name: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello

description: Loop recorder impiantabile.

description: Pacemaker VVIR doppio sensore MR conditional con relativi elettrocateteri.

description: PM VVIR doppio sensore con relativi elettrocateteri.

description: Pacemaker VVIR di ridotte dimensioni per anziani defedati o bambini, con relativi elettrocateteri.

description: PM VVIR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Pacemakers multiprogrammabili telemetrici monocamerali guidati da sensore sull’attività fisica,Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm; ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms. Adattamento del sensing automatico per evitare i fenomeni di undersensing od oversensing. Cambio automatico della polarità di stimolazione in caso di forti sbalzi di impedenza dell’elettrodo,Possibilità di test di soglia di stimolazione automatica sia in durata che in ampiezza d’impulso con calcolo del margine di sicurezza. Controllo automatico della cattura con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione,Guida automatica alla terapia programmabile, in base ai valori clinici del paziente.Si rende necessaria la possibilità di avere un report automatico di tutti i principali parametri di stimolazione ai vari follow up, memorizzati automaticamente nella memoria del PM. EGM endocavitario e markers.Memorizzazione dell’ EGM degli episodi aritmici.Telemetria transtelefonica a distanza con specifico software installato sul programmatore.Tali PM devono essere corredati dalla più vasta gamma di elettrocateteri per atrio e ventricolo, bipolari con spaziatura interelettrodica non superiore ad 1 cm; a barbe bipolari con corpo non superiori a 5,3 F, tutti a rilascio di cortisone.

description: Pacemaker VVI con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Spessore non oltre 6.5 mm e volume non oltre 10 cc,Isteresi, tensione massima di stimolazione almeno di 7,5 Volt,Periodi refrattari automatici,Algoritmo di protezione contro brusche cadute del ritmo cardiaco,Studi elettrofisiologici con possibilità di erogare burst e sequenze di extrastimoli,Misura automatica in tempo reale dell’ampiezza del segnale endocavitario, con simultaneo scorrimento di EGM e markers. Curva di frequenza delle 24 ore,Monitoraggio holter e statistico per un periodo di follow-up di 6 mesi, giorno per giorno, con dati su frequenza e percentuali di pacing,Funzione di autosoglia ventricolare e di autosensing atriale e ventricolare.

description: Pacemaker DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito-battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata ventricolare, con possibilità di utilizzo con qualsiasi tipo di cateteri esistente sul mercato,Regolazione automatica del sensing in atrio e ventricolo per assicurare il corretto riconoscimento dell’attività intrinseca in qualsiasi condizione,Algoritmo di commutazione della modalità di stimolazione a seguito di aritmie atriali dalla modalità DDD a DDIR con la possibilità di programmazione: del numero di cicli per l’ingresso e d’uscita dalla commutazione di modo,Algoritmo dedicato al trattamento dei fenomeni bradicardici improvvisi neuromediati, con possibilità di programmazione della frequenza e della durata di intervento,Memorizzazione automatica di EGM endocavitari per almeno 100 secondi (atrio+ventricolo+marker contemporaneamente) con possibilità di attivazione della memorizzazione di elettrogrammi endocavitari mediante magnete esterno per evidenziare episodi sintomatici; misurazione automatica giornaliera delle impedenze di stimolazione, soglia di cattura ventricolare con memorizzazione dei dati,Commutazione automatica della polarità di stimolazione/sensing da bipolare a unipolare in caso di lesioni del sistema di elettrocateteri,Disponibilità di elettrocatetere a rilascio di steroide di dimensioni non superiore a 7 F.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla,con relativi elettrocateteri e i seguenti requisiti:Possibilità di funzionamento in modalità VDD/DDD con monocatetere o 2 cateteri,Monocatetere con dipolo atriale di lunghezza > 28 mm,Periodo refrattario atriale e ventricolare massimo fino a 600 ms,Ritardo AV massimo superiore a 350 ms,Elettrofisiologia: possibilità di erogare burst in atrio o in ventricolo fino a 600 bpm, con funzione di backup ventricolare; protocolli di studio programmabili con 3 extrastimoli; protocollo di studio per il calcolo automatico del tempo di recupero del nodo del seno,Isteresi del ritardo AV con funzione ricerca della conduzione intrinseca,Analisi di soglia di pacing in ampiezza o durata con possibilità di programmare il numero di cicli per ogni step di scansione.

description: PM DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e i seguenti requisiti.Isteresi in modalità monocamerale e bicamerale, tensione massima di stimolazione pari a 7,5 Volt, sensibilità massima atriale di 0,1 mV, periodi refrattari automatici, protezione anti-TMS con verifica della stabilità della retroconduzione, possibilità di modalità SSIR, cambio modo automatico in caso di aritmie sopraventricolari con opzione DDD-VVIR, algoritmo di protezione contro brusche cadute del ritmo cardiaco, studi elettrofisiologici atriali e ventricolari con possibilità di erogare burst e sequenze di extrastimoli, statistiche, curva di scarica della batteria, ECG, EGM e markers, programmazione temporanea.Cambio modo AAI>DDD>AAI con riprogrammazione automatica dei ritardi AV in base ai tempi di conduzione spontanea.Possibilità di accelerazione della frequenza di stimolazione in caso di blocchi sinusali.Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare, con memorizzazione automatica dell’EGM endocavitario.Monitoraggio Holter e statistico per un periodo di follow-up di 6 mesi, giorno per giorno, con dati su frequenza e percentuali di pacing atriale e ventricolare, episodi di aritmie sostenute e non, cambi modo automatici.Misura automatica in tempo reale dell’ampiezza delle onde P ed R, con simultaneo scorrimento di EGM e markers.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Pacemakers multiprogrammabili telemetrici bicamerali.Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm; ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms; sensibilità atriale almeno fino a 0,2 mv. Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari da DDD a DDIR con algoritmo di ricerca di flutter mascherati. PVARP automatico. Adattamento del sensing automatico in entrambe le camere per evitare fenomeni di undersensing o oversensing.Cambio automatico della polarità in caso di forti sbalzi di impedenza dell’elettrodo.Telemetria transtelefonica a distanza con specifico software installato sul programmatore.Possibilità di test di soglia di stimolazione automatica sia in durata che in ampiezza d’impulso con calcolo del margine di sicurezza. Controllo automatico della cattura con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione.Peso e dimensioni i più piccoli possibili, assenza di spigoli.Tali pacemaker devono essere corredati dalla più vasta gamma di elettrocateteri: a barbe ventricolari e atriali, in poliuretano ed al silicone, unipolari e bipolari tutti a rilascio di cortisone.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Pacemakers multiprogrammabili telemetrici atrioguidati.Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm;ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms; sensibilità atriale almeno fino a 0,2 mv. Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari con algoritmo di ricerca di flutter mascherati. PVARP automatico. Adattamento del sensing automatico in entrambe le camere per evitare fenomeni di undersensing e oversensing.Rapporto eventi aritmici con indicazione di data, durata, frequenza atriale,ventricolare max, media e del sensore di ogni episodio aritmico.Registrazione EGM degli eventi aritmici fino ad almeno 40 sec.Algoritmo di prevenzione di FA mediante overdrive atriale dopo cambio modo.Controllo automatico della cattura con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione.Disponibilità di modello con doppio canale, atriale e ventricolare.Dimensioni più piccole possibili, assenza di spigoli, basso peso. Tali PM devono essere corredati dai relativi elettrocateteri a rilascio di steroidi.

description: P.M. DDD con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e i seguenti requisiti:PM bicamerale. Funzione di controllo automatico battito-battito della cattura ventricolare, con adeguamento dell’uscita di stimolazione e memorizzazione del trend della soglia di stimolazione.Controllo cattura atriale con adeguamento dell’uscita di stimolazione.Regolazione automatica del sensing e del periodo refrattario atriale.Test di soglia ventricolare e atriali completamente automatici.Riconoscimento automatico dell’avvenuto impianto, con regolazione della polarità di pace/sensing, attivazione delle funzioni diagnostiche e monitoraggio delle soglie di stimolazione A e V.Estesa durata di almeno 10 anni.Isteresi dinamica della frequenza con funzione di scansione.

description: Pacemaker DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Disponibilità di doppio sensore (accelerometro + ventilazione minuto) con algoritmo di miscelazione automatica e possibilità di regolazione automatica dei parametri di funzionamento.Regolazione automatica della risposta dei sensori basata sull’analisi del profilo di attività svolta dal paziente e sulle informazioni fornite dal sensore di ventilazione minuto.Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito-battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata, con possibilità di utilizzo con qualsiasi tipo di cateteri esistente sul mercato.Disponibilità di algoritmo per la regolazione battito-battito della sensibilità dei canali atriale e/o ventricolare per un sensing accurato dell’attività cardiaca intrinseca in qualsiasi condizione.Sensibilità ventricolare pari ad almeno 0,25 mV.Disponibilità di memorizzazione automatica di elettrogrammi endocavitari a seguito di aritmie atriali e/o ventricolari e possibilità di attivazione della memorizzazione di elettrogrammi endocavitari mediante magnete esterno.Possibilità di valutazione dell’attività fisica svolta dal paziente in termini di percentuale di attività quotidiana e intensità dello sforzo con memorizzazione dei dati per almeno un anno.Disponibilità di elettrocatetere a rilascio di steroide di dimensioni non superiore a 7 F.

description: Pacemaker DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:PM multiprogrammabili telemetrici bicamerali guidati da sensore sull’attività fisica.Ampia programmabilità di tutti i parametri di stimolazione: frequenza da 30 ad almeno 170 bpm;ampiezza impulso almeno fino a 7,5 V; durata impulso fino ad almeno 1,5 ms; sensibilità atriale almeno fino a 0,2 mv.Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari con algoritmo di ricerca di flutter mascherati. PVARP automatico. Adattamento del sensing automatico in entrambe le camere per evitare fenomeni di undersensing od oversensing.Overdrive atriale dopo cambio modo. Dotati di algoritmo per la regolarizzazione della frequenza ventricolare durante FA.Dotati di algoritmo per limitare il pacing ventricolare attraverso la stimolazione AAIR con back up in DDD.Algoritmo di prevenzione di FA mediante overdrive atriale dopo cambio modo e stimolazione atriale continua.Possibilità di test di soglia di stimolazione automatica sia in durata che in ampiezza d’impulso. Controllo automatico della cattura sia atriale che ventricolare con conseguente autoimpostazione dell'ampiezza e durata dell'impulso per garantire costante cattura durante indesiderati incrementi di soglia di stimolazione.EGM endocavitario e markers.

description: Pacemaker DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Doppio sensore, accelerometro e ventilazione minuto.Ampiezza max di stimolazione programmabile almeno a 7.5 V.La maggiore sensibilità atriale programmabile.Modalità AAI(R) con possibilità di switch automatico in modo DDD(R) di back-up in caso di blocchi AV o pause ventricolari e ritorno in modalità AAI(R) in caso di conduzione AV spontanea ripristinata.Riconoscimento automatico dell’impianto con configurazione automatica delle polarità di pacing e sensing. Controllo automatico dell’integrità degli elettrocateteri e visualizzazione del trend delle impedenze di stimolazione. Dotato di algoritmi di pacing atriale per la prevenzione delle aritmie atriali. Autosensing atriale e ventricolare con riprogrammazione automatica delle sensibilità atriale e ventricolare. Autosoglia ventricolare con riprogrammazione automatica dell’ampiezza dell’impulso ventricolare.Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare ed episodi di blocco AV con memorizzazione automatica dell’EGM endocavitario e dei marker. Periodi refrattari automatici. SEF con possibilità di erogare burst e sequenze di extrastimoli.

description: PM DDDR con modalità di stimolazione multipla, con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Esecuzione automatica e giornaliera delle misurazioni di ampiezza delle onde P ed R e delle soglie basata su analisi del segnale di risposta evocata. Monitoraggio giornaliero dell’impedenza degli elettrocateteri con possibilità di passaggio automatico dalla configurazione bipolare a quella unipolare in caso di valori di impedenza anomali e relativo trend diagnostico. Ottimizzazione automatica del ritardo AV. Il dispositivo le tachiaritmie atriali e FA parossistiche tramite degli episodi di FA/TA (fibrillazione atriale/tachicardia atriale), nonché del relativo trend settimanale.Prevedere la memorizzazione automatica degli EGM atriale e ventricolare per un tempo non inferiore a 120 sec, attivabile anche da paziente, per garantire l’identificazione dell’origine di specifiche aritmie e per poter adottare la migliore terapia.Durante episodi di mode-switch il dispositivo può commutarsi da una modalità con sensore disattivato ad una con sensore attivato per garantire l’apporto emodinamico ottimale.Inoltre il dispositivo deve disporre di una funzione di regolazione automatica battito-battito dell’uscita ventricolare sulla base del valore di soglia ed impulso automatico di sicurezza ad alta uscita (5 V) dopo ogni mancata cattura, sempre attivi durante il normale funzionamento. Tale funzione deve essere caratterizzata da un passo di regolazione minimo non superiore a 0.25V e da un intervallo di ricerca di soglia automatica programmabile fino ad un intervallo minimo di almeno 8 ore.

description: P.M. DDDR compatibili alla risonanza magnetica con relativi elettrocateteriAssenza di limitazioni al posizionamento dei pazienti in relazione al repere dell’isocentro per la risonanza magnetica.Sotati di algoritmi per il controllo e la terapia delle aritmie sopraventricolari con burst automatici in atrio.Autocommutazione da DDD a AAI per la riduzione del pacing ventricolare.Dotati di algoritmo per il monitoraggio dell’accumulo dei fluidi polmonari.

description: ICD VR con le seguenti caratteristiche e relativi elettrocateteri.Tempi di carica dei condensatori rapidissimi (tra 8 sec. ad inizio vita e non oltre 12 sec. a fine vita). Dotato di allarmi acustici programmabili su: voltaggio batteria, tempi di carica, impedenze fuori range di pacing sensing e coil.Possibilità di programmazione del modello Painfree per la riduzione degli shock.Trend grafico dell'impedenza cronica degli elettrodi.Possibilità di controllo ECG di superfice senza cavo paziente.Peso inferiore a 70 gr. Possibilità di shock di defibrillazione fino a 35J erogati.Dotato di contatore sull’integrità del sensing dell’elettrodo.Programmabilità del sensing ventricolare tra bipolare vero ed integrato.Longevità stimata (100 % VVI, 60 bpm, 2.5 V, 0.4 ms, 900 ohm, frequenza trimestrale di ricarica dei condensatori) non inferiore a 7 anni.Possibilità di controllo remoto domiciliare.Possibilità di comunicazione wireless tra dispositivo e il programmatore durante l’impianto, il follow-up e il monitoraggio remoto.Elettrocateteri a corredo con le seguenti caratteristiche: fissaggio attivo e passivo, sensing bipolare vero.

description: ICD VR con e seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:ICD monocamerale con telemetria a lungo raggio con invio automatico, quotidiano ed in seguito ad evento dei dati memorizzati, tra i quali il tracciato endocavitario precedenti e successivi gli eventi tachiaritmici.Ampie funzioni diagnostiche (memorizzazione degli episodi aritmici, tabella degli shock, contatori di rilevamento e contatori dell’efficacia delle terapie erogate, dati paziente e follow-up precedenti, statistiche ed istogrammi della stimolazione antibradicardica).Possibilità di erogare ripetuti shock per zone VT e VF per ogni episodio con energia massima di 40 Joule e possibilità di alternare la polarità degli shock.

description: ICD VR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche.Volume non superiore a 30 cc. Dotato di sensore accelerometrico. Energia erogata 30 J.Garanzia minima di 6 anni indipendentemente dal tipo e dalla quantità di terapie erogate.Possibilità di erogare fino a 8 shock alla massima energia in zona FV.Possibilità di memorizzazione degli eventi aritmici ventricolari con EGM visibili sia sulla carta che sul monitor del programmatore con almeno 2 tracce di segnale in contemporanea, più markers.Possibilità di programmare una modalità elettrobisturi per la gestione dei pazienti pacemaker dipendenti durante gli interventi chirurgici.Possibilità di attivazione della memoria EGM direttamente da parte del paziente, tramite magnete esterno, per documentare gli episodi sintomatici.Possibilità di programmazione della stimolazione brady post-shock.Completo di catetere ventricolare a doppio coil, ad alta impedenza ed a rilascio di steroide.

description: ICD VR con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:Energia erogata maggiore di 35J.Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie quali: insorgenza improvvisa, stabilità del ciclo ventricolare, analisi del complesso QRS.Diagnostica completa sia per la parte tachy (con classificazione degli episodi registrati, diagnosi effettuate, terapie erogate) che per la parte brady (istogrammi eventi, contatori eventi).Registrazione EGM di almeno 30 min (1 canale) o 15 min (2 canali) con funzione di ottimizzazione della registrazione al fine di massimizzare il numero degli episodi immagazzinati, e possibilità di impostare differenti sorgenti in modo da ottenere tracciati dallo stesso contenuto informativo dell’ECG di superficie.Possibilità di escludere via telemetria il coil di defibrillazione prossimale.Possibilità di induzione della fibrillazione ventricolare mediante corrente continua.Multiprogrammabilità del protocollo forma d’onda di shock selezionabile tra Tilt fisso e durata fissa indipendentemente dal tipo di terapia elettrica erogata.

description: ICD VR con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:Defibrillatore Monocamerale ad alta energia con sensore di ventilazione minuto.Energia massima erogata non inferiore a 37 J.Capacità di rilevare l’accelerazione corporea e la ventilazione di esercizio e di riposo grazie all’utilizzo dei sensori accelerometro e ventilazione minuto.Monitoraggio dello stato funzionale del paziente in base alla dinamica ventilatoria di riposo e di esercizio e al livello di attività del paziente.Configurazioni di shock con esclusione del coil di vena cava per lo shock di cardioversione e polarità di shock alternata per tutti gli shock alla massima energia.Misura automatica e periodica dell’impedenza degli elettrocateteri e delle continuità dei circuiti di shock.

description: ICD DR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Energia erogata maggiore di 35J.Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie quali: rapporto frequenze atrio-ventricolari, insorgenza improvvisa, stabilità del ciclo ventricolare, analisi del complesso QRS.Algoritmo per la prevenzione della fibrillazione atriale basato sull’overdrive atriale dinamico con relativa diagnostica completa.Dotato di algoritmo dedicato alla riduzione della stimolazione ventricolare attraverso isteresi sull’intervallo AV con intervallo di ricerca programmabile.Durante episodi di mode-switch il dispositivo può commutarsi da una modalità con sensore disattivato ad una con sensore attivato per garantire l’apporto emodinamico ottimale. Allarmi paziente vibrazionali programmabili.Diagnostica completa sia per la parte tachy (con classificazione degli episodi registrati, diagnosi effettuate, terapie erogate) che per la parte brady (istogrammi eventi, contatori eventi, cambi di modalità).Diagnostica relativa all’attività del paziente con trend delle ore totali di attività e classificazione della frequenza cardiaca durante tali attività. Rappresentazione di tali dati su trend mensile.Comunicazione tramite radiofrequenza basata su tecnologia MICS con bande di frequenza dedicate ai dispositivi medici.Registrazione EGM di almeno 45 min con funzione di ottimizzazione della registrazione al fine di massimizzare il numero degli episodi immagazzinati e gestione dei tracciati memorizzati con protezione di quelli più importanti. La gestione dinamica della memorizzazione estende la durata dell’episodio oltre il tempo massimo programmato al fine di non perdere alcuna informazione diagnostico terapeutica.Possibilità di escludere via telemetria il coil di defibrillazione prossimale.

description: ICD DDDR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Spessore non superiore a 12 mm, volume non superiore a 30 cc.Modo AAI(R) con switch automatico in DDD(R) di sicurezza in caso di BAV parossistico e ripristino automatico della modalità AAI(R) in assenza di BAV, con registrazione automatica di EGM e marker degli episodi di BAV.Possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie ventricolari.Possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti.Possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV applicabile prima dello shock di defibrillazione. Possibilità di inversione automatica alternata della polarità degli shock alla massima energia.Algoritmi di pacing per la prevenzione delle aritmie ventricolari: soppressione della pausa post-extrasistolica, accelerazione in frequenza in caso di extrasistoli frequenti e pacing atriale sincrono su PVC.Programmabilità della cassa del dispositivo attiva/passiva e possibilità di differenziare le configurazioni di shock di cardioversione e di defibrillazione.Programmabilità di pacing post-shock.

description: Defibrillatori DR impiantabili con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Monitoraggio dell’accumulo dei fluidi polmonari, cassa attiva programmabile via software. Programmabilità del sensing ventricolare tra bipolare vero ed integrato.Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare.Telemetria senza fili per la comunicazione con il programmatore operante su banda di frequenza MICS (standard per le comunicazioni tra dispositivi medici impiantabili). Disponibilità di 4 finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare rapida e tachicardia ventricolare, con possibilità di programmare fino a sei terapie con stimolazione antitachicardica, cardioversione e defibrillazione. Disponibilità sistema di monitoraggio dell'integrità dei cateteri da defibrillazione basato sull'analisi contemporanea di più parametri. Possibilità di erogare la terapia di stimolazione antitachicardica durante la carica dei condensatori.Disponibilità di algoritmi di prevenzione e terminazione delle aritmie atriali nonchè degli allarmi acustici in caso di sviluppata AF.Peso inferiore a 70 gr. Algoritmo per l’identificazione precoce di eventuali difetti di rilevamento. Misurazione giornaliera automatica indolore dell’impedenza sottosoglia di pacing A/V e di shock (separatamente coil RV ed SVC) e grafico dell’andamento dei valori misurati. Misurazione giornaliera e automatica delle onde P ed R e grafico dell’andamento dei valori misurati. Energia erogata pari ad almeno 35 Joules.

description: ICD DR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Spessore minore di 10 mm. Alta energia immagazzinata almeno 40 J.Terapia di supporto vitale nell’eventualità di specifici malfunzionamenti interni del generatore di impulsi (pacemaker e defibrillatore di back-up in caso di malfunzionamenti).Erogazione di ATP prima della carica dei condensatori per la terminazione di techicardie ventricolari veloci.Possibilità di invertire la polarità degli shock con erogazione dell’ultimo shock di ogni zona automaticamente ad una polarità opposta rispetto agli shock precedenti.Programmazione di vettori di shock tramite programmatore.Pacchetto completo di discriminatori SVT/VT: algoritmi per la discriminazione tra aritmie ventricolari ed aritmie sopraventricolari basato sul principio della correlazione vettoriale. Almeno 15 minuti di EGM indipendentemente dal numero di canali attivati (da 1 a 3) più marker di riferimento per gli eventi, con visualizzazione dell’Onset e delle terapie erogate.Algoritmo per la ricerca e promozione del ritmo spontaneo con estensione dell’intervallo AV sino a 400 msec.Possibilità di registrazione dell’EGM con avvio comandato dal paziente. Modalità di sicurezza durante uso di elettrobisturi (per pazienti pacemaker dipendenti).

description: ICD DR con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:ICD Bicamerale con telemetria a lungo raggio con invio automatico, quotidiano ed in seguito ad evento dei dati memorizzati, tra i quali il tracciato endocavitario precedenti e successivi gli eventi tachiaritmici.In grado di riconoscere 3 zone aritmiche ed erogare shock bifasici a 40 J e diversi tipi di ATP.Algoritmo ad elevata specificità nella discriminazione delle tachicardie sopraventricolari e ventricolari in grado di analizzare frequenza, stabilità, molteplicità del ritmo delle camere atriale e ventricolare, della stabilità e variazione monotona dell’intervallo PR.Ampia diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco (frequenza media quotidiana, frequenza notturna, variabilità cardiaca, burden FA quotidiano, percentuale stimolazione ventricolare).In grado di erogare ATP anche in zona VF in caso di tachiaritmia stabile.

description: PM Tricamerali con relativi elettrocateteri e le seguenti caratteristiche:Programmabilità di ampiezza e durata di impulso indipendente per ogni canale (atrio destro, ventricolo destro e ventricolo sinistro). Programmabilità del ritardo di stimolazione tra ventricolo destro e ventricolo sinistro, con valori sia positivi che negativi.Programmabilità multipla di configurazione della polarità di stimolazione del ventricolo sinistro per potere ottimizzare la soglia di stimolazione e/o i ritardi intraventricolare SX.Caratterizzato da una diagnostica dedicata allo scompenso.Memorizzazione dei valori di sensing e di impedenza in atrio ed in ventricolo.Elettrocatetere bipolare per stimolazione ventricolare sinistra cronica; disponibilità di un sistema di introduzione dedicato con differenti curve e lunghezze con possibilità di utilizzare 2 cateteri guida contemporaneamente per incannulare il seno coronarico, disponibilità di valvole emostatiche e di un sistema "over the wire" per la navigazione del seno coronarico che ne consenta il facile posizionamento nelle diramazioni venose coronariche. Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: Defibrillatori Tricamerali Rate-Responsive per la resincronizzazione cardiaca con le seguenti caratteristiche:Comunicazione tramite radiofrequenza basata su tecnologia MICS con bande di frequenza dedicate ai dispositivi medici.Algoritmo per la prevenzione della F.A. basato sull’overdrive atriale dinamico con relativa diagnostica completa. Algoritmo dedicato alla riduzione della stimolazione ventricolare attraverso isteresi sull’intervallo AV con intervallo di ricerca programmabile.Programmabilità indipendente delle uscite dei cateteri ventricolari e dell’intervallo interventricolare. Energia erogata maggiore di 35J.Isteresi negativa dell’intervallo atrio-ventricolare per il mantenimento della più alta percentuale di stimolazione biventricolare.Multiprogrammabilità della configurazione di stimolazione in ventricolo sinistro.Allarmi paziente vibrazionali programmabili.Diagnostica relativa all’attività del paziente con trend delle ore totali di attività e classificazione delle frequenza cardiaca durante tali attività. Rappresentazione di tali dati su trend mensile.Registrazione EGM di almeno 45 min con funzione di ottimizzazione della registrazione al fine di massimizzare il numero degli episodi immagazzinati. Possibilità di escludere via telemetria il coil di defibrillazione prossimale.Disponibilità di differenti sistemi d’introduzione specifici per seno coronarico peel-away (pelabili) o slittable (con taglierina) con possibilità di numerose curve per l’incannulamento del seno coronarico e per la subselezione del vaso target. Disponibilità di un catetere steerable con lume e iniezione di contrasto, adatto sia all’incannulamento del seno coronarico sia alla subselezione del vaso target.Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: ICD tricamerali con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri.Telemetria senza fili per la comunicazione con il programmatore operante su banda di frequenza MICS (standard per le comunicazioni tra dispositivi medici impiantabili).Funzione di monitoraggio dell’accumulo di liquidi intratoracici nello scompenso cardiaco e funzione automatica di avviso acustico preventivo per il paziente in caso di rischio.Possibilità di monitorare la situazione clinica del paziente tramite trend grafici per oltre un anno, comprendenti tra gli altri: almeno 3 diagnostiche relative allo scompenso (attività del paziente, frequenza ventricolare giornaliera e notturna, variabilità della frequenza cardiaca). Programmabilità del sensing ventricolare tra bipolare vero ed integrato.Gestione automatica della cattura in tutti e 3 i canali.ATP con possibilità di erogazione a scelta sul canale destro, sinistro o biventricolare.Possibilità di erogare la terapia di stimolazione antitachicardica durante la carica dei condensatori. Disponibilità sistema di monitoraggio dell'integrità dei cateteri da defibrillazione basato sull'analisi contemporanea di più parametri.Cassa attiva programmabile via software.Monitoraggio, prevenzione e terminazione delle aritmie atriali con ATP e cardioversione atriale, nonchè degli allarmi acustici in caso di sviluppata AF.Peso inferiore a 70 gr. Energia erogata pari ad almeno 35 Joules. Dotato di segnali di avviso sonoro opzionali per parametri di monitoraggio fuori range con possibilità di trasmissione in telemetria senza fili ad un’unità esterna. Possibilità di visualizzare l’ECG wireless. Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: ICD Biventricolari con relativi elettrocateteri:Spessore non superiore a 12 mm, volume non superiore a 30 cc.Uscite ventricolari programmabili separatamente in ampiezza e/o durata d’impulso e programmabilità della sequenza di stimolazione ventricolare.Programmabilità del ritardo V-V minimo a partire da 8 ms.Possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie venticolari.Possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti.Possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV applicabile prima dello shock di defibrillazione.Possibilità di programmare la camera ventricolare (destra, sinistra o destra+sinistra) a cui applicare le sequenze di ATP, in modo indipendente dalla configurazione di pacing di base.Possibilità di inversione automatica alternata della polarità degli shock alla massima energia.Algoritmi di prevenzione delle aritmie ventricolari: soppressione della pausa post-extrasistolica, accelerazione in frequenza in caso di extrasistoli frequenti e pacing atriale sincrono su PVC. Programmabilità di pacing post-shock.Cassa del dispositivo programmabile attiva/passiva e possibilità di differenziare le configurazioni di shock di cardioversione e di defibrillazione.Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: Sistemi di resincronizzazione cardiaca con ICD e con le seguenti caratteristiche:Defibrillatore - stimolatore biventricolare rate responsive (atrio destro, ventricolo destro e ventricolo sinistro), dotato di sensore accelerometrico.Funzione di cambio di modo automatico in caso di aritmie atriali.Programmabilità di ampiezza e durata di impulso indipendente per ogni canale (atrio destro, ventricolo destro e ventricolo sinistro).Programmabilità del ritardo di stimolazione tra ventricolo destro e ventricolo sinistro, con valori sia positivi che negativi.Programmabilità multipla di configurazione della polarità di stimolazione del ventricolo sinistro tra punta e anello del catetere sinistro e spirale del catetere del ventricolo destro, per potere ottimizzare la soglia di stimolazione e/o i ritardi intraventricolare SX.Caratterizzato da una diagnostica dedicata allo scompenso (variabilità del ciclo RR e monitoraggio dell’attività del paziente) e possibilità di attivare la funzione di stabilizzazione della frequenza del paziente durante FA condotte rapidamente.Possibilità di programmazione del dispositivo ed esecuzione di tutti i test mediante RF.Elettrocatetere bipolare a rilascio lento di steroide, per stimolazione ventricolare sinistra.Disponibilità di un sistema di introduzione dedicato con differenti curve e lunghezze con possibilità di utilizzare 2 cateteri guida contemporaneamente per incannulare il seno coronarico, disponibilità di valvole emostatiche e di un sistema "over the wire" per la navigazione del seno coronarico che ne consenta il facile posizionamento nelle diramazioni venose coronariche.Spessore minore di 10 mm. Energia immagazzinata almeno 40J.Completo di tutti e 3 gli elettrocateteri e degli accessori necessari all’impianto.

description: ICD Tricamerali con le seguenti caratteristiche e i relativi elettrocateteri:Prevenzione dalla stimolazione in periodo vulnerabile in ventricolo sinistro.Algoritmi per assicurare la risincronizzazione ventricolare anche in caso di elevate frequenze spontanee in ventricolo destro (es. in Fibrillazione atriale).Telemetria a lungo raggio con invio automatico, quotidiano o in seguito ad evento dei dati memorizzati, tra i quali il tracciato endocavitario precedenti e successivi l’evento tachiaritmico.Possibilità di selezionare almeno 3 differenti pre-impostazioni del filtro d’ingresso per migliorare il rilevamento dei segnali endocavitari.Algoritmo per la valutazione automatica quotidiana delle soglie di stimolazione ventricolare destra e sinistra con invio dei dati attraverso controllo remoto.Ampia diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco (frequenza media quotidiana, frequenza notturna, variabilità cardiaca, burden FA quotidiano, percentuale stimolazione biventricolare).Possibilità di erogare ripetuti shock in zona VT e FV per ogni episodio con energia massima di 40 Joule e possibilità di alternare la polarità degli shock.

description: Cateteri per ablazione mediante RF con le seguenti caratteristiche:Cateteri per ablazione quadripolari 7F con filo guida per il controllo dell’attivazione del movimento della curva rivestito in teflon. I cateteri devono essere disponibili in diverse curve e devono avere un movimento bidirezionale preciso con meccanismo di bloccaggio in situ automatico attraverso l’utilizzo di una manopola monodirezionale a scorrimento montata su un manico leggero e maneggevole. Cavo di collegamento.

description: Materiale per studio elettrofisiologico:— N. 120 Cateteri in fibre di dacron intrecciate, 6F con elettrodi in platino. Curve Josephson Cournand Damato lunghezza utile cm 105 o superiore con diversa spaziatura interelettrodica, disponibile in configurazione tripolare, quadripolare, esapolare, ottopolare e decapolare. Completo di cavo di raccordo,— N. 60 Cateteri in fibre di dacron intrecciate, 6F con elettrodi in platino, bipolare lunghezza utile cm 80 o 110 con spaziatura interelettrodica di un cm. Connettori di tipo fisso,— N. 30 Cateteri per il mappaggio del flutter corpo in pebax ed elettrodi in platino, curva bidirezionale con diverso raggio di curvatura sui 2 lati e meccanismo di controllo tramite cursore scorrevole lungo il manipolo e meccanismo di blocco automatico. Completo di cavo di raccordo,— N. 90 Cateteri per il mappaggio del seno coronario, corpo in poliuretano 6F ed elettrodi in platino, lunghezza utile 110 cm quadripolare e curva large 4.0, meccanismo di controllo a pistone con sistema di blocco automatico,completo di cavo di raccordo,— N. 300 Introduttori con valvola inserita in una camera rastremata e con rubinetto a 3 vie da 6F-7F, codice colore per una facile identificazione,— N. 1.500. Kit prontopac composto da: 1 ago 18 ga 7 cm;1 ago 20 ga 4 cm; 2 camici mis. L imbustati separatamente;1 cuffia copristrumenti 90 cm; 1 ciotola diam. 7 cm 100 ml azzurra; 1 ciotola diam. 10 cm 400 ml azzurra; 1 ciotola diam. 10 cm 400 ml rossa); 1 electrophysiology drape 194x340 cm, window, femoral holes, 2 control; 40 garza 10x10 16S 20F con filo bario tess.; 3 garza laparotomica bianca 50x50 cm 4 stratic/filo di bario, senza; 1 bisturi monouso lama 11 manico lungo; 1 bisturi monouso lama 10.1 spugna per disinfezione; 1 salvietta assorbente wippll; 1 salvietta assorbente wippll; 1 siringa 10 ml; 3 siringa 20 ml.

description: N. 180 cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione da richiedere, in base alle necessità, tra le seguenti varianti di curve e con le seguenti caratteristiche:a) Cateteri a punta direzionabile con meccanismo a pistone per mappaggio elettromagnetico ed ablazione con 6 canali d’irrigazione a corona sull’elettrododistale 4 elettrodi e spazio interelettrodico mm 2-5-2, corpo del catetere pebax con rinforzo in nylon ed armato con 32 fili in acciaio,punta poliuretano elettrodo mm 3,5 materiale elettrodo platino-iridio. Adesivo tra elettrodo e catetere in colla poliuretanica filo di trazione in nitinolo doppio fili di sicurezza monel tecnica di costruzione estrusione. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Connettore alla pompa luer, connettore catetere Hyperetronics, sensore temperatura termocoppia, sensore elettromagnetico passivo e sensore posizione con micro-sensore elettromagnetico. Diametro catetere fr 7,5 lume interno 0.031’’ lunghezza cm 115 Curve B (5.1 cm), C (6.3 cm), D (6.3 cm), F (7.6 cm), J (10.1 cm) varie curve B-C-D-F-J codice colore e cavi connessione.b) Cateteri a punta direzionabile con controllo in temperatura con meccanismo a pistone per mappaggio elettromagnetico ed ablazione, 4 elettrodi con spazio interelettrodico mm 1-7-4, corpo del catetere pebax con rinforzo in nylon ed armato con 32 fili in acciaio, punta poliuretano elettrodo mm 8 materiale elettrodo platino-iridio. Adesivo tra elettrodo e catetere in colla poliuretanica filo di trazione in nitinolo doppi fili di sicurezza monel tecnica di costruzione estrusione. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Connettore Hyperetronics, sensore temperatura 2 termocoppie, sensore elettromagnetico passivo .Diametro catetere fr 7,0, diametro della punta fr 7,5 curva sleeve diametro fr 7 curva B,D,F,J ancoraggio distale curva B,D,F,J ancoraggio prox curva F lunghezza cm 115 Curve B (5.1 cm), C (6.3 cm), D (6.3 cm), F (7.6 cm), J (10.1 cm) varie curve B-C-D-F-J codice colore e cavi connessione.c) Cateteri a punta direzionabile con controllo in temperatura con meccanismo a pistone per mappaggio elettromagnetico ed ablazione, 4 elettrodi con spazio interelettrodico mm 1-7-4, corpo del catetere pebax con rinforzo in nyoln ed armato con 32 fili in acciaio, punta poliuretano elettrodo mm 4 materiale elettrodo platino-iridio. Adesivo tra elettrodo e catetere in colla poliuretanica filo di trazione in nitinolo doppi fili di sicurezza monel tecnica di costruzione estrusione. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon,connettore Hyperetronics, sensore temperatura 2 termocoppie, sensore elettromagnetico passivo, sensore posizione micro-sensore elettromagnetico. Diametro catetere fr 7,0, diametro della punta fr 7,5 curva sleeve diametro r 7 curva B,D,F,J ancoraggio distale curva B,D,F,J ancoraggio prox curva E,F lunghezza cm 115 Curve B (5.1 cm), C (6.3 cm), D (6.3 cm), F (7.6 cm), J (10.1 cm) varie curve B-C-D-F-J codice colore e cavi connessione.

description: Cateteri diagnostici con anello mappante da richiedere, in base alle necessità, tra le seguenti varianti di curve e con le seguenti caratteristiche:A) Catetere diagnostico con anello mappante e punta direzionale per SEF in poliuretano armato, anello in nitilolo, punta del catetere in poliuretano armato con 32 fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio, filo di trazione in nitilolo.Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Diametro del catetere 7 F. lunghezza 115 cm, curva D(2,5”) Blu diametri dell’anello tra 15 e 25 mm,manipola a pistone,elettrodi in platino iridio. Numero elettrodi 20. Elettrodo in punta assente.B) Catetere diagnostico con anello mappante e punta direzionale per SEF in poliuretano armato, anello in nitilolo, punta del catetere in poliuretano armato con 32 fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio, filo di trazione in nitilolo. Compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Diametro del catetere 7 F. lunghezza 115 cm, curva D(2,5”) Blu, diametri dell’anello tra 12-15-20-25-35 mm, manipola a pistone,elettrodi in platino iridio. Numero elettrodi 10-15 (solo 35 mm), elettrodo in punta assente.C) Catetere diagnostico con anello mappante e punta direzionale per SEF in poliuretano armato, anello in nitinolo punta del catetere in poliuretano, armato di 32 fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio, filo di trazione in nitilolo, compression coil spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon. Diametro del catetere 7 F., lunghezza 115 cm. curva D (2,5”) Blu diametri dell’anello tra 15-25 mm. Manipola a pistone,elettrodi in platino iridio, numero elettrodi 10, elettrodo in punta assente.

description: Kit per crioablazione focale comprendente:Cateteri focali quadripolari da 7 Fr con termocoppia per crioablazione, monouso, flessibili, orientabili specificamente disegnati per l’ablazione del tessuto cardiaco.Il catetere deve raggiungere una temperatura uguale o superiore a – 75* C.Cavo elettrico ombelicale lungo almeno 120 cm.Cavo coassiale ombelicale lungo almeno 180 cm.

description: Kit per crioablazione della vena polmonare comprendente:Catetere a forma di pallone dal diametro di 10,5 F con termocoppia per il trattamento di fibrillazione atriale parossistica attraverso crioablazione da isolamento della vena polmonare dotato di markers radiopachi.Catetere per mappaggio intracardiaco con forma indicata per la registrazione dell’attività elettrica delle vene polmonari.Introduttore dal diametro interno di 12F lungo 65 cm per l’utilizzo del catetere a pallone.Cavo elettrico ombelicale lungo almeno 120 cm.Cavo coassiale ombelicale lungo almeno 180 cm.

description: N.600 introduttori peel-away singola cannula.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per vena succlavia composto da:— Ago cannula da 18 Gauge di lunghezza cm. 20 circa,— Guida con punta flessibile a “J” di cm. 50 circa,— Dilatatore di 22 cm. composto di un estrusione di flexitec e teflon per una maggiore.Flessibilità e capacità di spinta.— Siringa da 10 ml,— N. 2 raddrizzatori per punta guida.Cannula peel away in estrusione di flexitec e propilene con disponibilità di diametro.6 – 7 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 –10 – 10,5 – 11 – 12 – 12,5 e 13 French— Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula,— Sterile, monouso.N.600 introduttori peel-away singola cannula.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per vena succlavia composto da:— Ago cannula da 18 Gauge di lunghezza cm. 20 circa,— Guida con punta flessibile a “J” di cm. 50 circa,— Dilatatore di 22 cm. composto di un estrusione di flexitec e teflon per una maggiore.Flessibilità e capacità di spinta.— Siringa da 10 ml,— N. 2 raddrizzatori per punta guida.Cannula peel away in estrusione di flexitec e propilene con disponibilità di diametro.6 – 7 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 –10 – 10,5 – 11 – 12 – 12,5 e 13 French,— Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula,— Sterile, monouso.

description: Introduttori peel-away doppia cannula.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per vena succlavia composto da:— Ago cannula da 18 Gauge di lunghezza cm. 20 circa,— Guida con punta flessibile a “J” di cm. 50 circa,— Dilatatore di 22 cm. composto di un estrusione di flexitec e teflon per una maggiore flessibilità.E capacità di spinta.— Siringa da 10 ml,— N.2 raddrizzatori per punta guida,— Doppia cannula peel away in estrusione di flexitec e propilene con disponibilità di diametro.6 – 7 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 –10 – 10,5 – 11 – 12 – 12,5 e 13 French,— Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula,— Sterile, monouso.

description: Introduttori peel-away valvolati.Set di introduzione di elettrocateteri cardiaci per impianto di pace-maker per via trans-succlavia comprendenti una cannula peelaway valvolata con disponibilità di diametro 8 – 9 e 10 french, un dilatatore lungo cm. 20 circa, una guida, un ago ed una siringa.

description: N.420 introduttori femorali dotati di valvola emostatica comprendenti guida con punta a "L" flessibile di lunghezza 50 cm., ago cannula introduttore e raddrizzatore per punta guida.

description: N.15 elettrocateteri bipolari per stimolazione temporanea con stiletto e connettore staccabile per un più facile posizionamento dello stesso, diametro 6 Fr., lunghezza 110 cm., distanza fra i poli 10 mm., stiletto 115 cm. con diametro 0,30.

description: N. 300 elettrocateteri bipolari per stimolazione cardiaca temporanea in materiale woven poliestere, di lunghezza 110 cm, elettrodi in platino, distanza interelettrodica 1 cm, misura 6 Fr.

description: Cavetti di connessione, per misurazione soglia PM., confezione monouso sterile.

description: Kit introduttore transettale con le seguenti caratteristiche:Introduttore transettale armato per l’introduzione di catetere nella parte sinistra del cuore attraverso la parte destra. Corpo in nylon con rigidità differenziata lungo lo shaft lume interno rivestito con teflon punta radiopaca armatura 16 fili di acciaio inossidabile intrecciati. Corpo dilatatore in polietilene con disolfato di bario punta radiopaca in polietilene con tungsteno valvola in nylon esacuspide a sei tagli disposti a spirale filo guida in acciaio inossidabile rivestimento esterno SLX silicone e connettore in polietilene. Lunghezza introduttore 62 cm /77 cm, diametro interno 8F (0.110’’) non rastremato, diametro esterno 10.5F (0.132’’), 3 fori in punta curve multipurpose multipurpose short anteriore e posteriore. Lunghezza dilatatore 67 cm,diametro interno 0.042’’ diametro esterno 8F (0.110’’) lunghezza punta radiopaca 7 mm.Lunghezza punta restremata 1 cm lunghezza cm 2,5. Lunghezza guida 150 cm codice colore blu; comprensivo di ago transettale per la puntura nel setto atriale con cannula d’ago esterna e mandrino interno pieno che quando e’ inserito nell’ago sporge oltre la punta distale della cannula tubatura flessibile con bocchettone ergonomico e rubinetto prossimale. Angolo di curvatura g. 19 x 56 cm ed ang. Curvatura 50°- g 18 x 71 cm ed ang. curvatura 50° - g 18 x 71 cm ed ang. curvatura 86° - g 18 x 89 cm ang. curvatura 50°.

description: Telini sterili adesivi da incisione chirurgica nelle misure di circa 20x20 cm.

description: Adattatori per elettrocateteri da 5-6 a 3,2 mm.

title: Procedura aperta per al fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili, materiale per elettrofisiologia.

description: Fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili, materiale per elettrofisiologia.


currency: RON

name: SC Mancom Centru SRL in asociere cu Complan Kommunalberatung GMBH

documentType: awardNotice

title: Elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a Municipiului Brasov.

scheme: CPV

title: Strategia de dezvoltare a Municipiului Brasov pentru perioada 2010-2030.

description: Elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a Municipiului Brasov pentru perioada 2010-2030.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Pretul ofertei: 30
Propunere tehnica: 70

mainProcurementCategory: services

Municipiul Brasov

street: bd. Eroilor, nr. 8

countryName: RO

street: Str. Sipotului, nr. 8, BL. D2A, ETAJ 1, AP. 4

initiationType: tender


currency: EUR

title: Servers en Storage.

title: Netwerkcomponenten.

title: ICT hardware en onderhoud voor Wigo4it.

description: ICT Hardware en onderhoud verdeelt over twee percelen. Perceel 1: het leveren van servers en storage en onderhoud. Perceel 2: het leveren van netwerkcomponenten en onderhoud.

awardCriteriaDetails:
Kwalitatieve gunningscriteria: 60
Prijsbeoordeling: 40

mainProcurementCategory: goods

Coöperatie Wigo4it U.A.

street: Postbus 64854

countryName: NL

PQR BV

street: RIJNZATHE 7

Imtech ICT Communication Solutions BV

street: RIVIUM BOULEVARD 112


currency: PLN

name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

title: Dostawa mieszanki mineralno–asfaltowej produkowanej na zimno do jednostek terenowych GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w ilości 1 120 Mg.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: ul. Fordońska 6

countryName: PL

Pol-Dróg Człuchów Sp. z o.o.

street: ul. Kasztanowa 2


title: Meerjarig bouwkundig onderhoud aan de gebouwen in beheer van Hogeschool Rotterdam.

description: De aanbesteding heeft betrekking op het bouwkundig onderhoud van de gebouwen in eigendom van Hogeschool Rotterdam met een totale omvang van ca. 126 000 m2 bvo. Het betreft zowel correctief als planmatig onderhoud en functionele aanpassingen in gebouwen.

procurementMethod: selective

Stichting Hogeschool Rotterdam

street: Postbus 25035

Groenendijk PGN Bouw

street: Postbus 3008


name: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

name: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

name: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

title: Anestezjologia i intensywna terapia - 06-11-000827/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1.

awardCriteriaDetails:
jakość: 20
kompleksowość: 10
dostępność: 5
ciągłość: 10
cena: 30

street: ul. Ciemna 6

street: os. Na Skarpie 66

street: os. Złotej Jesieni 1


name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki

title: Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu rentgenowskiego stacjonarnego typu telekomando cyfrowe, tomografu komputerowego spiralnego, systemu archiwizacji Pacs wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni rentgenowskiej i tomografu komputerowego, wykonanie testów akceptacyjnych poszerzonych o testy specjalistyczne oraz szkolenie personelu.

description: Etap I: adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni rentgenowskiej i tomografu komputerowego - wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym (zwanym dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy; CPV: 45262700-8, 71220000-6; 45.31.00.00-3; Etap II Dostawa, montaż i uruchomienie: 1. aparatu rentgenowskiego, stacjonarnego typu telekomando cyfrowe ze statywem odległościowym, co najmniej dwudetektorowego z serwerem archiwizacyjnym, stacją diagnostyczną lekarską, 2. tomografu komputerowego spiralnego co najmniej 64-warstwowego, 3. systemu pacs. Oraz wykonanie testów akceptacyjnych poszerzonych o testy specjalistyczne oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego. Wymagane parametry techniczne, dodatkowe wymogi oraz ilości określone zostały w zał. nr 1 do SIWZ. Termin wykonania do 10 tygodni od podpisania umowy. CPV: 33111000-1; 33115000-9;

awardCriteriaDetails:
cena: 70
ocena techniczna-jakość: 30

street: ul. Ogińskiego 6

Siemens Spółka z o.o.

street: ul. Żupnicza 11


name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

title: Pakiet nr 18 - Częściowy

description: Leki inne.

title: Pakiet nr 17.

description: Leki znieczulenia miejscowego.

title: Pakiet nr 16.

description: Leki przeciwhistaminowe.

title: Pakiet nr 15.

description: Leki przeciwprątkowe.

title: Pakiet nr 14.

description: Leki przewciwpasożytnicze.

title: Pakiet nr 13.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 12.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 11.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 10.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 9.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 8.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 7.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 6.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 5.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 4.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 3.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 2.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 1.

description: Antybiotyki.

title: Pakiet nr 55 - Częściowy

description: Leki różne.

title: Pakiet nr 53

description: Statyny.

title: Pakiet nr 52

description: Cytostatyki.

title: Pakiet nr 51

description: Leki do stosowania miejscowego.

title: Pakiet nr 50

description: Leki różne.

title: Pakiet nr 49

description: Odtrutki.

title: Pakiet nr 48

description: Leki diagnostyczne.

title: Pakiet nr 47

description: Leki dermatologiczne.

title: Pakiet nr 46

description: Szczepionki i surowice.

title: Pakiet nr 45

description: Witaminy.

title: Pakiet nr 44

description: Hormony i pochodne.

title: Pakiet nr 43

description: Hormony i leki stosowane w chorobach układu dokrewnego.

title: Pakiet nr 42

description: Leki stosowane w chorobach układu oddechowego.

title: Pakiet nr 41

description: Leki różne - choroby układu pokarmowego.

title: Pakiet nr 40

description: Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego.

title: Pakiet nr 39

description: Preparaty do żywienia i żywienia pozajelitowego.

title: Pakiet nr 38

description: Płyny infuzyjne i uzupełniające.

title: Pakiet nr 37

description: Leki krwiozastępcze i uzupełniające.

title: Pakiet nr 36

description: Leki przeciwkrwotoczne.

title: Pakiet nr 35

description: Trombolityki.

title: Pakiet nr 34

description: Leki przeciwkrzepliwe.

title: Pakiet nr 33

description: Preparaty w naparstnicy.

title: Pakiet nr 32

description: Leki antyarytmiczne.

title: Pakiet nr 31

description: ß-blokery.

title: Pakiet nr 30.

description: Leki naczyniorozszerzające.

title: Pakiet nr 29.

description: Leki moczopędne.

title: Pakiet nr 28.

description: Leki przeciwnadciśnieniowe.

title: Pakiet nr 27.

description: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

title: Pakiet nr 26.

description: Leki parkinsonowe.

title: Pakiet nr 25.

description: Leki przeciwpadaczkowe.

title: Pakiet nr 24.

description: Leki psychotropowe.

title: Pakiet nr 23.

description: Narkotyki.

title: Pakiet nr 21

description: Parasympatykolityki.

title: Pakiet nr 20.

description: Parasympatykomimetyki.

title: Pakiet nr 19.

description: Sympatykometyki.

title: Pakiet nr 58

description: Płyny do dializy.

title: Pakiet nr 57

description: Testy diagnostyczne paskowe do monitorowania poziomu glikozy we krwi.

title: Pakiet nr 56

description: Leki p/zakrzepowe.

title: Pakiet 55 poz.11.

title: Pakiet 55 poz.10.

title: Pakiet 55 poz.9.

title: Pkaiet 55 poz.8.

title: Pkaiet 55 poz.7.

title: Pakiet 55 poz.5.

title: Pkaiet 55 poz.4.

title: Pkaiet 55 poz.3.

title: Pkaiet 55 poz.2.

title: Pakiet 18 poz. 22.

title: Pakiet 18 poz. 21.

title: Pakiet 18 poz. 20.

title: Pakiet 18 poz. 19.

title: Pakiet 18 poz. 18.

title: Pakiet 18 poz. 17.

title: Pakiet 18 poz. 16.

title: Pakiet 18 poz. 15.

title: Pakiet 18 poz. 14.

title: Pakiet 18 poz. 13.

title: Pakiet 18 poz. 12.

title: Pakiet 18 poz. 11.

title: Pakiet nr 18 poz. 10.

title: Pakiet nr 18 poz. 9.

title: Pakiet nr 18 poz. 7.

title: Pakiet nr 18 poz. 6.

title: Pakiet nr 18 poz. 5.

title: Pakiet nr 18 poz. 4.

title: Pakiet nr 18 poz. 3.

title: Pakiet nr 18 poz. 2.

title: Pakiet nr 54

description: Substancje do receptury.

title: Pakiet nr 22

description: Leki znieczulenia ogólnego.

title: Dostawa leków do apteki szpitalnej.

description: Dostawa leków do apteki szpitalnej.


title: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Centrali, Oddziałów Regionalnych, Biur Wsparcia Inwestycyjnego i Biur Powiatowych ARiMR w latach 2011-2012.

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w latach 2011-2012 powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na odbieraniu, przemieszczaniu i doręczaniu lub wydawaniu następujących rodzajów przesyłek listowych: 1. nierejestrowanych ekonomicznych, 2. nierejestrowanych, priorytetowych, 3. rejestrowanych ekonomicznych, 4. rejestrowanych ekonomicznych priorytetowych, 5. rejestrowanych ekonomicznych priorytetowych za potwierdzeniem odbioru, 6. rejestrowanych priorytetowych, 7. rejestrowanych priorytetowych za potwierdzeniem odbioru. W obrocie krajowym i zagranicznym, o wadze do 2 000 gramów.

procurementMethod: direct

street: Al. Jana Pawła II Nr 70

name: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Poczta Polska Spółka Akcyjna

street: ul. Rakowiecka 26


title: Onderhoud honden uitlaatplaatsen conform bestek 31010/I&A 7122.

documentType: tenderNotice

Gemeente Heerlen

street: Putgraaf 188

Licom Groen

street: Postbus 30140


title: Świadczenie usług systemowych, w okresie od 1.1.2011 roku do 31.12.2011 roku, przez Elektrownię "Kozienice" S.A.

PSE Operator S.A.

street: ul. Warszawska 165

Elektrownia "Kozienice" S.A.

street: Kozienice 1


title: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale Aquilone.

description: Progettazione, realizzazione e coordinamento dell'attività educativa, servizio di pulizia, lavanderia, stireria, custodia.

awardCriteriaDetails:
Tecnica: 80
Economica: 20

Comune di Thiene

street: piazza Ferrarin, 1

countryName: IT

Spazio Crescita

street: via Giovanni XXIII, 2


name: Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 2

title: Contratación de los servicios de limpieza de la sede operativa de Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2.

awardCriteriaDetails:
Oferta económica: 50
Oferta técnica: 45
Mejoras: 5

street: c/ Henao, núm. 26

countryName: ES

name: Dña. Lorena Aguirregabiria Castresana / Dña. Ane Goikoetxea Diéguez / Dña. Mª Ángeles Andrés Madrid


name: Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

title: Procedura ristretta internazionale per i servizi relativi al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

description: Questionari di rilevazione e altro materiale di supporto relativi al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2011: prestampa, stampa, personalizzazione, allestimento, confezionamento (servizio principale); trasporto e consegna di pallet al vettore presso tre centri di stoccaggio e di colli alla rete di rilevazione, ritiro dagli uffici comunali di censimento (servizio secondario); acquisizione di dati e immagini mediante tecniche di lettura ottica e di riconoscimento di caratteri e mediante registrazione tradizionale, fornitura di dati e immagini su supporto informatico e fornitura di un sistema di gestione delle immagini (servizi secondari).

awardCriteriaDetails:
Progetto organizzativo funzionale: 10
Stampa ed attività correlate: 16
Acquisizione dati ed attività correlate: 15
Controllo e monitoraggio dei processi: 10
Piano di gestione dei rischi: 9
Prezzo: 40

street: via Cesare Balbo, 16

name: Commissione di preselezione della gara per l'accordo quadro per i servizi di stampa di pubblicazioni istituzionali e stampa e servizi editoriali, CIG n. 3649725857


title: Contrato de servicios de gestión de la publicidad institucional y la publicidad oficial generada por la Diputación Provincial y el organismo autónomo local Patronato de Turismo.

description: Publicidad institucional y publicidad oficial generada por Diputación de Castellón y el O.A.L. Patronato de Turismo.

awardCriteriaDetails:
precio: 41
disponibilidad de oficina: 20
servicio profesional: 20
optimización en la ejecución del servicio: 19

Diputación Provincial de Castellón

street: pza. Aulas, 7


title: Ispezione 3000 ore/5 anni e lavori aggiuntivi da effettuarsi sul seguente elicottero del CNVVF: AB412 VF51 (turbomotore Pratt & Whitney PT6T-3B).

description: Ispezione 3 000 ore/5 anni e lavori aggiuntivi da effettuarsi sul seguente elicottero del CNVVF: AB412 VF51 (turbomotore Pratt & Whitney PT6T-3B).

awardCriteriaDetails:
Fattore economico: 85
Fattore tempo: 15

mainProcurementCategory: works

Ministero Interno - dip VVF - DCEST

street: via Cavour 5

name: direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso - area III^ soccorso aereo


name: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

name: European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Unit A4: Financial support — Internal Security

title: Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods.

description: A set of recommendations should be proposed to reinforce prevention and fight of trafficking of cultural goods at national, European and international level. The study should comprise considerations on the feasibility of harmonisation of provisions on receiving to be respected by art professionals. A special focus should be given to the question of police registers on the identity of sellers and on the issue of due diligence, good faith and evidence when acquiring and lending an art work. Other legal questions regarding especially applicable law for transborder situations, prescription, aggravating circumstances, double incrimination, confiscation should be raised as well. The impact of the legal and operational instruments on money laundering and on criminal assets recovery should be analysed. Tackling trafficking of stolen goods on the Internet should be devoted a special attention to ensure a sufficient security of transactions or sanction of criminal proceedings.

awardCriteriaDetails:
Clarity and relevance of the methodology: 50
Quality of the sources proposed and the means for accessing the data: 10
Quality and suitability of the means employed to ensure adequate to ensure adequate coverage of all member states and the relevant services: 20
Organisational aspects of the team: 20

street: Office LX-46 4/119

countryName: BE

street: 27 rue Paul Bert

countryName: FR


title: Servizi di ingegneria litoranea Nord.

title: Servizi di ingegneria per la ristrutturazione e completamento delle opere a mare a difesa del litorale Nord della Città e misure di salvaguardia e consolidamento della linea di costa retrostante.

description: Il servizio in appalto e finalizzato alla progettazione generale definitiva delle opere per un importo pari ad 8.500.00,00 EUR ed a quella esecutiva di un 1^ stralcio d’importo pari ad 6 000 000,00 EUR, compresa la direzione Lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica in fase di progettazione, relativa alla riqualificazione ambientale della difesa costiera del litorale a Nord di Trapani, a ridosso delle mura di tramontana e del lungomare Dante Alighieri, nel tratto di mare che va da via Torre di Ligny, all’altezza della chiesa di San Liberale, al lungomare Dante Alighieri, all’altezza di via Riccardo Passaneto. Si tratta della realizzazione di protezione dei 2 ingressi della scogliera soffolta, la creazione di uno scivolo, il rifacimento di un breve tratto di muro crollato sulle mura di tramontana, il controllo della staticità e protezione adeguata alle mareggiate con massi prefabbricati, ecc. I vari tratti di scogliera dovranno essere realizzati con massi lapidei di 1^, 2^ e 3^ categoria di pezzatura, rispettivamente dell’imbassamento, del nucleo di base e della mantellata. Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione vi sono anche quelle destinate all’esecuzione di indagini di campo, geologiche, modellistica fisica, ecc. Gli elaborati da produrre sono indicati all’art. 3 del disciplinare d’incarico, distinti per le due fasi di progettazione: definitiva ed esecutiva.

awardCriteriaDetails:
professionalità del concorrente: 20
caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta: 30
tempo per eseguire la prestazione: 20
offerta economica – prezzo offerto a ribasso sull’importo dell’appalto a base d'asta: 30
totale: 100

Comune di Trapani - VIII settore

street: via Passo di Tramontana, 1

Società di Ingegneria Protecno SRL

street: via Risorgimento n. 9/I


title: Αποκομιδή απορριμμάτων δήμου Χαλκηδόνος και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για το έτος 2012.

description: Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στον δήμο χαλκηδόνος οι εργασίες περιλαμβάνουν: Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης πλύση των κάδων.

Δήμος Χαλκηδόνος

street: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36

countryName: GR


name: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

title: Προμήθεια τριών (3) ψυκτικών συγκροτημάτων ειδικής χρήσης (διακήρυξη αριθμ. 03 /2011).

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών (3) ψυκτικών συγκροτημάτων ειδικής χρήσης (chiller), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 450 000,00 EUR με ΦΠΑ.

street: Λ. Στ. Νιάρχου


name: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

title: Odczynniki labopratoryjne.

title: 32796.72.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Al. Jerozolimskie 178.

title: Al. Jerozolimskie 178.

title: Al. Jerozolimskie 178.

title: Al. Jerozolimskie 178.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Odczynniki laboratoryjne.

title: Zakup i dostawa do zamawiającego odczynników laboratoryjnych.

description: Odczynniki laboratoryjne.

street: ul. Postępu 36a

Symbios

street: ul. Modrzewiowa 37

Poch S.A.

street: ul. Sowińskiego 11

BKLIRT SA

street: ul. Trzy Lipy 3/1,38

STI Bartosz Czajkowski

street: ul. Malinowskiego 2a

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

street: ul. Bonifraterska 17

Merck

street: Al. Jerozolimskie 178

Prospecta Sp. z o.o.

street: ul. Barbórki 8


title: Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καντάνου - Σέλινου, για την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης".

description: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Καντάνου - Σέλινου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης.

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ)

street: Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός-Αττική

Computer Planet ΑΕΤΕ

street: Κουρτίδου 7


title: Contratación del suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Ayuntamiento de Pájara.

awardCriteriaDetails: Precio:

Pleno del Ayuntamiento de Pájara

street: Nuestra Señora de Regla, s/n


name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

title: Całkowita bezcementowa proteza stawu biodrowego z wkładką ceramiczną, metalową i polietylenową.

title: Całkowita cementowana proteza stawów biodrowych pierwotna i rewizyjna z systemem do rewizji przy pomocy rozdrobnionych przeszczepów kostnych i preparatu kościozastępczego.

title: Całkowita bezcementowa proteza stawów biodrowych z trzpieniem przynasadowym.

description: Całkowita bezcementowa proteza stawów biodrowych z trzpieniem przynasdadowym.

title: Bipolarna proteza stawów biodrowych z trzpieniem cementowanym i bezcementowym.

description: Zadanie 9 Modularne beycementowe trypienie rewiyzjne.

title: Całkowita bezcementowa proteza stawów biodrowych z wkładką ceramiczną i polietylenową zakładana techniką MIS.

description: Stabilizator transpedikularny kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego.

title: Zestaw do stabilizacji zęba obrotnika.

title: Stabilizacja przednia odcinka szyjnego kręgosłupa płytą.

title: Zestaw do przezskórnej korekcji zniekształceń kręgosłupa.

title: Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań przezkrętarzowych kości udowej.

title: Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań kości udowej, piszczelowej i ramiennej.

title: Całkowita resekcyjna proteza nowotworowa biodra i kolana w opcji cementowanej i bezcementowej.

title: System płytek, kabli, haczyków do leczenia złamań okołoprotezowych i osteotomii uda.

title: Całkowita proteza stawu kolanowego hybrydowa z systemem nawigacji przymiarowej.

title: Tytanowe kosze panewkowe i wszczepy uzupełniające ubytki ściany kostnej panewki.

title: Całkowita endoproteza stawu kolanowego cementowana z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego lub tylno-stabilizowanych z możliwością rozszerzenia do opcji półzwiązanej.

title: Całkowita proteza stawu kolanowego.

title: Całkowita proteza stawu kolanowego pierwotna i rewizyjna.

title: Cement kostny i system do jego mieszania.

title: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką półsferyczną i krótkim trzpieniem.

title: Koszyk tytanowy do protezoplastyki rewizyjnej panewki stawu biodrowego.

title: Kapoplastyka stawu biodrowego z możliwym rozszerzeniem do wersji dysplastycznej i częściowej resekcji głowy.

title: Bezcementowe trzpienie dysplastyczne.

title: Protezoplastyka stawu powierzchniowa i resekcyjna z krótkim trzpieniem.

title: Płyty do zespoleń kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej.

title: Kotwice do mocowania kostnego z nicią.

title: Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędżwiowego kręgosłupa wraz ze stabilizacją przednio-boczną.

title: System wkrętów i skobli do osteotomii i zespoleń stopy.

title: Modularna bezcementowa panewka rewizyjna stawu biodrowego wykonana z tantalu.

title: Rewizyjny modularny trzpień stawu biodrowego.

title: Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego.

title: Implanty do osteosyntezy złamań w obrębie ręki.

description: Implanty do osteostynezy złamań w obrębie ręki.

title: Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej.

description: Preparat kościozastępczy wykonany z siarczanu wapnia.

title: Piny i wkręty biowchłanialne

description: Piny i wkręty biowchłanialne.

description: Formy do wykonania dystanserów (tzw. „spacerów”) do wypełnienieu ubytków po usunięciu protezy biodra i kolana.

title: Zamknięty system do autotransfuzji

description: Zamknięty system do autotransfuzji.

description: System do stabilizacji złamań krętarzowych i udowych DHS i DCS.

description: Zestaw wkrętów i podkładek do rekonstrukcji więzadłowych.

description: Płytki do osteotomii korekcyjnej piszczeli metodą otwartego klina.

description: System do stabilizacji transpedikularnej.

description: System do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa kręgosłupa z możliwością wprowadzania cementu kostnego.

description: Modularne bezcementowe trzpienie resekcyjne i rewizyjne.

description: Wkręcana panewka bezcementowa z otworem w dnie zamykanym zaślepką, który umożliwia wprowadzanie przeszczepów z możliwością zastosowania wkładki ceramicznej lub polietylenowej wraz z głowami ceramicznymi.

description: Połowicza modularna proteza stawów biodrowych z głowa eliptyczną i cementowanym trzpieniem.

description: Protezy połowicze stawu biodrowego typu Austina Moorea.

title: Dostawa implantów dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii - 47 zadań.

description: Dostawa implantów ortopedycznych.


title: Affidamento delle attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, comprensivo della materiale affissione dei manifesti, della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (fiere e mercati), fitto banchi e box, riscossione rette mensa e trasporti scolastici, nonché della riscossione coattiva di altre entrate comunali, patrimoniali ed amministrative in genere. CIG 3571024639.

Comune di Polignano a Mare

street: viale delle Rimembranze 21


name: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

title: Mantenimiento de sanidad ambiental, limpiezas específicas y tratamientos herbicidas en las instalaciones, dependencias y material móvil de FGV en Alicante.

procurementMethodDetails: OPEN


name: Konsorcjum „TSS – Poznań – Skandawa” w składzie: - TSS Grade a.s.z siedzibą Bratislavská 4, 917 00 Trnava, P.O. BOX 15, Słowacja - TSS Grade Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Armii Krajowej 59, 50-541 Wrocław

title: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na terenie IZ Poznań”.

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na terenie IZ Poznań” w torze nr 2 na odcinku od km 7,500 do km 53,713, obejmujących między innymi wymianę nawierzchni kolejowej, rozjazdów, naprawę nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych i odbudowę odwodnienia powierzchniowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

street: ul. Targowa 74

street: Bratislavská 4, P.O. BOX 15

countryName: SK


name: Staples Nederland B.V. h/o Staples Advantage

title: Toners.

description: Zie aanbestedingsdocument.

title: Kantoorartikelen.

description: Zie aanbestedingsdocument.

title: Kantoorartikelen en Toners.

description: De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van kantoorartikelen en toners.

Gemeente Tilburg

street: Postbus 90155


title: Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowych wspomaganych pompą próżniową wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji.

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do biopsji gruboigłowych wspomaganych pompą próżniową wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji: 1. Igły do biopsji stereotaktycznej - 200 szt. 2. Prowadnica do sondy - 200 szt. 3. Igły do biopsji w obrazowaniu USG - 600 szt. 4. Wymienny zbiornik próżniowy - 500 szt. 5. Znacznik tkankowy - 50 szt. 6. Dzierżawa sprzętu do biopsji - 24 m-ce.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

street: ul. Kopernika 36

name: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków

Bard Poland Sp. z o.o.

street: ul. Osmańska 14


title: Servicio de mantenimiento integral de las Casas del Mar de Cádiz y Aula de Formación durante 2012.

description: Servicio de mantenimiento integral de las Casas del Mar de la provincia de Cádiz y Aula de Formación.

street: avda. Vigo, s/n

name: Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz, Administración


name: Skarb Państwa - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

description: Wykonanie usługi badawczej pod nazwą Ekonomiczne i przyrodnicze aspekty naboru drzewostanów do cięć w długookresowym prognozowaniu sprzedaży drewna i sytuacji finansowej w Lasach Państwowych. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie metod, które będą służyć prognozowaniu możliwości pozyskania drewna, w perspektywie 10-letniej. Możliwości te powinny być wyrażone miąższością drewna netto, w szczegółowym układzie niezbędnym do handlu drewnem, tj. w układzie gatunkowo-sortymentowym. Zasięg przestrzenny prognozy to wszystkie nadleśnictwa LP. Za podstawę opracowania należy przyjąć poszczególne drzewostany LP i ich dynamikę wzrostu. Jako drzewostan należy rozumieć fragment lasu, który jest jednolity pod względem przyrodniczym i przeznaczenia gospodarczego, oraz wymaga określonej pielęgnacji. Dla analizowanych drzewostanów aktualne charakterystyki, w postaci opisu taksacyjnego, Zamawiający udostępni wykonawcy nieodpłatnie na nośniku komputerowym w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy. Przekazany wykonawcy nośnik komputerowy musi on zwrócić Zamawiającemu jednocześnie z przekazaniem opracowania końcowego. Wykonawca musi również zniszczyć wszelkie kopie informacji zawartych na nośniku komputerowym. Zamawiający nie dopuszcza zbierania danych za pomocą ankiet przeprowadzanych w nadleśnictwach. Finalnym opracowaniem będzie szczegółowa prognoza sortymentowa pozyskania z horyzontem 10-lat, wynikająca z optymalizacji cięć, jako podstawa szacowania przyszłych przychodów LP ze sprzedaży drewna.

awardCriteriaDetails:
Cena (realizacji usługi badawczej brutto): 50
Metodyka i sposób realizacji badania: 40
Ocena harmonogramu badań: 10

street: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3


name: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias

title: Reparatie conducta de transport gaze naturale 32'' Sendreni Cosmesti.

description: Reparatie conducta de transport gaze naturale 32'' Sendreni Cosmesti, inclusiv protectie catodica.

street: Piața CI Motaș nr. 1

Condmag SA

street: Str. Avram Iancu nr.52


name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach

name: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

title: Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja.

description: Zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja na terenie powiatu słubickiego.

awardCriteriaDetails:
jakość: 40
kompleksowość: 15
dostępność: 5
ciągłość: 10
cena: 30

street: ul. Podgórna 9B

street: ul. Nadodrzańska 6


title: Puesta en valor del Castillo de San Miguel: dotación museográfica y adecuación del recinto a la visita turística.

title: Exp. 436/2010 puesta en valor del Castillo de San Miguel: dotación museográfica y adecuación del recinto a la visita turística.

awardCriteriaDetails:
Mejoras cuantificables económicamente: 60
Memoria técnica: 20
Plazo de ejecución: 10
Plazo de garantía: 10

Ayuntamiento de Almuñécar (Granada)

street: PLAZA CONSTITUCIÓN Nº1

Azafran Producciones S.L.

street: C/ Siete Revueltas, nº 24, 3º 3


title: Opera 2153. Procedura negoziata relativa alla sistemazione ed adeguamento dell'impianto sportivo di via Barcis.

Comune di Udine

street: Via Lionello n. 1

name: Segreteria Generale U.O. Procedure di gara


name: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

title: Erytropoetyna do podawaniu dożylnego i podskórnego.

title: Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta.

title: Dostawa leków dla potrzeb stacji dializ, poradni nefrologicznej oraz pacjentów dializowanych otrzewnowo.

description: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków dla potrzeb stacji dializ, poradni nefrologicznej oraz pacjentów dializowanych otrzewnowo, zgodna z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

street: UL. CZAPLINIECKA 123

Roche Polska Sp. z o.o.

street: ul. Domaniewska 39B

Hand-Prod Sp. z o.o.

street: ul. Leszczyńskiego 40 A


name: Help Sp. z o.o. Sp.K., która utworzyła i prowadzi NZOZ Poznańska Agencja Medyczna „Help”

name: Ms Clinsearch Niepubliczny ZOZ Janusz Milanowski, Katarzyna Szmygin-Milanowska

name: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie

title: Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów.

title: Konkurs ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

description: Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1.1.2011 roku w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pancjentów wentylowanych mechanicznie” na obszarze województwa lubelskiego.

awardCriteriaDetails:
Jakość: 50
Ciągłość: 12
Cena: 37

street: ul. Szkolna 16

street: Głogowska 82

street: Piastowska 15


name: Azienda energia e gas società cooperativa

name: Società di committenza regione Piemonte SpA - SCR - Piemonte SpA

title: Fornitura di gas naturale provincia di Torino.

title: Fornitura di gas naturale provincia Asti.

title: Fornitura di gas naturale provincia di Cuneo.

title: Fornitura di gas naturale provincia di Novara.

title: Fornitura di gas naturale provincia di Biella.

title: Fornitura di gas naturale provincia del Verbano Cusio Ossola.

title: Fornitura di gas naturale provincia di Vercelli.

title: Fornitura di gas naturale provincia di Alessandria.

title: Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3 LR 19/2007 (gara 9-2010).

description: "Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2 LR 19/2007" suddivisa nei seguenti lotti: lotto 1: provincia di Torino; lotto 2: provincia di Asti; lotto 3: provincia di Cuneo; lotto 4: provincia di Novara; lotto 5: provincia di Biella; lotto 6: provincia del Verbano Cusio Ossola; lotto 7: provincia di Vercelli; lotto 8: provincia di Alessandria.

street: corso Marconi n. 10

street: via dei Cappuccini 22/A

Energetic SpA

street: Via Marco Polo 5

EGEA commerciale SRL

street: via Vivaro 3

Unogas energia SpA

street: via Periane 21


name: La Coccinella società cooperativa sociale ONLUS

title: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso nido d'infanzia "La Mongolfiera" - via della Rozola, 36 - Trento - Mattarello.

title: Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d'infanzia presso varie strutture dell'Amministrazione - 9 lotti.

description: Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d'infanzia presso varie strutture dell'Amministrazione suddiviso in 9 lotti.

awardCriteriaDetails:
offerta tecnica: 750
offerta economica: 250

Comune di Trento

street: via del Brennero, 312 (Top Center)

street: corso Dante, 13


title: Arrendamiento de 4 furgonetas Combi de 5 plazas, con destino al servicio de deportes y servicio de infraestructura y obras

description: Arrendamiento de 4 furgonetas.

title: Arrendamiento de 18 vehículos turismos, con destino a los centros de acción social (CEAS), servicio de arquitectura y urbanismo y servicio de infraestructura y obras.

description: Arrendamiento de 18 vehículos.

title: Arrendamiento de 22 vehículos destinados a distintos servicios de la Diputación Provincial de Segovia.

description: Arrendamiento 22 vehículos destinados a servicios de Diputación de Segovia.

awardCriteriaDetails:
Precio: 78
Calidad y características técnicas: 20
Mejoras: 2

Diputación Provincial de Segovia

street: San Agustin, 23

Arval Service Lease, s.a.

street: avda. Juncal, 22-24, Edificio Louis Pasteur

Arval Service Lease, S.A.

street: avda. Juncal, 22-24


name: Euro Geotécnica SA & IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SL (UTE)

title: PC. AT-04178.

description: Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto contructivo de mejora general. Acondicionamiento de la carretera C-14, del PK 37+770 al 45+120. Tramo: Montblanc-Solivella. Clave: AT-04178.

awardCriteriaDetails: Según pliego de bases: 100

Gestió d'Infraestructures, SAU

street: carrer dels Vergós, 36-42


name: Konsorcjum firm: Z.U.L. "Krzew" Zbigniew Węglarz; "Trans-drew" s.c. Tomasz Duraj; P.W. "Bór" Ryszard Koczy; Dendrobud A. Koczor A. Koczor sp. jawna; "Grot-Las" Z.U.L. Konrad Jantoń

name: Konsorcjum firm:P.U. "Bór" Andrzej Więcek; PLiZTZ Józef Janas; F.U.H. Ewa, Piotr Janosz s.c.; "Grot-Las" Z.U.L. Konrad Jantoń

name: Dendrobud Andrzej Koczor, Arkadiusz Koczor Spółka Jawna

name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011 - Obręb Kobiór.

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011 - Obręb Orzesze.

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011 - Obręb Tychy.

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011 - Obręb Pszczyna.

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011 - pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi typu harvester i zrywka drewna ciągnikami zrywkowymi typu forwarder.

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011 - Prace szkółkarskie i z zakresu nasiennictwa na terenie Gosp. Szkółkarskiego Królówka.

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011 - Gospodarka Łowiecka.

title: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kobiór w roku 2011.

description: Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania lasu, ochrony przeciwpożarowej, prac mechanicznych (zrębkowanie pozostałości zrębowych, przygotowanie gleby, melioracje wodne) a także prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa oraz łowiectwa.

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: ul. Leśników 3

street: ul. Szewczyka 166, 43-215 Studzienice; ul. Promnicka 39, 43-210 Kobiór; ul. Czajkowskiego 28, 43-229 Ćwiklice; ul. Korfantego 70, 43-227 Gilowice; ul. Zgońska 38

street: ul. Dębowa 7, 43-180 Orzesze; ul. Hibnera 18, 43-210 Kobiór; ul. Wyzwolenia 119, 43-265 Kryry; ul. Zgońska 38

street: ul. Korfantego 70


name: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus-Centrum Leczenia Obrażeń

title: Pakiet nr 1

description: Preparat do dezynfekcji i jednoczesnego czyszczenia narzędzi i sprzętu medycznego, także w myjkach ultradźwiękowych.

title: Pakiet nr 2

description: Preparat do dezynfekcji i jednoczesnego czyszczenia precyzyjnych narzędzi obrotowych.

title: Pakiet nr 3

description: 1. Preparat do dezynfekcji sprzętu endoskopowego (kompatybilny z preparatem myjącym z pozycji 2). 2. Preparat do mycia sprzętu endoskopowego (kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z pozycji 1).

title: Pakiet nr 4 poz. 1

description: Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni bez zanieczyszczeń organicznych; bez zawartości aldehydów, fenoli i pochodnych, chloru, biguanidów.

title: Pakiet nr 4 poz. 2

description: Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni bez zanieczyszczeń organicznych; skład: czwartorzędowe związki amoniowe.

title: Pakiet nr 5 poz. 1

description: Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni - skład alkohole.

title: Pakiet nr 5 poz. 2

description: Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni skład: czwartorzędowe związki amoniowe.

title: Pakiet nr 6 poz. 1

description: Preparat do dezynfekcji inkubatorów w oddziale noworodkowym.

title: Pakiet nr 6 poz. 2

description: Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni w oddziale noworodkowym.

title: Pakiet nr 6 poz. 3

description: Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni w oddziale noworodkowym.

title: Pakiet nr 7

description: Preparat do dezynfekcji małych powierzchni; postać chusteczki.

title: Pazkiet nr 8

title: Pakiet nr 9 poz. 1

description: Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie: postać: tabletki.

title: Pakiet nr 9 poz. 2

description: Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie; na bazie aktywnego chloru.

title: Pakiet nr 9 poz. 3

description: Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie: postać: proszek; na bazie aktywnego tlenu.

title: Pakiet nr 9 poz. 4

description: Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych sporami Clostridium difficile: postać proszek.

title: Pakiet nr 9 poz. 5

description: Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych sporami Clostridium difficile; postać tabletki.

title: Pakiet nr 10

description: 1. Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy. 2. Preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy.

title: Dostawa chemicznych wyrobów medycznych i chemicznych produktów biobójczych.

description: Dostawa chemicznych wyrobów medycznych i chemicznych produktów biobójczych - 18 zadań.

awardCriteriaDetails:
cena: 50
jakość: 50

street: ul. Lindleya 4


name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM

name: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

title: Leczenie szpitalne – endokrynologia - hospitalizacja od dnia 1.1.2011 r.

description: Konkurs ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na terenie województwa zachodniopomorskiego.

awardCriteriaDetails:
jakość:
kompleksowość:
dostępność:
ciągłość:
cena:

street: Arkońska 45

street: Unii Lubelskiej 1


name: RTI l'Espurgo SRL - Spaggiari Espurghi SRL - Guerra Orlis SNC - Sandrini Spaggiari Espurghi SRL

name: IREN SpA (in nome e per conto di ENìA Parma SRL, ENÌA Reggio Emilia SRL, ENÌA Piacenza SRL)

title: Servizio di pulizia, mediante autoespurgo, di impianti di depurazione, di impianti di sollevamento fognari e fognature – lotto 1, gara n. 3314, CIG n. 0625116609.

title: Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti liquidi pompabili e di pulizia, mediante autoespurgo, di impianti di depurazione, di impianti di sollevamento fognari e fognature – lotto 2, gara n. 3315, CIG n. 062517136D.

title: Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti liquidi pompabili e di pulizia, mediante autoespurgo, di impianti di depurazione, di impianti di sollevamento fognari e fognature – lotti 1, 2, 3.

description: Formano oggetto dell’appalto i seguenti servizi, da eseguirsi mediante autocisterne, autoespurgo e relative attrezzature:— servizio di raccolta e trasporto di rifiuti liquidi pompabili,— servizio di pulizia di impianti di depurazione e di vasche di impianti di sollevamento acque reflue e/ometeoriche,— servizio di pulizia di fognature, di fosse Imhoff, di pozzetti, di griglie stradali e di caditoie,— servizio di videoispezioni di reti fognarie,— altri servizi analoghi.L’appalto è suddiviso in n. 3 lotti nel seguente modo:—— Lotto 1, provincia di reggio Emilia:— Servizi di manutenzione fognature (spurgo, pulizia, trasporto dei relativi rifiuti presso adeguati recapiti, videoispezioni),— Servizi di manutenzione impianti di depurazione, fosse Imhoff, impianti di sollevamento (pulizia, vuotatura, trasporto presso adeguati recapiti).I codici CER dei rifiuti da trasportare sono i seguenti: 200304, 200306, 190802, 190805, 190206.—— Lotto 2, provincia di Parma:— Servizi di manutenzione fognature (spurgo, pulizia, trasporto dei relativi rifiuti presso adeguati recapiti, videoispezioni),— Servizi di manutenzione impianti di depurazione, fosse Imhoff (pulizia, vuotatura, trasporto presso adeguati recapiti, videoispezioni),— Servizi di raccolta e trasporto rifiuti liquidi prodotti presso discariche.I codici CER dei rifiuti da trasportare sono i seguenti: 190801, 190802, 190805, 190812, 190814, 190899,190703, 190603, 200304, 200306.—— Lotto 3, provincia di Piacenza:— Servizi di manutenzione impianti di depurazione, fosse Imhoff (pulizia, vuotatura, trasporto rifiuti presso adeguati recapiti),— Servizi di manutenzione fognature e impianti di sollevamento (spurgo, pulizia, trasporto dei relativi rifiuti presso adeguati recapiti, videoispezioni).I codici CER dei rifiuti da trasportare sono i seguenti: 190805, 020502, 020204, 200304, 200306, 190801,190802, 130802*, 160708* (*rifiuti pericolosi).

street: via Nubi di Magellano, 30

street: via Napoli, 22/F

Idrodinamica Spurgo VELOX SAS

street: via Santa Giovanna d'Arco, 13


name: 4° rgt. sostegno aviazione dell'esercito "Scorpione"

title: Rimessa in efficenza, con somministrazione a quantità indeterminata di strumentazione di bordo per elicotteri vari dell'aviazione dell'esercito.

description: Rimessa in efficenza, con somministrazione a quantità indeterminata di strumentazione di bordo per elicotteri militari vari dell'aviazione dell'esercito.

street: Strada Tuscanese, N. 71/R


name: Piekarnictwo i Cukiernictwo - Tomasz Matuszewski

name: Hurtownia Wielobranżowa Rafpol - Rafał Sobczak

title: Pakiet nr 1 – Artykuły sypkie i inne.

title: Pakiet nr 2 – Mięso i wędliny.

title: Pakiet nr 3 – Pieczywo.

title: Pakiet nr 4 – Drób i podroby drobiowe.

title: Pakiet nr 5 – Jaja.

title: Pakiet nr 6 – Nabiał.

title: Pakiet nr 7 – Mrożonki warzywne i ryby mrożone.

title: Przetarg nieograniczony na dostawy żywności dla Kuchni Szpitalnej w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

description: Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla Kuchni szpitalnej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiot zamówienia został ujęty w 7 częściach, zwanych dalej pakietami. Pakiet nr 1 – Artykuły sypkie i inne; Pakiet nr 2 – Mięso i wędliny; Pakiet nr 3 – Pieczywo; Pakiet nr 4 – Drób i podroby drobiowe; Pakiet nr 5 – Jaja; Pakiet nr 6 – Nabiał; Pakiet nr 7 – Mrożonki warzywne i ryby mrożone;

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

street: ul. Limanowskiego 20/22

Martom - Tomasz Stasiak

street: Cukrownia 38/2

PPHU John Paweł

street: ul. Źródlana 5

street: Janków 47 A

Dromico BIS S.C. J.E. Dera

street: ul. Wyspiańskiego 2

street: ul. Romańska 97

Augusto - Sopel Jabłońscy Sp. J.

street: ul. Częstochowska


title: Suministro de diecisiete vehículos asistibles de mas de 3.500 Kg (PMA) con destino a los servicios provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

title: Suministro de diecisiete vehículos asistibles de mas de 3.500 kg (PMA) con destino a los servicios provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

description: Suministro de diecisiete vehículos asistibles de mas de 3.500 Kg (PMA) con destino a los Servicios Provinciales 061 de la empresa pública de Emergencias Sanitarias.

street: calle Severo Ochoa, 28