacyt D Feijo6 15-20-Certificado Senecyt Manuel del Rio7 15-20-Certificado Senecyt8 15-20-Certificado Senecyt_Andrea Reinoso9 15-20-Certificado Senecyt_C Morocho10 15-20-Certificado Yilport_J Vanegas11 15-20-CERTIFICADOS DE TRABAJOS DE HIGIENE EMPRESAS GRUPO JVI12 15-20-Certificados Trabajo13 15-20-Consolidaddo IESS_Javita14 15-20-CONTRATO CENTRO SUR15 15-20-CV_Lizandro Javit_Calidad16 15-20-Daniel Feijo17 15-20-Declaracion JVI18 15-20-GPS Cotizacion Amazon19 15-20-IESS_Historia Laboral_Jaime VANEGAS_2024FAVOR REVISAR ARCHIVO ACTA DE CONVALIDACION

answer: Remito documento de la convalidación 2, Oficio No. 39540992_Antisoborno_J Vanegas-signed.

description: En la oferta del oferente del Sr. Vanegas Izquierdo Jaime Vinicio, no adjunta el Anexo 4: Declaración Anticorrupción en documento simple con firma de responsabilidad.Se solicita se solicita adjuntar el Anexo 4: Declaración Anticorrupción en documento simple con firma electrónica.

answer: Remito documento de la convalidación 1, Oficio No. JVI-SCI-COT-01-1241_Indice de Solvencia JVI_V1-signed

description: En la oferta del Sr. Jaime Vinicio Vanegas Izquierdo, no adjunta el documento con los índices financieros.Se solicita remitir el documento de los índices financieros conforme a los solicitado en los términos de referencia en el literal S.1.7 Información Financiera de Referencia: Análisis de los Índices Financieros: Los índices son: Índice de Solvencia mayor o igual a 1,0 Índice de Endeudamiento menor a 1,5. Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

answer: Se adjunto convalidación de errorres del proceso SIE-EPP-2024-198

description: El 15-19-CERTIFICACION ISO 17025 LABORATORIO CALPELAB, de acuerdo a la búsqueda por OEC Acreditados en la página del SAE, no registra acreditación alguna.Se solicita remitir el certificado de acreditación del SAE del laboratorio CALPELAB, con la captura de pantalla de la página del SAE: Organismos Evaluadores de la Conformidad Acreditados - Sistema de Acreditacion Ecuatoriano - SAE, conforme a lo solicitado en los términos de referencias publicados en el SERCOP, donde se detalla que: ?Los laboratorios nacionales, obligatoriamente deben ser acreditados ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE si los laboratorios son internacionales, estos deberán estar acreditados por el ente de control de dicho país?.

answer: Se adjunta el Anexo 4: Declaración Anticorrupción en documento simple con firma.

description: En la oferta del oferente ASIB ASESORIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES BETANCOURT S.A.S., no adjunta el Anexo 4: Declaración Anticorrupción en documento simple con firma de responsabilidad.Se solicita se solicita adjuntar el Anexo 4: Declaración Anticorrupción en documento simple con firma electrónica.

answer: Se adjunta el Certificado de Acreditación bajo la norma NTE INEN-ISO IEC 17025:2018 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración), equivalente a la norma ISO IEC 17025:2017 ante el Servicio Ecuatoriano de Acreditación SAE, y también se adjunta el alcance de la Acreditación AIHA Laboratory Accreditation Programams, LLC del Laboratorio ALS SALT LAKE ante la ILAC - MRA.

description: En el anexo 15-18-19 Convenio_de_subcontratacion_de_servicios-signed-signed-signed. El oferente establece un convenio de subcontratación con el laboratorio ALS Ecuador, pero no adjuntan el Certificado del SAE.Se solicita remitir el certificado de acreditación del SAE del laboratorio ALS ECUADOR, conforme a lo solicitado en los términos de referencias publicados en el SERCOP, donde se detalla que: ?? En caso de laboratorios nacionales, obligatoriamente estos deberán estar acreditados ante SAE y si son laboratorios internacionales deberá estar acreditados ante el ente acreditador de dicho país.?

answer: Se adjunta carta compromiso de compra firmada con la empresa SKYTEC CENTRO GPS, representantes en el país de GARMIN, se adjunta el catálogo de productos, la ficha técnica del GPS a adquirir GPSMAP 67 y la impresión desde el SRI del detalle del RUC de la empresa donde indica Actividad económica principal: Venta al por menor de otros materiales y equipos.

description: En el anexo 15-18-20 Carta compromiso compra GPS-signed-signed, carta compromiso de compra de GPS con la empresa ZAFIRO SERVICIOS MINEROS, con RUC No: 1793045502001 cuya actividad económica es SERVICIOS DE APOYO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, REQUERIDAS PARA LA EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS: PERFORACIONES DE PRUEBA Y SONDEOS, EXPLORACIÓN POR EJEMPLO: MÉTODOS DE PROSPECCIÓN TRADICIONALES, COMO RECOGIDA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES GEOLÓGICAS EN POSIBLES YACIMIENTOS DRENAJE Y BOMBEO. LA EMPRESA NO SE DEDICA A LA VENTA DE EQUIPOS, por lo tanto se evidencia que no tiene la actividad comercial de venta de GPS.Se solicita se solicita remitir la carta de compromiso o de arriendo conforme a lo solicitado en los términos de referencias publicados en el SERCOP, donde se detalla que: ?Si parte del equipo no es de propiedad del OFERENTE, se presentará la promesa de compraventa o de arriendo suscrito entre el propietario de los equipos y el Oferente, con fecha

answer: Conforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 10:00 horas del 20 de septiembre de 2024, por lo que se invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabo telemáticamente el 20 de septiembre de 2024 a partir de las 11:00 horas en el siguiente enlace: ID de la reunión: 245 686 783 93 Código de acceso: sNTort

description: ACLARACION

answer: En caso de requerir mayor personal es responsabilidad de la contratista.4.

description: 3 Es posible presentar un mayor número de técnicos que los especificados para poder cumplir con los tiempos establecidos?

answer: De acuerdo a los Términos de Referencia, si es posible participar en consorcio.

description: 2 Es posible participar en consorcio o con subcontratación de empresas relacionadas al servicio

answer: De acuerdo a los Términos de Referencia, si debe tener la certificación de la norma ISO 17025.

description: 1 Para las empresas participantes que no somos laboratorio, pero trabajan con la subcontratación de uno, es necesario presentar la certificación ISO 17025?

answer: El personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo, deberá tener el título de tercer nivel en las siguientes carreras: Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Químico, y/o Ingeniero Mecánico, y/o Ingeniero en Petróleos y/o Ingeniero electrónico, y/o Ingeniero Ambiental.

description: Para el personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo solicitan título de tercer nivel de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero en Petróleos, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Ambiental aplica título de tercer nivel de Ingeniero en Gestión de Riesgos y Emergencias?

answer: El personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo, deberá tener el título de tercer nivel en las siguientes carreras: Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Químico, y/o Ingeniero Mecánico, y/o Ingeniero en Petróleos y/o Ingeniero electrónico, y/o Ingeniero Ambiental.

description: Para el personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo solicitan título de tercer nivel de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero en Petróleos, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Ambiental aplica título de cuarto nivel de Especialista Superior en Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres?

answer: El personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo, deberá tener el título de tercer nivel en las siguientes carreras: Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Químico, y/o Ingeniero Mecánico, y/o Ingeniero en Petróleos y/o Ingeniero electrónico, y/o Ingeniero Ambiental.

description: Para el personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo solicitan título de tercer nivel de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero en Petróleos, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Ambiental aplica título de cuarto nivel de Magister en Seguridad y Prevención de Riesgos del Trabajo?

answer: El personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo, deberá tener el título de tercer nivel en las siguientes carreras: Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Químico, y/o Ingeniero Mecánico, y/o Ingeniero en Petróleos y/o Ingeniero electrónico, y/o Ingeniero Ambiental.

description: Para el personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo solicitan título de tercer nivel de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero en Petróleos, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Ambiental aplica título de cuarto nivel de Magister en Gestión Ambiental?

answer: El personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo, deberá tener el título de tercer nivel en las siguientes carreras: Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Químico, y/o Ingeniero Mecánico, y/o Ingeniero en Petróleos y/o Ingeniero electrónico, y/o Ingeniero Ambiental.

description: Para el personal técnico en el cargo de Técnicos de Muestreo solicitan título de tercer nivel, aplica título de tercer o cuarto nivel afines a los solicitados?

answer: Si pueden hacerlo. En los informes deben adjuntarse las certificaciones que dispone este laboratorio validadas por la normativa Española.

description: El laboratorio con el que trabajamos tiene acreditación de la ENAC en España y tenemos homologada la acreditación aquí con la SENAE, podemos enviar las muestras de Químicos a este laboratorio o debemos enviar a un laboratorio con acreditado en EEUU:?

answer: Se evaluará el factor trabaja de pie todo el turno. El disconfort térmico se refiere a que el funcionario labore entre temperaturas mayor a 16C y menor a 23C.

description: En los TDRs se indica otros ergonómicos trabaja de pie todo el turno y disconfort térmico, no se especifica método, pero indican dos factores de riesgo diferentes. Pregunta: Por favor aclarar qué factor se evaluará.

answer: Favor cotizar de acuerdo al literal F. METODOLOGÍA DE TRABAJO, específicamente lo indicado en la tabla 5.

description: En los TDRs se indica empuje y arrastre, especifica que se debe emplear la norma UNE-EN 1005-3 Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 3: Límites de fuerza recomendados para la utilización de máquinas. Pregunta: Indicar si se puede emplear la Norma ISO 11228-2 Ergonomía, Manipulación manual Parte 2: Empujar y halar.

answer: Favor cotizar de acuerdo al literal F. METODOLOGÍA DE TRABAJO, específicamente lo indicado en la tabla 5.

description: En los TDRs se indica manejo manual de cargas, especifica el empleo del método MAC. Pregunta: Indicar si se podría emplear la metodología presentada en la Norma ISO 11228-1 Ergonomía, Manipulación manual Parte 1: Levantamiento y transporte.

answer: Se debe de usar la métodologia de la ACGIH.

description: En los TDRs se indica sobre esfuerzos físicos se debe emplear el método de la ACGIH. Pregunta: Por favor indicar si se puede emplear el método Criterio de Frimat y Chamoux.

answer: Favor cotizar de acuerdo al literal F. METODOLOGÍA DE TRABAJO, específicamente lo indicado en la tabla 5.

description: En los TDRs se indica trabajos de movimientos repetitivos, indica que para este riesgo se debe emplear el método RULA, que está asociado a la carga postural. Pregunta: Por favor indicar si se puede emplear el método OCRA que es específico para movimientos repetitivos de las extremidades superiores.

answer: Para exposición corta a Ácido Fluorhídrico - NIOSH 7906; para exposición corta a Ácido Clorhídrico NIOSH 7907 y para BTEX cotizar el número total de muestras dividido para entre los tres métodos.

description: En los TDRs se indica otros químicos, hace referencia a tres métodos SOP?5 /OSHA 1005/ OSHA 111/ OSHA 1002 para BTX, NIOSH 7906 para Ácido Fluorhídrico y NIOSH 7907 para Ácido Clorhídrico. Pregunta: Por favor indicar si se deben emplear los tres métodos y si es afirmativo, indicar la cantidad de muestras por cada método, ya que tienen costos diferentes y adicional si para los BTX se puede emplear el método NIOSH 1501 Hidrocarburos aromáticos.

answer: Sí se puede usar el método de lectura directa.

description: En los TDRs se indica exposición a gases asfixiantes. Pregunta: Indicar si se puede emplear el método NIOSH 6604 método de lectura directa asociado a los gases CO, NO2, SO2.

answer: Para exposición corta a Ácido Fluorhídrico - NIOSH 7906; para exposición corta a Ácido Clorhídrico NIOSH 7907 y para BTEX cotizar el número total de muestras dividido para entre los tres métodos.

description: En los TDRs se indica exposición a vapores orgánicos, hace referencia a tres métodos SOP?5 /OSHA 1005/ OSHA 111/ OSHA 1002 para BTX, NIOSH 7906 para Ácido Fluorhídrico y NIOSH 7907 para Ácido Clorhídrico. Pregunta: Por favor indicar si se deben emplear los tres métodos y si es afirmativo, indicar la cantidad de muestras por cada método, ya que tienen costos diferentes y adicional si para los BTX se puede emplear el método NIOSH 1501 Hidrocarburos aromáticos.

answer: El número de ensayos que se realice con una u otra norma deberá ser coordinada con el administrador de contrato.

description: En el Anexo a los TDRs se indica exposición a material particulado, hace referencia a dos métodos NIOSH 0500 y el NIOSH 7500. Pregunta: Por favor indicar si se deben emplear ambos métodos y si es así, por favor indicar la cantidad de muestras por cada método, ya que tienen costos diferentes.

answer: Basarse en el método establecido en los Términos de Referencia publicadas en el SERCOP.

description: En el Anexo a los TDRs se indica exposición a humos metálicos suelda, hace referencia al método OSHA ID 125G, Pregunta: Se podría emplear el método NIOSH 7300 / 7303 panel B para metales.

answer: Favor basarse en la ASHRAE 62.1

description: En el Anexo a los TDRs se indica espacios físicos reducidos ESPACIO CONFINADO, hace referencia a la metodología ASHRAE 61.2-2010, esa norma no existe, tal vez se refieren al Estándar ASHRAE 62.1-2022, pero esta hace referencia a la Ventilación y calidad aceptable del aire interior para edificios o locales donde se habla de medir el PM 10, PM2.5, Ozono y no se menciona medir CO2, al tratarse de espacios confinados. Pregunta: Se podría emplear el método HIOSH 6604 método de lectura directa asociado a los gases CO, H2S, O2, LEL y se puede incluir el CO2.

answer: De acuerdo a los Términos de Referencia publicados en el SERCOP, deberá evaluar los dos factores y la contratista deberá justificar técnicamente el método que escoja al cotizar.

description: En el Anexo a los TDRs indica otros físicos disconfort térmico y exposición a alta presión, no se especifica método, pero indican dos factores de riesgo diferentes. Pregunta: Por favor aclarar qué factor se evaluará.

answer: La metodología es la ISO 9612:2009.

description: En la tabla 05: metodología de medición sugeridas sobre exposición a ruido, especifica que se debe emplear el método indicado en la norma ISO 5349-2:2002, Pregunta: por favor indicar si se puede emplear la Norma INEN-ISO 9612:2014, Acústica Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de ingeniería, ya que el método propuesto hace referencia a Vibraciones mecánicas mano-brazo.

answer: Deben cotizar de acuerdo a las metodologías indicas en el literal F. METODOLOGÍA DE TRABAJO, específicamente lo indicado en la tabla 5.

description: En la tabla 05: metodología de medición sugeridas, se hace referencia a diferentes metodologías por factor de riesgo. Pregunta: Al ser metodologías sugeridas, se entiende que se pueden considerar la aplicación de otras metodologías por factor de riesgo? Pregunta: Indicar las consideraciones y requerimientos que la EP PETROECUADOR solicitará para aceptar el cambio de metodología.

answer: No se modificarán las cantidades establecidas en los Términos de Referencia publicadas en el SERCOP.

description: En el literal E, se especifica en caso de requerir mayor número de mediciones o más puestos de trabajo a ser medidos, esta modificación deberá ser gestionada por el administrador de contrato de acuerdo a la normativa interna de EP PETROECUADOR. Pregunta: EP Petroecuador estaría dispuesto a cancelar el valor adicional en el caso que las cantidades sean mayores a las indicadas en el Anexo 01? Explicar cómo se procederá en estos casos.

answer: Es responsabilidad de la contratista.

description: En el Anexo a los TDRs indican que se realizaran mediciones/evaluaciones en los bloques 12 EPF, 12 Pañacocha, 31 Apaika-Nenke, 43 ITT, los cuales son campos remotos y no existen facilidades logísticas de alquiler normal. Pregunta: Por favor indicar si el hospedaje y la alimentación la podrán proveer la empresa contratante.

answer: Es responsabilidad de la contratista.

description: En el Anexo a los TDRs indican que se realizaran mediciones/evaluaciones en los bloques 12 EPF, 12 Pañacocha, 31 Apaika-Nenke, 43 ITT, a los cuales se accede por vía fluvial. Pregunta: Por favor indicar si la movilización en bote será responsabilidad de la contratista o la contratante facilitará el servicio.

answer: La declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal corresponde al año 2023.

description: En el literal S.1.7 Información financiera de referencia, especifica que, para la verificación de los índices financieros, el oferente debe presentar la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2022 Formulario No. 101 presentado ante el Servicio de Rentas Internas. Pregunta: Indicar si efectivamente se debe adjuntar la declaración del Impuesto a la Renta del periodo fiscal indicado.

answer: Basarse en el Anexo 1 de los términos de referencia publicados en el SERCOP; de acuerdo a las cantidades de mediciones e instalaciones indicadas en el anexo 1 la contratista coordinará con el administrador de contrato el respectivo cronograma.

description: En el literal K de los Términos de Referencia, se indica que la entrega del servicio es de ciento ochenta días a partir del día siguiente a la suscripción del contrato, en el documento Anexo de los TDRs, especifican la cantidad de evaluaciones por factor de riesgo. Pregunta: Podrían indicar la cantidad de evaluaciones por factor de riesgo y por facilidad o sitio para poder generar un cronograma y verificar si se podrá cumplir con los plazos establecidos y no recaer en multas por incumplimientos a los plazos establecidos.

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, no se solicita este monitoreo.

description: Para el monitoreo de calidad de aire en ambiente laboral se puede realizar con medidores en tiempo real?

answer: Todos los ensayos sobre radiación ionizantes que se realice en las instalaciones de la Gerencia de Exploración y Producción el 80 % tiene americio y el 20 % cesio.

description: Para las radiaciones ionizantes por favor indicar cuantas fuentes son de cesio y cuantas de americio

answer: Basarse en los términos de referencia publicados en el SERCOP, las cantidades están detalladas en el anexo 01. Tomar especial consideración para las mediciones que se hacen por instalación y por puesto de trabajo.

description: Por favor indicar la cantidad de muestras para cada riesgo biológico solicitado

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, la oferta deberá presentarse de acuerdo a lo solicitado en el literal F. METODOLOGÍA DE TRABAJO, específicamente lo indicado en la tabla 5.

description: se pueden realizar los análisis con otros métodos de ensayo NIOSH u OSHA con certificación internacional del país o de USA?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, la acreditación proveniente de laboratorios de otros países deberán contar con su respectivo certificado de acreditación vigente en ese país.

description: Se debe tener certificación de Estados Unidos y del país de origen del laboratorio cuando es internacional o cualquiera de los 2?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, si se puede usar la técnica de lectura directa.

description: Para el monitoreo de radiaciones ionizantes rayos x, fuentes radioactivas se puede usar la técnica de lectura directa?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, si se puede usar la técnica de lectura directa.

description: Para el monitoreo de radiaciones no ionizantes se puede usar la técnica de lectura directa?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en elSERCOP, la norma NOM-025-STPS-2008 en su capítulo 4 Definiciones hace referencia a:??4.6 Deslumbramiento: es cualquier brillo que produce molestia y que provocainterferencia a la visión o fatiga visual??. El deslumbramiento se entiende como un destello.

description: A qué se refiere el monitoreo de destellos?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en elSERCOP, el periodo de tiempo del ensayo de la dosimetría deberá realizarse de acuerdo alo especifico en la norma ISO 5349?2:2002.

description: En caso de ser dosimetría, Cuál es el periodo de tiempo en el que se debe ejecutar el ensayo?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en elSERCOP, se deberá realizar por dosimetría.

description: La medición de exposición a ruido debe ser por sonometría o dosimetría?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en elSERCOP, el cronograma de mediciones se coordinará con el Administrador del contrato,conforme a las necesidades de EP PETROECUADOR.

description: Se dispone de un cronograma para la ejecución de los monitoreos? Si la respuesta es sí, por favor remitir esa información para poder determinar los costos de logística.

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en elSERCOP, se coordinará con el Administrador del contrato, conforme a las necesidades deEP PETROECUADOR.

description: Qué monitoreos se planean ejecutar en el primer trimestre del contrato o la planificación estará a cargo de la contratista?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en elSERCOP, es válido el título de Químico puro.

description: Para los técnicos de muestreo se acepta el título de Químico puro?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, la entrega de informes para pago es trimestral; la contratista podrá entregar informes al administrador de contrato y/o supervisor de contrato de acuerdo a coordinación previa.

description: Cuál es el tiempo de entrega de los informes una vez ejecutados los monitoreos? Por favor considerar que muchos análisis tienen que ser enviados al extranjero y el tiempo mínimo de entrega es de 30 días laborables

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, es válida la acreditación proveniente de laboratorios de otros países, con su respectivo certificado de acreditación vigente en ese país.

description: En algunos monitoreos se solicita acreditación de entidades de EEUU. es válido si esta acreditación proviene de laboratorios de otros países como México?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, se refiere a que el laboratorio que ejecute las mediciones tenga acreditación 17025 y el equipo debe cumplir con el certificado de calibración de un laboratorio de calibración con acreditación Norma ISO 17025.

description: Para el monitoreo de confort térmico se indica ?El equipo utilizado para la medición deberá estar acreditado por un laboratorio ISO 17025.? Esto se refiere a que la calibración del equipo debe estar validada por una entidad con acreditación SAE para calibración?

answer: De acuerdo a los términos de referencia publicados en el SERCOP, el laboratorio debe cumplir con Acreditación SAE bajo la Norma NTE – INEN ISO/IEC 17025:2018. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2017.

description: En qué parámetros debe estar acreditado el laboratorio ante el SAE?

description: MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO

mainProcurementCategory: services

legalName: Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR

VANEGAS IZQUIERDO JAIME VINICIO

locality: CUENCA

streetAddress: AV. VIRACOCHABAMBA INTIÑAN 2-93 SAN BLAS

legalName: VANEGAS IZQUIERDO JAIME VINICIO

PUENTE CABRERA ANDRES SEBASTIAN

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: SAIGON AV. EDELBERTO BONILLA 8 MALDONADO

legalName: PUENTE CABRERA ANDRES SEBASTIAN

streetAddress: HUGO MONCAYO GREGORIO MUNGA E11-46 IÑAQUITO

streetAddress: MANUEL CAJIAO JAIME ROLDOS AGUILERA E1 CONOCOTO

title: Subasta

rationale: MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO


description: HIDROLAVADORA

description: HIDROLAVADORA

description: MAQUINAS  DE FUERZA HIDRAULICA

description: DE ACUERDO A RESOLUCIÓN No. ADJ- SIE-EPP-2024-208

title: MAQUINAS Y MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y ACCION LINEAL Y MAQUINAS Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y ACCION LINEAL (CILINDROS)

description: HIDROLAVADORA

description: HIDROLAVADORA

description: MAQUINAS  DE FUERZA HIDRAULICA

title: SIE-EPP-2024-208-253178

answer: Conforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa depresentación de ofertas culmina a las 09:00 horas del 13 de septiembre de 2024, por lo quese invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabotelemáticamente el viernes 13 de septiembre de 2024 a partir de las 10:00 horas en elsiguiente enlace:https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZWQ4YzhiMjUtMWEyYy00ZWRjLTkyYmYtMDUyNjliMWRlZmNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252246d15e98-7f21-4e4a-acc1-fa8df0029898%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b50cbe7c-1419-4b57-9237-0ca4107c5f9d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1adbdf33-4c8c-4014-99e0-fa9a39836d32&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA HIDROLAVADORA

streetAddress: Alpallana Av. 6 de Diciembre E8-86 SAN BLAS

RAMOS CAMISAN JUAN DIEGO

streetAddress: ALVAREZ TENORIO BRISAS OE-121 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: RAMOS CAMISAN JUAN DIEGO

FLUIDMAQ REPRESENTACIONES SA

streetAddress: EMILIO BUSTAMANTE PIEDRAS NEGRAS N69-173 EL SALVADOR

legalName: FLUIDMAQ REPRESENTACIONES SA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HIGIA S.A.

streetAddress: AV. NACIONES UNIDAS NÚÑEZ DE VELA  CENTRO HISTORICO

legalName: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HIGIA S.A.

title: Subasta


description: TABLEROS ELECTRICOS PARA UNIDADES HERMETICAS

description: EQUIPO DE REFRIGERACION PARA LABORATORIO

name: JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

description: Acoger la recomendación de adjudicación formulada por la Comisión Técnica designada para este proceso de contratación, contenida en el informe de recomendación de adjudicación, remitido con memorando Nro. PETRO-TOL-SOP-MAN-2024-0407-M de 30 de octubre de 2024 y aclaración enviada con Memorando No. PETRO-TOL-SOP-MAN-2024-0430-M de 13 de noviembre de 2024.

title: EQUIPO DE REFRIGERACION O CONGELACION Y BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO EQUIPO PARA USO DOMESTICO

title: SIE-EPP-2024-214-253178

answer: 1 Se adjunta Certificado firmado electronicamente por el representante legal 2 Se adjunta Certificado de ser distribuidor autorizado correspondiente al fabricante SERVICIOS DE INGENIERÍA CARLOS LÓPEZ y MARTÍNEZ CIA LTDA SICAL  conforme a literal H PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS de las especificaciones tecnicas publicadas en el presente proceso

description: 1. El archivo 52-84-CERTIFICADO presentado en su oferta, no presenta firma electrónica del oferente, presentar dicho archivo firmado electrónicamente por el representante legal.2. Presentar el Certificado de ser Distribuidor Autorizado o Canal de Distribución emitido desde el fabricante SERVICIOS DE INGENIERÍA CARLOS LÓPEZ & MARTÍNEZ CIA. LTDA. para Encerramientos envolvente aparamenta metálicos para alojar equipo eléctrico. 1000 voltios máximo Tablero. Tipo NEMA 3R, conforme el literal H. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS de las especificaciones técnicas publicadas en el presente proceso.

answer: INVITACIÓN A APERTURA DE OFERTASConforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 14:00 del 10 de septiembre de 2024, por lo los oferentes que deseen presentarse a la apertura de ofertas, la misma se llevará a cabo telemáticamente el 10 de septiembre de 2024, a partir de las 15:00 en el siguiente enlace:Unirse a la reunión ahoraMeeting ID: 215 012 220 446Passcode: RAVzee

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente se realiza la siguiente aclaración a las especificaciones técnicas:EP PETROCUADOR instalará los tableros en la Estación N2 Lumbaqui y Estación N5 Papallacta, el proveedor deberá incluir en su oferta, la inducción previa de la puesta en marcha a técnicos de EP PETROECUADOR, y estar presente para la puesta en marcha del tablero en sitio, en presencia del personal técnico de EP PETROECUADOR. El plazo de entrega es de 120 días calendario, sin entregas parciales, contado a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del contrato como está indicado en las especificaciones técnicas, por lo cual, una vez contratado este proceso y recibido el objeto contractual, el Administrador de contrato coordinara con el contratista la fecha de la inducción y de la puesta en marcha.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferenteEl control para el Tablero de Transferencia Automática si puede ser reemplazado por un módulo controlador de tecnología actual indistintamente de la marca o modelo siempre que cumpla con las aplicaciones y características requeridas, en las especificaciones técnicas.

description: PARA EL ITEM 1 ESPECIFICAR SI EL MEDIDOR DIGITAL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS  NECESITA COMUNICACIÓN Y QUE TIPO DE PROTOCOLO ES NECESARIO INCORPORAR.

answer: Estimado oferente:El control para el Tablero de Transferencia Automática si puede ser reemplazado por un módulo controlador de tecnología actual indistintamente de la marca o modelo siempre que cumpla con las aplicaciones y características requeridas, en las especificaciones técnicas.

description: PARA EL ITEM 1 ESPECIFICAR SI EL PLC NECESITA COMUNICACIÓN Y QUE TIPO DE PROTOCOLO ES NECESARIO INCORPORAR.

answer: Estimado oferente:EP PETROCUADOR instalará los tableros en la Estación N2 Lumbaqui y Estación N5 Papallacta, el proveedor deberá incluir en su oferta, la inducción previa de la puesta en marcha a técnicos de EP PETROECUADOR, y estar presente para la puesta en marcha del tablero en sitio, en presencia del personal técnico de EP PETROECUADOR. El plazo de entrega es de 120 días calendario, sin entregas parciales, contado a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del contrato como está indicado en las especificaciones técnicas, por lo cual, una vez contratado este proceso y recibido el objeto contractual, el Administrador de contrato coordinara con el contratista la fecha de la inducción y de la puesta en marcha.

description: PARA EL ITEM 3 POR FAVOR CONFIRMAR LA UBICACIÓN DONDE VA A SER INSTALADO EL TABLERO PARA CONTEMPLAR TODA LA LOGÍSTICA.INDICAR FECHA APROXIMADA PROYECTADA PARA LA PUESTA EN MARCHA

answer: Estimado oferente.En efecto, las dimensiones son referenciales y se debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, podrían regirse a las medidas del ítem 1 para estandarizar medidas 2000(alto)x1200(ancho)x1000(profundidad)mm.

description: PARA EL ITEM 3 POR FAVOR CONFIRMAR LAS DIMENSIONES: 2200x850x2200mm HxWxD,  A NUESTRA CONSIDERACIÓN EL TABLERO DEBE SER MENOS PROFUNDO.ESPECIFICAR SI POR ALGÚN MOTIVO DE OPERACIÓN U OTRO MOTIVO SE SOLICITA LA PROFUNDIDAD DE 2200mm

answer: Estimado oferente:EP PETROCUADOR instalará los tableros en la Estación N2 Lumbaqui y Estación N5 Papallacta, el proveedor deberá incluir en su oferta, la inducción previa de la puesta en marcha a técnicos de EP PETROECUADOR, y estar presente para la puesta en marcha del tablero en sitio, en presencia del personal técnico de EP PETROECUADOR. El plazo de entrega es de 120 días calendario, sin entregas parciales, contado a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del contrato como está indicado en las especificaciones técnicas, por lo cual, una vez contratado este proceso y recibido el objeto contractual, el Administrador de contrato coordinara con el contratista la fecha de la inducción y de la puesta en marcha.

description: SOBRE EL ITEM 2 POR FAVOR CONFIRMAR LA UBICACIÓN DONDE VA A SER INSTALADO EL TABLERO PARA CONTEMPLAR TODA LA LOGÍSTICA.INDICAR FECHA APROXIMADA PROYECTADA PARA LA PUESTA EN MARCHA

answer: Estimado oferente:El plazo de entrega es de 120 días calendario, sin entregas parciales, contado a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del contrato como está indicado en las especificaciones técnicas, por lo cual, una vez contratado este proceso y recibido el objeto contractual, el Administrador de contrato coordinara con el contratista la fecha de la inducción y de la puesta en marcha.

description: POR FAVOR INDICAR FECHA APROXIMADA PROYECTADA PARA LA PUESTA EN MARCHA

answer: Estimado oferente:EP PETROCUADOR instalará los tableros en la Estación N2 Lumbaqui y Estación N5 Papallacta, el proveedor deberá incluir en su oferta, la inducción previa de la puesta en marcha a técnicos de EP PETROECUADOR, y estar presente para la puesta en marcha del tablero en sitio, en presencia del personal técnico de EP PETROECUADOR. El plazo de entrega es de 120 días calendario, sin entregas parciales, contado a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del contrato como está indicado en las especificaciones técnicas, por lo cual, una vez contratado este proceso y recibido el objeto contractual, el Administrador de contrato coordinara con el contratista la fecha de la inducción y de la puesta en marcha.

answer: Estimado oferente.En efecto, las dimensiones son referenciales y se debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, podrían regirse a las medidas del ítem 1 para estandarizar medidas 2000(alto)x1200(ancho)x1000(profundidad)mm.

description: EN EL ITEM 2 POR FAVOR CONFIRMAR LAS DIMENSIONES: 2200x850x2200mm HxWxD,  A NUESTRA CONSIDERACIÓN EL TABLERO DEBE SER MENOS PROFUNDO.ESPECIFICAR SI POR ALGÚN MOTIVO DE OPERACIÓN U OTRO MOTIVO SE SOLICITA LA PROFUNDIDAD DE 2200mm

answer: Estimado oferente, el proceso es una adquisición de bienes llevado a cabo por un proceso de Subasta Inversa de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que, no tiene relación con lo consultado y se estará al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Pliegos y posteriormente a la contratista la obligación del cumplimiento del contrato público a ser celebrado.

description: Es requisito que los equipos ofertados estén incluidos en la vendor list aprobada de EP PETROECUADOR para poder ser considerados en esta contratación?

answer: Estimado oferente.Los datos que se encuentran en las especificaciones técnicas son los requeridos para cada tablero que van a ser reemplazados a unidades de antiguas por ende no tenemos diagramas esquemáticos.

description: Podrían proporcionar los diagramas esquemáticos de conexión del Tablero de Transferencia Automática de 3Px1600AMP/480VAC, así como los diagramas esquemáticos de conexión del Banco Automático de Corrección de Factor de Potencia de 185kVAr Trifásico 480VAC y del Banco Automático de Corrección de Factor de Potencia de 210kVAr Trifásico 480VAC, ambos conformes a la Norma NEMA 250, Tipo 3R, junto con las hojas de datos de los equipos solicitados?

answer: Estimado oferente, el control para el Tablero de Transferencia Automática si puede ser reemplazado por un módulo controlador de tecnología actual indistintamente de la marca o modelo siempre que cumpla con las aplicaciones y características requeridas.

description: Estimados, en las especificaciones técnicas del proceso se solicita implementar una transferencia automática basada en PLC cuando la practica común es el uso de dispositivos electrónicos especializados para transferencias automaticas y que inluyen varias entradas y salidas de control Favor confirmar que es posible ofertar este tipo de dispositivo especializados

answer: Estimado oferente, Usted como oferente puede presentar su propuesta con cualquier marca en el mundo que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, siempre y cuando sea:a) Fabricanteb) Distribuidor Autorizado de la Marca con la que concurse, es decir, el distribuidor directo de fábrica, siempre y cuando tenga el respectivo documento solicitado en el literal S., de las Especificaciones Técnicas, o;c) Canal de Distribución Autorizada de la Marca con la que concurse, es decir, si la marca (fábrica) no tiene un distribuidor en el Ecuador, puede contactar con un distribuidor en otro territorio, siempre y cuando lo certifique como canal o subdistribuidor autorizado y presentando la documentación respectiva, desde el fabricante hacia el distribuidor y este a su vez al subdistribuidor como canal autorizado.Por lo que, no se solicita por ningún motivo alguno exclusividad de la marca con la que concurse en el Ecuador, pero con este requisito aseguramos la garantía del mi VER ACTA

description: Estimados, dentro de las especificaciones técnicas se solicitan disyuntores tipo riel DIN Easy9  la cual corresponde a la marca Schneider. Favor confirmar que es posible ofertar disyuntores de otra marca  que cumplan las mismas especificaciones de la que se solicita con el modelo de la marca Schneider

answer: Estimado oferente, Usted como oferente puede presentar su propuesta con cualquier marca en el mundo que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, siempre y cuando sea:a) Fabricanteb) Distribuidor Autorizado de la Marca con la que concurse, es decir, el distribuidor directo de fábrica, siempre y cuando tenga el respectivo documento solicitado en el literal S., de las Especificaciones Técnicas, o;c) Canal de Distribución Autorizada de la Marca con la que concurse, es decir, si la marca (fábrica) no tiene un distribuidor en el Ecuador, puede contactar con un distribuidor en otro territorio, siempre y cuando lo certifique como canal o subdistribuidor autorizado y presentando la documentación respectiva, desde el fabricante hacia el distribuidor y este a su vez al subdistribuidor como canal autorizado.Por lo que, no se solicita por ningún motivo alguno exclusividad de la marca con la que concurse en el Ecuador, pero con este requisito aseguramos la garantía del mismo VER ACTA

description: Estimados, dentro de las especificaciones técnicas se solicitan disyuntores de 1600 Amp con unidad de protección electrónica Micrologic 2.0 la cual corresponde a la marca Schenider. Favor confirmar que es posible ofertar disyuntores con unidades de protección electrónica que cumplan la misma funcionalidad de la que se solicita con el modelo de la marca Schneider

answer: RESPUESTA / ACLARACIÓN:Estimado oferente, no se tiene identificadas marcas de preferencia por la compatibilidad de Tecnología, por lo tanto, se recalca que Usted como oferente puede presentar su propuesta con cualquier marca en el mundo que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, siempre y cuando sea:a) Fabricante, dueño de la marca con la que concurse.b) Distribuidor Autorizado de la Marca con la que concurse, es decir, el distribuidor directo de fábrica, siempre y cuando tenga el respectivo documento solicitado en el literal S., de las Especificaciones Técnicas, o;c) Canal de Distribución Autorizada de la Marca con la que concurse, es decir, si la marca (fábrica) no tiene un distribuidor en el Ecuador, puede contactar con un distribuidor en otro territorio, siempre y cuando lo certifique como canal o subdistribuidor autorizado y presentando la documentación respectiva, desde el fabricante hacia el distribuidor y este a su vez al subdistribuidor como canal autorizado.

description: Buenos dias, para los componentes del Sistema de Fuerza en los TTA y el Banco de Correccion se tienen identificadas marcas de preferencia por la compatibilidad de Tecnología.

answer: Estimado oferenteEl control para el Tablero de Transferencia Automática si puede ser reemplazado por un módulo controlador de tecnología actual indistintamente de la marca o modelo siempre que cumpla con las aplicaciones y características requeridas.

description: EstimadosPara los Tableros de Transferencia Automatica se solicita PLC de 8 IN/ 4 Out. Puede ser remplazado por un controlador actual para TTA en especifico el modulo Deepsea 7420, el cual mantiene el numero de entradas y salidas

name: INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA

name: AUTOMATIZACION & SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL A.S. CONTROL INGENIERIA C.L.

description: ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

CELLERI PESANTEZ CARLOS MODESTO

streetAddress: AV. AMERICA MAÑOSCA N35-58 BENALCAZAR

legalName: CELLERI PESANTEZ CARLOS MODESTO

streetAddress: E35 VIA LA TRONCAL DISTRITAL E35 S/N PIFO

streetAddress: JORGE JUAN FRAY JOAQUIN JIBAJA N33-06 LA VICENTINA

TCONTROL S.A.

streetAddress: N66 DE LOS EUCALIPTOS E4 CIPRECES E4-77 COTOCOLLAO

legalName: TCONTROL S.A.

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: AV. AMERICAS PARAGUAY 19-303 LA MERCED

title: Subasta


description: MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE GAS ASOCIADO

description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y TUBERIAS

description: POR HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EP PETROECUADOR Y HABERSE LLEGADO A UN ACUERDO FAVORABLE EN LA NEGOCIACION.

title: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MINERIA Y PETROLEOS

title: SIE-EPP-2024-216-253178

answer: Sres. Comisión Técnica en base al ACTA No. 005 - SIE-EPP-2024-216 referente a la convalidación de errores, por medio de la presente procedo a realizar la convalidación de errores solicitada, para lo cual adjunto los documentos correspondientes corregidos en base a las observaciones indicadas con las firmas electrónicas como se solicitaron.

description: SE SOLICITA CONVALIDAR LO NOTIFICADO EN DOCUMENTO ADJUNTO.

answer: ACLARACIÓN 1: INVITACIÓN A APERTURA DE OFERTASVER HIPERVINCULO EN ACTA ADJUNTA.Conforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 10:00 horas del 12 de septiembre de 2024, por lo que se invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabo telemáticamente el 12 de septiembre de 2024 a partir de las 11:00 horas en el siguiente enlace:Microsoft Teams Necesita ayuda?Unirse a la reunión ahoraId. de reunión: 244 329 242 730Código de acceso: 7LFsLt

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENVASADO DEL TERMINAL CHORRILLO

streetAddress: Alpallana Av. 6 de Diciembre E8-86 GONZALEZ SUAREZ

CORTEZ ALVAREZ DENNYS DICK

streetAddress: SOLAR 3 TARQUI

legalName: CORTEZ ALVAREZ DENNYS DICK

title: Subasta


description: LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE REFLECTOR, LAMPARAS FLUORESCENTES, UNIDADES CON REFLECTOR SE

name: INGLOPET INSUMOS GLOBALES PETROLEROS S.A.S.

description: Conforme recomendación de Comisión Técnica

title: APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; GENERADORES Y DISYUNTORES UTILIZADOS CON MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION (EXCEPTO LAMPARAS E LECTRICASDE IN

title: SIE-EPP-2024-218-253178

answer: Se aclara a todos los oferentes que para el ítem Cubierta stheel panel se aceptara con un ancho útil de mínimo 1 metro, por el largo de 6 metros y prepintado verde

description: ACLARACION

answer: Se aclara a todos los oferentes que el REFLECTOR LED 400W, ES IP66 es con chip smd.

description: ACLARACION

answer: Se aclara a todos los oferentes que en los ítems 28 a 33 BROCHAS, se solicita brochas para uso en pinturas látex o esmalte, con gran retención de pintura, ofrece trabajos rápidos y con menor esfuerzo, con mango ergonómico o plástico, con lamina de acero inoxidable y clavos que fijan los filamentos

description: ACLARACION

answer: Se aclara a todos los oferentes que la Unidad de medida del ítem PINTURA ACRILICA RECOMENDADA PARA LA PROTECCIÓN DE TECHOS, TEJAS Y CUBIERTAS, AZUL la unidad de medida requerida es galones

description: ACLARACION

answer: Se invita a todos los interesados a la sesión de apertura de ofertas que se llevará a cabo en el siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA1MjM0YWYtNmU2YS00OGZiLWE1YzItYTE5NmZhNmYwNGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246d15e98-7f21-4e4a-acc1-fa8df0029898%22%2c%22Oid%22%3a%22c8e716df-2b51-4274-b381-08cc8c13c2f9%22%7d

description: ACLARACION

answer: El ítem indicado cumple con las especificaciones requeridas

name: MATERIALES Y SERVICIOS INDUSTRIALES MASERI S.A.S.

description: Estimada entidad contratante, informar si en el ITEM REFLECTOR LED 400W 500K MV IP65 45 71200LM, CUMPLIRIA UN REFLECTOR LED SMD 400W 36000LM LUZ BLANCA 6000/6500K, QUE NO PERMITE RADIACIÓN UV ANGULO DE ILUMINACIÓN 180  VOLTAJE DE AC 85-265 VOLTIOS, AHORRO DE ENERGIA 80% VIDA UTIL 30000 HORAS

answer: Se debe ofertar y entregar en el color y especificaciones requeridas en los Términos de Referencia y Pliegos

description: en el item 68 indica candado azul, respecto a esto es direccionar a una marca, informar que cumpliendo las especificaciones solicitadas podemos ofertar cualquier color

answer: Se aclara que es correcto, para el ítem Cubierta stheel panel se aceptara con un ancho útil de mínimo 1 metro, por el largo de 6 metros y prepintado verde

description: EN EL ITEM 51 CUBUIERTA STHEEL PANEL INDICA ANCHO 1.4M , CUANDO EL ANCHO UTIL ES DE 1 METRO PARA LOS DE 6 DE LARGO, FAVOR INFORMAR SI ESTAS DIMENSIONES SE ACEPTARÍA

answer: La entrega será por la totalidad, sin embargo, por la cantidad de ítems se coordinará con el administrador los días de entrega

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE, POR LA CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS, INFORMAR SI ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES, COORIDNANDO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

answer: Si, debe ser modelo GC109, ya que es necesario para los bienes existentes en la empresa

description: favor informar si en el item 43 LUMINARIA HIGHBAY ES INDISPENSABLE EL MODELO GC109

answer: Si, debe poseer chip smd

description: Estimada entidad contratante validar si para el REFLECTOR LED 400W, ES IP66 Y es con chip smd

answer: No, se debe entregar en la unidad de medida solicitada galones

description: Estimada entidad contratante en el ítem 35 DILUYENTE PARA PINTURA thinner, se solicita se informa si para la recepción del producto se podrá entregar en canecas

answer: Se solicita brochas para uso en pinturas látex o esmalte, con gran retención de pintura, ofrece trabajos rápidos y con menor esfuerzo, con mango ergonómico o plástico, con lamina de acero inoxidable y clavos que fijan los filamentos

description: En los ítems 28 a 33 se solicita informar que tipo de brochas son las que solicitan.

answer: Se debe ofertar y entregar amarillo ocre conforme lo solicitado en los Términos de Referencia y Pliegos

description: En el ítem 20 solicitan pintura anticorrosiva amarilla color amarillo ocre, se solicita indicar si al ser pintura anticorrosiva aceptarán la amarilla.

answer: Se debe ofertar y entregar los colores solicitados en los Términos de Referencia y Pliegos

description: en lo que respecta a pinturas, se indica colores que varían conforme la marca a ofertar, es por eso solicita se informe si de la cartilla de colores de la marca aceptarán los colores definidos, ya que elaborar colores tiene otro costo.

answer: Se aclara que la unidad de medida para el ítem PINTURA ACRILICA RECOMENDADA PARA LA PROTECCIÓN DE TECHOS, TEJAS Y CUBIERTAS, AZUL, es en galones

description: Estimada entidad contratante. En el ítem 1 del requerimiento definir la unidad de medida, en razón que en el estudio de mercado lo hacen en galones y la UDM dice galones, sin embargo en la descripción colocan otra unidad de medida.

answer: Las fichas requeridas son para la totalidad de productos solicitados

description: Estimada entidad contratante en el pliego del presente proceso en otros parámetros de evaluación solicita Fichas técnicas o catálogos, solicito se indique si estas fichas son de la totalidad de productos o de que productos se requiere en razón que la mayoría son productos comunes que ya vienen  con estándares

answer: Se aclara que la unidad de medida para el ítem PINTURA ACRILICA RECOMENDADA PARA LA PROTECCIÓN DE TECHOS, TEJAS Y CUBIERTAS, AZUL, es en galones

description: Estimada entidad contratante, para el item: PINTURA ACRILICA RECOMENDADA PARA LA PROTECCIÓN DE TECHOS, TEJAS Y CUBIERTAS, AZUL, P RESENTACION CANECA 5 GALONES.Se especifica la unidad de medida como GAL, en este orden de ideas, aclarar cual es la medida que va a recibir la entidad contratante ?

description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA READECUACIÓN EN BODEGAS EXPLORACIÓN ZONA ORIENTE DE LA EP PETROECUADOR

GUAITA VERDEZOTO GLADYS FABIOLA

postalCode: SCP

streetAddress: EL MORLAN CAPITAN RAFAEL RAMOS N48-70 EL INCA

legalName: GUAITA VERDEZOTO GLADYS FABIOLA

BUGLIANI PEARD FERNANDO

streetAddress: MANUEL CORDOVA GALARZA   POMASQUI

legalName: BUGLIANI PEARD FERNANDO

IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. 10 DE AGOSTO S/N BENALCAZAR

legalName: IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

ESCOBAR HERRERA ALANIZ GEANELLA

region: SUCUMBIOS

locality: LAGO AGRIO

streetAddress: BABAHOYO COFANES  NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ESCOBAR HERRERA ALANIZ GEANELLA

streetAddress: VIA QUITO   NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

title: Subasta


description: OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A MAQUINAS DE CARGA FRONTAL, ETC.

description: SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A TRACTORES PARA CONSTRUCCION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELADORAS DE CARRETERAS, APISONADORAS, EXCAVADORAS, MAQUINAS DE CARGA FRONTAL, ETC., ANDAMIOS

description: CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONFORME A LOS PLIEGOS.

title: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  Y DE INGENIERIA CIVIL SIN OPERARIOS

title: SIE-EPP-2024-217-253178

answer: Conforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 10:00 horas del 28 de agosto de 2024, por lo que se invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabo telemáticamente el 28 de agosto de 2024 a partir de las 11:00 horas en el siguiente enlace:Reunión telemática para apertura de ofertas técnica en plataforma ZoomUnirse a la conversación (microsoft.com)CODIGO DE ACCESO: 239 721 455 427ID: PcJ7bd

description: ACLARACION

answer: En el documento Especificaciones Técnicas y Términos de referencia, literal L) PERSONAL TECNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS, se muestra el EQUIPO MINIMO REQUERIDO, donde la contratista deberá certificar la disponibilidad de los equipos y elementos de izaje básico solicitados para la óptima ejecución de los trabajos a realizarse. En este punto se muestra el cuadro de equipos, cantidad mínima, características mínimas y documentación, por lo que si se validará con un compromiso de alquiler con el respectivo sustento de la persona y/o empresa que lo alquila y los documentos de propiedad de la misma.

description: Estimados se solicita se permita la validación del equipo mínimo mediante la presentación de un compromiso de alquiler del equipo requerido para la prestación del servicio.

answer: En el documento Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia, literal F) METODOLOGIA DE TRABAJO, se muestra el resumen de las actividades puntuales objeto del proceso y los equipos a aplicar el servicio para las grúas de 60 y 75 toneladas, así como para la grúa de 20 toneladas; en cualquier caso, ningún equipo sobrepasa el tonelaje máximo requerido y especificado en el proceso. El tonelaje requerido por el área usuaria es grúa de 75, 60 toneladas y brazo articulado de 20 toneladas para Paro de mantenimiento programado. En el literal H) PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS, se muestra a detalle la descripción y las características técnicas mínimas del servicio requerido.

description: Estimada entidad se solicita se remita el detalle de los pesos y medidas de los equipos, que contemplan los trabajos de izaje, montaje y desmontaje.

description: SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚA DE 75, 60 Y BRAZO ARTICULADO DE 20 TONELADAS PARA PARO PROGRAMADO

GRUASATLAS CIA. LTDA.

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE DE LOS CEDROS S/N SAN ROQUE

legalName: GRUASATLAS CIA. LTDA.

TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

region: ORELLANA

locality: FRANCISCO DE ORELLANA

streetAddress: VIA A LAGO AGRIO s/n junto a Petroservisupply KM 6 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIO DE ARRASTRE DE DEFENSAS Y MANGUERAS

description: SERVICIO DE AMARRE Y CONTROL DE CARGA PARA USO DE PETROLERAS

name: SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SERNAIN SNI S.A.

description: Cumple con los requisitos solicitados y se llegó a un acuerdo en la sesión de negociación

title: SERVICIOS  DE  REMOLQUE  Y  TRACCION DE EMBARCACIONES DE CABOTAJE Y TRANSOCEANICAS

title: SIE-EPP-2024-222-253178

answer: ACLARACIÓN 1: INVITACIÓN A APERTURA DE OFERTASConforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 10:00 horas del 16 de SEPTIEMBRE de 2024, por lo que se invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabo telemáticamente el 16 de SEPTIEMBRE de 2024 a partir de las 11:00 horas en el siguiente enlace:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGFhOTliNzItMmIxYi00MjI5LWIwZTItMmJlOWZkODgwMzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246d15e98-7f21-4e4a-acc1-fa8df0029898%22%2c%22Oid%22%3a%22b86cd64a-a947-46b4-ad10-b88db9b5d1af%22%7d

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, ELONGACIÓN, CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD ELÉCTRICA A LAS MANGUERAS DE HIDROCARBUROS Y PRUEBAS NEUMÁTICAS A LAS DEFENSAS MARINAS DE PROPIEDAD DE EP PETROECUADOR

streetAddress: SOLAR 40 XIMENA

title: Subasta


description: PARTES Y PIEZAS, DE LAS CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE AGUA U OTROS TIPOS DE VAPORES N.C.P.

description: DE ACUERDO A RESOLUCIÓN No. ADJ- SIE-EPP-2024-224

title: PARTES Y PIEZAS DE CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE AGUA U OTROS TIPOS DE VAPORES; APARATOS Y ARTEFACTOS AUXILIARES PARA CALDERAS; CONDENSADORES PARA MAQUINAS GENERADORAS DE FUERZA MOTRIZ MEDIANTE VAPOR DE AGUA

title: SIE-EPP-2024-224-253178

answer:
Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal de la empresa Vaporycontrol Cia. Ltda. con RUC No.: 1792000416001, me permito responder a la convalidación de errores solicitada mediante el oficio del 6 de septiembre de 2024, adjuntando como anexo al oficio el formulario 1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL con el literal B.  NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS completo y firmado.
Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Iván Arellano A., MBA
Representante Legal
VAPORYCONTROL CIA. LTDA.
RUC: 1792000416001

description: En la oferta ?14-23, 1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL?, se encuentra incompleto, en el literal B. NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS. El cuadro donde debe completar los accionistas, partícipes o socios mayoritarios, y presentar el formulario 1.3, deberá presentar estos documentos con la firma respectiva.

answer: Conforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 09:00 horas del 03 de septiembre de 2024, por lo que se invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabo telemáticamente el 03 de septiembre de 2024 a partir de las 10:00 horas en el siguiente enlace:Microsoft Teams Need help? Join the meeting now Meeting ID: 231 063 606 410 Passcode: 6vH3XH

description: ACLARACION

answer: No se ampliaría, se mantiene el plazo del cronograma establecido

name: VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO CIA. LTDA. VENAMET

description: Señores buenas tardes:  En el caso de las válvulas Maxon, fábrica está demorando entre 16-18 semanas para la produccion.  Favor considerar ampliación de plazo o en su defecto entregas parciarles sin aplicación de multas.

answer: No se ampliaría, se mantiene el plazo del cronograma establecido

description: Estimados señores buenas tardes:  Se solicita la ampliación del tiempo de entrega de los repuestos a 90 días, una vez que existen demora por parte de las fábricas debido a falta de componentes para la fabricación de los equipos.

answer: El oferente puede ofertar los sensores de reemplazo, siempre y cuando cumplan con todas las características técnicas solicitadas iguales o superiores, cuyas características deberán ser indicadas claramente en el catálogo del equipo ofertado para su respectiva evaluación.

description: Buenas tardes señores, tenemos una consulta por parte de fábrica respecto al item 9, que transcribimos a continuación: El número de pieza QPH31.050M00 se encuentra obsoleto. Siemens lanzó recientemente una nueva línea de interruptores de presión de gas que reemplazan las versiones QPx31?.  Muchos de ellos no son reemplazos exactos uno por uno, ya que existe cierta variación en los rangos de presión.  Consulte la literatura técnica de QPx adjunta y las instrucciones de reemplazo de QPx para determinar el mejor interruptor para su aplicación.  La pregunta sería si se presenta el producto alternativo?

answer: No se ampliaría, se mantiene el plazo del cronograma establecido

description: Se solicita ampliar el plazo a 60 días considerando la importación y los trámites de nacionalización de los repuestos.

answer: Si se acepta, el oferente puede ofertar válvulas de otras marcas, los equipos deberán cumplir con las características técnicas solicitadas, cuyas características deberán ser indicadas claramente en el catálogo del equipo ofertado para su respectiva evaluación.

description: ITEM 8 y 11: Son valvulas de seguridad Shutt-off. Aceptan que se entreguen valvulas de otra marca que cumplan con los mismas caracteristicas?

answer: Si, pero el oferente puede ofertar válvulas de otras marcas, los equipos deberán cumplir con las características técnicas solicitadas, cuyas características deberán ser indicadas claramente en el catálogo del equipo ofertado para su respectiva evaluación

description: ITEM 3: Confirmar que lo que estan solicitando es la valvula de siemens modelo SKD62UA

answer: No es necesario, presentar esta documentación

description: Considerando que la mayoria de repuestos son marca SIEMENS, es requisito para la licitacion presentar una carta de SIEMENES de ser proveedor autorizado para el Ecuador? Deberian solicitarlo para que la empresa pueda respaldar con fabrica su garantia.

answer: Si se acepta, el oferente puede ofertar válvulas de otras marcas, los equipos deberán cumplir con las características técnicas solicitadas, cuyas características deberán ser indicadas claramente en el catálogo del equipo ofertado para su respectiva evaluación

description: ITEM 4: Considerando que es una valvula de corte, se puede ofertar cualquier marca que cumpla con las condiciones de servicio?

answer: No, como se especifica en la tabla No.1 de especificaciones técnicas, en la descripción ampliada, el ítem 8 corresponde según su referencia 200SMA11-AA12-BB21A0 características y dimensiones siguientes:VÁLVULA DE CORTE DE 2" CON ACTUADOR ELÉCTRICO VOLTAJE: 120 VCA/60 HZ AL MOTOR ACTUADOR Y SOLENOIDE VÁLVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA NORMALMENTE CERRADA CON REARME AUTOMÁTICO PARA SERVICIO DE GAS NATURAL TAMAÑO DE VÁLVULA: DE 2" (DN50), NPT SHUTOFF VLV CONEXIÓN ROSCADA. CV DE LA VÁLVULA: 86. DIFERENCIAL DE PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 70 PSIG. CUERPO: DE HIERRO FUNDIDO NEMA 4, ASIENTO: DE ACERO INOXIDABLE 316, DISCO, PEEK ANILLO SEGUIDOR, O-RINGS BUNA N Y PARACHOQUES. MOTOR ACTUADOR Y SOLENOIDE DE 120 VCA/60 HZ CON SINCRONIZACIÓN DE 6 SEGUNDOS PRUEBA DE APERTURA INTERRUPTOR DE PRUEBA DE CIERRE. POSICIÓN DE MONTAJE SUPERIOR DERECHA.

description: ITEM 8 y 11: De acuerdo al catalogo de MAXON para las valvulas modelo SMA, para el item 8 solicitan el codigo AA12-BB21A0 y para el item 11 el codigo AA11-BB21A0 se diferencia solamente el 4to numero. Ambas valvulas seran utilizadas para el gas residual que usan las calderas, bajo las mismas condiciones de presion y temperatura. Considerando esta situacion, aceptan que se entregue el item 8 el codigo 200SMA11-AA11-BB21A0 ?

answer: No se ampliaría, se mantiene el plazo del cronograma establecido.

description: Los tiempos de las importaciones se han aumentado debido a la demora de los despachos en los puertos por favor solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 90 dias

description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CALDERAS

YERSCOMMERCE S.A.

region: SANTA ELENA

locality: LA LIBERTAD

streetAddress: AV. 42 E CALLE 13 Y 14 SN LA LIBERTAD

legalName: YERSCOMMERCE S.A.

streetAddress: CONDE RUIZ DE CASTILLA LORENZO ALDANA N27-61 BENALCAZAR

VAPORYCONTROL CIA. LTDA.

streetAddress: MANUEL AMBROSI CIPRESES 64-1 COTOCOLLAO

legalName: VAPORYCONTROL CIA. LTDA.

title: Subasta

rationale: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CALDERAS


description: Clindamicina Sólido vaginal 100 mg Caja x blíster/ristra

description: Clindamicina

description: Por cumplir con los requisitos mínimos y especificaciones técnicas solicitadas en lospliegos

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: Clindamicina

title: SIE-EPP-2024-225-253178

answer: SE REALIZA CONVALIDACION SOLICITADA

description: Conforme lo dispuesto en el PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 10 ARTÍCULO 60 - NORMATIVA SECUNDARIA GUÍA PARA EL CONTROL DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES, con la finalidad de realizar la verificación de la declaración de Valor Agregado Ecuatoriano declarado en su oferta, se solicita remita el siguiente respaldo documental:? Registro de producción nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MPCEIP, el cual deberá ser parte de la oferta.? El oferente deberá indicar el producto o productos por los cuales se declaró productor en su oferta.? Documentación que permita establecer la propiedad permanente o temporal del inmueble donde está instalada la infraestructura de producción. 16 o Los contratos de arriendo de cualquiera de los elementos de la línea de producción no deben configurar una subcontratación o una figura de maquila actividades no consideradas en el ámbito de la contratación pública,

answer: SE ENVIA CONVALIDACION DE ERRORES LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A

answer: ACLARACIÓN 1: INVITACIÓN A APERTURA DE OFERTASConforme lo establecido en el cronograma del proceso de contratación, la etapa de presentación de ofertas culmina a las 10h00 horas del 03 de septiembre de 2024, por lo que se invita a participar a todos los oferentes de la apertura de ofertas, la cual se llevará a cabo telemáticamente el 03 de septiembre de 2024 a partir de las 11h00 horas en el siguiente enlace:LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBkZmY3MzAtNzdhOS00OWE2LWJiYzYtYTU1OGJjZDgzNjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246d15e98-7f21-4e4a-acc1-fa8df0029898%22%2c%22Oid%22%3a%222c75424f-38cc-4397-a296-85a0dff47b96%22%7dId. de reunión: 234 379 530 427Código de acceso: BYnRiy

description: ACLARACION

name: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.

name: JOHANIEL VASANCELA MEDICAL SOLUTIONS COMPANY S.A.S.

name: ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.

name: VANGUARDIA AL SERVICIO DEL CUIDADO HUMANO LABORATORIOS ECUADOR VASCH-LABS S A

name: INDUSTRIAL Y COMERCIAL FARMACEUTICA ECUATORIANA IFARMEC CIA.LTDA.

description: MEDICAMENTOS DEL GRUPO G SISTEMA GENITO URINARIO Y HORMONAS SEXUALES, CLINDAMICINA Y OTROS PARA EP PETROECUADOR

streetAddress: Alpallana Av. 6 de Diciembre E8-86 SAN BLAS

legalName: Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR

streetAddress: AV. GONZALEZ SUAREZ BEN-HUR S/N MACHANGARA

LOOR LAYANA CYNTHIA VERONICA

streetAddress: SOLAR 07 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: LOOR LAYANA CYNTHIA VERONICA

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CALLE SEPTIMA 100 TARQUI

legalName: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  SOLAR 4 TARQUI

legalName: LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) S.A.

SEBALANKOR S.A.

locality: DAULE

streetAddress: SATÉLITE CALLE S/N A 100 MTS DE AMAGUA S/N LA AURORA

legalName: SEBALANKOR S.A.

GROBIMPO S.A.S.

streetAddress: CALLE 8 NO MODESTO LUQUE Y CALLE 23  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GROBIMPO S.A.S.

streetAddress: GENERAL GOMEZ 1317 Y PEDRO MONCAYO AV QUITO  SN AYACUCHO

RONQUILLO MURRIETA FERNANDO EDUARDO

locality: BABAHOYO

streetAddress: CDLA LAS TOLAS DIAGONAL AL MOTEL LA SUITE S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: RONQUILLO MURRIETA FERNANDO EDUARDO

MACIAS GUERRERO SANDRA MARIA

region: MANABI

locality: MANTA

streetAddress: AV. 108 CALLE 122 S/N LOS ESTEROS

legalName: MACIAS GUERRERO SANDRA MARIA

CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

streetAddress: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO AV. SANTA ROSA S/N

legalName: CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: DE LOS ROSALES PASAJE SIN NOMBRE SN SAN ANTONIO

legalName: PARRA IBADANGO DILAN FERNANDO

streetAddress: AMBROSIO LARREA JOSE ORDOÑEZ N82-16 LA VICENTINA

SOULPHARMA CIA LTDA

streetAddress: ELIAS GODOY DE LOS FUNDADORES E2-03 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: SOULPHARMA CIA LTDA

streetAddress: EL BATAN AV. ELOY ALFARO N34-122 LA VICENTINA

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: 24 DE ENERO 25 DE ENERO LOTE N2 SANGOLQUI

BRITPHARMA C.A.

streetAddress: SN GALLERA EL PALOMO DE ORO  CALACALI

legalName: BRITPHARMA C.A.

title: Subasta


description: BARRERA PARA CONTENCION DE PETROLEO

description: BARRERA PARA CONTENCION DE PETROLEO

description: ARTICULOS DE CAUCHO NATURALO SINTETICO PARA CONTROL Y CONTENCION DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS

name: CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.

description: Conforme recomendación de Comisión Técnica luego de negociación.

title: ARTICULOS DE CAUCHO VULCANIZADO N.C.P.; CAUCHO ENDURECIDO; ARTICULOS DE CAUCHO ENDURECIDO

description: BARRERA PARA CONTENCION DE PETROLEO

description: BARRERA PARA CONTENCION DE PETROLEO

title: SIE-EPP-2024-226-253178

answer: CORENA S.A. cumple y presenta la documentación de respaldo que convalida la solicitud de EP PETROECUADOR.

description: 4. Corregir el formulario único de la oferta, en el numeral 1.12. ?Otros Parámetros de Calificación Propuestos por la Entidad Contratante

answer: CORENA S.A. cumple y presenta la documentación de respaldo que convalida la solicitud de EP PETROECUADOR.

description: 3. Presentar la prueba de absorción de 5L/Kg del musgo absorbente como indican los TDRs, de acuerdo con la norma ASTM F726 Certificada o similar. Demostrar la validez de la prueba presentada en la oferta, y cómo calcula que el musgo absorbe 5 L/Kg.

answer: CORENA S.A. cumple y presenta la documentación de respaldo que convalida la solicitud de EP PETROECUADOR.

description: 2. Presentar en el dispersante la prueba que demuestre el 90% de dispersión como solicitan los TDRs, mediante una prueba basada en la norma ASTM F2059 certificada o similar. Se debe demostrar documentalmente que el método presentado en la oferta es similar al ASTM F2059 en procedimiento y uso

answer: CORENA S.A. cumple y presenta la documentación de respaldo que convalida la solicitud de EP PETROECUADOR.

description: 1. Presentar en el desengrasante la prueba que demuestre el 90% de poder desengrasante como solicitan los TDRs, mediante una prueba basada en la norma ASTM G122 certificada o similar. Se debe demostrar documentalmente que el método ATP presentado, es similar al ASTM G122 en procedimiento y uso

answer: CORENA S.A. cumple y presenta la documentación de respaldo que convalida la solicitud de EP PETROECUADOR.

description: Los miembros de la comisión técnica solicitan al oferente: Corporación para los Recursos Naturales CORENA S.A. para verificar su declaración de Valor Agregado Ecuatoriano el siguiente respaldo documental, el cual debe estar vigente al momento de la presentación:?Registro de producción nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MPCEIP, el cual deberá ser parte de la oferta. ?El oferente deberá indicar el producto o productos por los cuales se declaró productor en su oferta. ?Favor revisar Acta adjunta

answer: Se invita a los oferentes participantes a la sesión de apertura de ofertas que se llevará a cabo en el siguiente link conforme lo indicado en el Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRlYjVhOWEtZDExYS00NTZlLWI4ODktODQ2YjNkZGJiYjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246d15e98-7f21-4e4a-acc1-fa8df0029898%22%2c%22Oid%22%3a%222c75424f-38cc-4397-a296-85a0dff47b96%22%7d

description: ACLARACION

answer: Por ser un requerimiento normativo no se elimina el requisito de etiquetado INEN 2266/HMIS-3.

description: Respecto al item "DESENGRASANTE CONCENTRADO LÍQUIDO BIODEGRADABLE: PROPIEDADES: BIODEGRADABLE MÍN. 70% 28 DÍAS, NO TÓXICO CL50 MÍN. 30 PPM, PH: 5 - 9, NO CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO, PODER DESENGRASANTE MÍN. 90% DEMOSTRADO CON PRUEBA ASTM G122 O SIMILAR CON MSDS EN ESPAÑOL, ETIQUETADO INEN 2266/HMIS-3, PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 55 GAL " por favor eliminar el requisito de la norma INEN puesto que este requisito no le agrega valor al producto principal, es decir, al desengrasante.

answer: No es factible, se deberá cumplir con las especificaciones solicitadas, en este caso:ÍTEM: ROLLO DE TELA ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS:  MATERIAL: POLIPROPILENO MELTBLOWN.COLOR: BLANCO.USO: HIDROCARBUROS, OLEOFÍLICO, HIDROFÓBICO, DE CORTE FÁCIL. PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100 m LARGO x (0,6 -0,8) m ANCHO.DENSIDAD: 0,7 KG/M2.

description: Estimados, para el item 11, la densidad de 0.7, convierte al rollo muy pesado, de casi 45kg, de dificil manipulacion, favor permitir la oferta de un absorbente de 0.35, duplicando la cantidad de rollos,

answer: Por ser un requerimiento normativo no se elimina el requisito de etiquetado INEN 2266/HMIS-3.

description: Estimada entidad contratante, para el caso del dispersante, por favor eliminar el requisito del ETIQUETADO INEN 2266/HMIS-3 en vista de que ese requisito no le agrega valor al producto como tal, es decir, al dispersante.

answer: Se permite la presentación de catálogos o fichas

description: Se solicita a la Entidad Contratante permitir la presentación de catálogos o fichas de los productos en lugar de catálogos/fichas.

answer: Consta en la especificación, por tanto, es parte de la documentación que tiene que presentar el ofertante para demostrar sus propiedades

description: Para el caso del material absorbente, se solicita que la entidad contratante requiera como parte de los documentos integrantes de la oferta la presentación del certificado ASTM F726-17 para garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de absorción de estos productos.

answer: Se aclara que la tabla de cantidades es la que se presentó en el estudio de mercado, por lo que las cantidades de cada ítem que se debe ofertar es el siguiente: (favor revisar la tabla detallada en la respuesta 5 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones)

description: En vista de que existen discrepancias entre las cantidades establecidas en el estudio de mercado con las que se elaboró el presupuesto y aquellas indicadas en los pliegos del proceso, se solicita a la Entidad Contratante mantener las cantidades de los productos indicadas en el Estudio de Mercado.

answer: La empresa que provea del producto dispersante deberá cumplir con los permisos de comercialización que sean pertinentes, los cuales deberán adjuntar a su propuesta, además de los indicados en los requisitos técnicos

description: Estimada Entidad Contratante, en el caso del Dispersante de Hidrocarburos que solicitan, se debería pedir a los oferentes que entreguen el permiso de comercialización emitido por la DIRNEA, organismo competente para emitir dicho permiso.y de esa manera cumplir con la normativa vigente en nuestro país.

answer: La empresa que provea del producto dispersante deberá cumplir con los permisos de comercialización que sean pertinentes, los cuales deberán adjuntar a su propuesta, además de los indicados en los requisitos técnicos

description: ESTIMADOS SEÑORES EN ESTE ITEM QUE SOLICITAN DISPERSANTE PARA USO EN MAR, CONCENTRADO LÍQUIDO BIODEGRADABLE PARA HIDROCARBURO:PROPIEDADES: BIODEGRADABLE MÍN. 70% 28 DÍAS, NO TÓXICO CL50 MÍN. 30 PPM, PH: 5 - 9, NOCONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO, PODER DISPERSANTE MÍN. 90% DEMOSTRADO CON PRUEBAASTM F2059 O SIMILAR CON MSDS EN ESPAÑOL, ETIQUETADO INEN 2266/HMIS-3, PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 55 GAL.  SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EL PERMISO DE  USO DE DISPERSANTES OTORGADO POR  MOP UNICO ORGANISMO ACREDITADO EN EL PAIS ASI COMO CERTIFICADOS DE TOXICIDAD  Y BIODEGRADABILIDAD COMO LO DICE A NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE DE NO SER ASI SE ESTARIA INCUMPLIENDO LA LEY FAVOR CONFIRMAR

answer: Si, se puede ofertar en las condiciones indicadas. Siempre y cuando las medidas sean equivalentes a las especificaciones técnicas.

description: EN LOS ITEMS DEL 1 AL 8 EN LO QUE SE REFIERE A BARRERAS DE CONTENCION  SE PUEDE OFERTAR EN PULGADAS Y PIES  YA QUE ES LA MEDIDA STANDARD EN FABRICACION DE ESTE TIPO DE MATERIALES CON UN MARGEN DE MAS   O MENOS 10%   YA QUE LOS DISTINTOS FABRICANTES NO PUEDEN MANEJAR MEDIDAS EXACTAS

answer: Las especificaciones mínimas son las siguientes: ?BARRERAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DE DESPLIEGUE RÁPIDO, DIMENSIONES:  32 cm DE ANCHO X 15 M DE LARGO, VIENE EN CARTUCHO PVC DE FÁCIL MANEJO (61 X 41 X 69) cm, PESO 20 - 23 KG, MANIJA CADA 5 M, CONECTORES COMPATIBLES CON ASTM?. Para ampliar la información en cuanto a diseño, forma, almacenaje y catálogo de este ítem se adjuntan las siguientes imágenes referenciales para mayor entendimiento: (favor verificar lo gráficos del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones)

description: ITEM 8 BARRERAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DE DESPLIEGUE RÁPIDO, DIMENSIONES: 32 cm DE ANCHO X15 M DE LARGO, VIENE EN CARTUCHO PVC DE FACIL MANEJO 61 X 41 X 69 cm, PESO 20 - 23 KG,MANIJA CADA 5 M, CONECTORES COMPATIBLES CON ASTMFAVOR PUEDEN EXPLICAR CON MAYOR INFORMACION TECNICA EL DISEÑO, FORMA, ALMACENAJE, CATALOGO DE ESTE ITEM LA INFORMACION PROPOROCIONADA ESTA MUY GENERALIZADA

description: MATERIALES PARA APOYO A LA ATENCIÓN DE DERRAMES PARA RESTAURACIÓN AMBIENTAL

streetAddress: Alpallana Av. 6 de Diciembre E8-86 GONZALEZ SUAREZ

streetAddress: ALPALLANA WHYMPER E6-178 BENALCAZAR

title: Subasta


description: MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA DESBASTAR, PULIR O DAR OTRO ACABADO A METALES, CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O MATERIALES METALOCERAMICOS MEDIANTE PIEDRAS DE AMOLAR, ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR N.C.P. (EXCEPTO LAS DE MANO): DESBASTADORAS. ETC.

description: Por ser la oferta que cumple con todos los requisitos solicitados en el pliego.

title: MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA REBAJAR, AFILAR, RECTIFICAR, LAPIDAR, PULIR O DAR OTRO ACABADO A METALES, CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O MATERIALES METAL  O CERAMICOS MEDIANTE PIEDRAS DE AMOLAR, ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR; MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA C

title: SIE-EPP-2024-233-253178

answer: Estimado oferente no se requiere la luz monocromática de cristal calibrado ya que Petroecuador posee una funcional.

description: Estimados.Para la correcta verificación del proceso de lapeado se requiere una luz monocromática con cristal calibrado. Por favor confirmar si esta debe ser incluida en el alcance. Gracias.

answer: Estimado oferente si se requiere instruir al personal en el uso y mantenimiento del equipo.

description: Estimados:Por favor su gentil ayuda confirmando si se requiere incluir capacitación en sitio para uso de la lapeadora. Gracias

answer: Estimado oferente, si se encuentra contemplado los consumibles dentro del términos dereferencia como ?muestra de arranque de abrasivo? a continuación se detalla y aclara lacantidad:? Acero inoxidable 10 pastas? Metales duros 10 pastas? Para acabados finales de metales 10 pastas

description: Estimados.Por favor su gentil ayuda confirmando si se requieren consumibles para su funcionamiento? En caso de ser positiva la respuesta por favor confirmar que cantidad y tamaño de piezas se contemplan reparar anualmente.Gracias.

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta la maquina solicitada es de solo 3estaciones de trabajo.

description: Buenas tardes, Por favor confirme si lo que busca es una máquina de 4 o de 3 estaciones de trabajo,La descripción empieza mencionando 4 anillos, pero luego habla de 3 anillos.gracias

description: LAPEADORA DE SELLOS MECÁNICOS

SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA

streetAddress: CDLA SAUCES IV MZ.374 A SESENTA METROS DE LA ESTACION DE LA LINEA 89 VILLA 19A TARQUI

legalName: SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA

ARSERMIL S.A.

streetAddress: SOLAR 5 TARQUI

legalName: ARSERMIL S.A.

ARCHY S.A.S.

streetAddress: LAS ACACIAS FRENTE A GARITA PETRO 18 18

legalName: ARCHY S.A.S.

Yandun Urcuango Silvia Patricia

streetAddress: JOSE RIOFRIO JUAN SALINAS OE2-07 SANJUAN

legalName: Yandun Urcuango Silvia Patricia

ORTUÑO UTRERAS MARIA EUGENIA

streetAddress: MATIZ FRANCISCO  S3-45 ELOY ALFARO

legalName: ORTUÑO UTRERAS MARIA EUGENIA

title: Subasta

rationale: LAPEADORA DE SELLOS MECÁNICOS


description: DESBROZADORAS

description: DESBROZADORAS

description: ESCARIFICADORES, CULTIVADORAS, DESBROZADORAS, BINADORAS Y GRADAS (EXCEPTO HERRAMIENTAS DE MANO): ARRANCADORAS DE RAICES DE TRACCION ANIMAL O MECANICA, DESHIERBADORAS AGRICOLAS U HORTICOLAS, ROTURADORAS ROTATORIAS, ETC.

description: CUMPLE, de acuerdo a la recomendación emitida por la Comisión Técnica

title: MAQUINAS AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES PARA LA PREPARACION O EL CULTIVO DEL SUELO; RODILLOS PARA CESPEDES Y TERRENOS DE DEPORTES

description: DESBROZADORAS

description: DESBROZADORAS

title: SIE-EPP-2024-231-253178

answer: Estimados, se adjunta las fichas técnicas debidamente firmadas.

description: OFERENTE 3: SOUTHLOGIC CIA. LTDAObservación 1El oferente, presenta en su oferta los siguientes documentos, en los que se evidencia que no cuentan con la Firma Electrónica correspondiente:1.9-34-ITEM 1.pdf2.9-34-ITEM 2.pdf3.9-34-ITEM 3.pdf4.9-34-ITEM 4.pdfRequerimiento 1.En cumplimiento a los artículos 79 y 80 del RGLOSNCP y del artículo 116 de la Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134, se solicita al oferente que se remitan los documentos antes citados con las correspondientes firmas electrónicas a través del aplicativo firma EC.VER OFICIO

answer: CONVALIDACION ESPINOSA LEHRER

description: Observación 1En la oferta presentada se identifica que no hay coincidencia en la documentación entre el formulario de 9-30-OFERTA FIRMADA-signed-signed en el apartado 1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE ya que se presenta bajo la Naturaleza Persona Natural y en los documentos anexos a la oferta se presenta como Persona Jurídica.Requerimiento 1.En cumplimiento a los artículos 79 y 80 del RGLOSNCP y del artículo 116 de la Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134, se solicita al oferente aclarar bajo que Naturaleza se encuentra participando en el proceso de contratación.VER OFICIO

answer: ACLARACIÓN 1: RESOLUCIÓN DE INICIOPor un error involuntario, se aclara que se vuelve a cargar la resolución de inicio del proceso SIE-EPP-2024-231 se subió la resolución de inicio de otro proceso.

description: ACLARACION

answer: La Comisión Técnica, aclara que, los equipos propuestos, deberán contar con los accesorios requeridos de conformidad con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, lo que garantizará ensamble perfecto entre el equipo y sus accesorios.

description: En referencia al ITEM 1 MOTOGUADAÑA DE 2.6 CV.  Se pide Cuchilla matorrales 300-3 STIHL y TRIMCUT 41-2  que hacen  referencia a la marca Stihl.. Se pide poder ofertar mismas características de accesorios en otras marcas

answer: La Comisión Técnica aclara que, debido a las exigencias a las que serán sometidos los equipos, los motores mixlong de dos tiempos solicitados, cuentan con sistemas de barrido de gases por aire, lo que reduce las emisiones y el consumo de combustible, por cuanto los beneficios para la Contratante serán de consideración, sobre la base de lo indicado, se deberá dar cumplimiento al requerimiento de las Especificaciones Técnicas.

description: En referencia al ITEM 1 MOTOGUADAÑA DE 2.6 CV.  Se pide un motor 2- Mixlong que hace referencia a la marca Stihl, ya que estos modelos de motores solo cuenta esta marca. Este motor es de 2 ciclos. Se puede ofertar un motor de 2 ciclos.

description: EQUIPOS DE CORTE Y HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PAV

streetAddress: Alpallana Av. 6 de Diciembre E8-86 SAN BLAS

legalName: Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR

ortiz lara javier alfredo

streetAddress: AV. DE LA PRENSA AV. DANIEL LEON BORJA 22-31 LIZARZABURU

legalName: ortiz lara javier alfredo

DISPRATTSA S.A.

streetAddress: CDLA: GARZOTA  MANZANA 86 TRAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTES ESMERALDAS SOLAR 1 TARQUI

legalName: DISPRATTSA S.A.

GRUPOLUJO S.A.S.

streetAddress: URB LA GLORIA MZ 39 SOLAR 7 KM AV SAMBORONDON  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GRUPOLUJO S.A.S.

BUGLIANI PEARD FERNANDO

streetAddress: MANUEL CORDOVA GALARZA   POMASQUI

legalName: BUGLIANI PEARD FERNANDO

IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA.

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO AV.  MARIANA DE JESUS N31-237 SAN BLAS

legalName: IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA.

BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

streetAddress: PANAMERICANA NORTE EL ARENAL S/N CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

SOUTHLOGIC CIA. LTDA

streetAddress: HUGO MONCAYO MANUEL CAMACHO E13-13 EL BATAN

legalName: SOUTHLOGIC CIA. LTDA

ESPINOSA & LEHRER CIA. LTDA.

streetAddress: PASAJE EL JARDIN AV. 6 DE DICIEMBRE 168 SAN BLAS

legalName: ESPINOSA & LEHRER CIA. LTDA.

BOS TAURUS S.A.S.

streetAddress: AV. GALO PLAZA LASSO MANCHENO N74-228 PONCEANO

legalName: BOS TAURUS S.A.S.

DNE IMPORTACIONES S.A.S.

streetAddress: E12 CATALINA ALDAZ AV. ELOY ALFARO  CENTRO HISTORICO

legalName: DNE IMPORTACIONES S.A.S.

title: Subasta