name: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД; ЕИК: 831641528

name: „Юнивърсити Медикал Рисърч“ ООД; ЕИК: 131437789

title: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Мonoblock циментна Fixed

description: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Мonoblock циментна Fixed Тибиална циментна компонента с фиксация: проксимална повърхност с улеи по периферията за неподвижно фиксиране на тибиалния инсърт; материал — титаниева сплав Ti6Al4Vсплав; 6 размера — симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

title: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

title: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Мonoblock

description: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Мonoblock Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера — симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

title: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

title: ФЕМОРАЛНА КОМПОНЕНТА Uni

description: ФЕМОРАЛНА КОМПОНЕНТА Uni Феморална уникондилна компонента с циментно закрепване: материал Co Cr сплав, полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност с лазерна маркировка; 5 размера.

title: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

title: ФЕМОРАЛНА КОМПОНЕНТА Fine

description: ФЕМОРАЛНА КОМПОНЕНТА Fine Феморална безциментна компонента: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран — с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера — съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

title: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

title: ФЕМОРАЛНА КОМПОНЕНТА Fine

description: ФЕМОРАЛНА КОМПОНЕНТА Fine Феморална компонента с циментно закрепване: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран — с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера — съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции.

title: 62, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 83, 85, 86

title: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Мonoblock безциментна

description: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Мonoblock безциментна Тибиална безциментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера — симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

title: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Uni циментна fixed

description: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Uni циментна fixed Тибиална уникондилна циментна компонента с фиксация от полиетилен UHMWPE, с лазерна маркировка, 84 размера, 7 височини и наклон на равнината от вътре на вън и от вън на вътре.

title: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Uni циментна mobile

description: ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Uni циментна mobile Тибиална уникондилна циментна компонента с мобилна платформа, полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; с лазерна маркировка, 6 размера.

title: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН Uni

description: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН Uni Полиетиленов инсърт за уникондиларна мобилна платформа:материал полиетилен UHMWPE, с 6 размера, височини 6,7,8,9,10,12мм.

title: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН Fine

description: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН Fine Полиетиленов инсърт за мобилна платформа:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента — „mobile bearing“; ултраконгруентен на феморалната компонента;

title: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН Fixed

description: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН Fixed Полиетиленов инсърт с фиксация: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за предно — задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм;фиксиран по отношение на тибиалната компонента — „fixed bearing“; ултраконгруентен на феморалната компонента;

title: ФЕМОРАЛНА КОМПЛЕКТА REV

description: ФЕМОРАЛНА КОМПЛЕКТА REV Феморална циментна компонента с възможност за поставяне анкериращо тибиално, модуларно стебло: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран — с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера — съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;

title: ФЕМОРАЛНА КОМПЛЕКТА REV

description: ФЕМОРАЛНА КОМПЛЕКТА REV Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера — симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; *Стеблото се фиксира с винт за тибиалната компонента.

title: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН REV

description: ИНСЪРТ ТИБИАЛЕН REV Полиетиленов инсърт:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента; ултраконгруентен на феморалната компонента;

title: ВИНТ Monoblock 15/17

description: ВИНТ Monoblock 15/17 Екстензионен винт за инсърти 15/17мм. Материал — (CoCrMo ISO 5832-12).

title: ТИБИАЛНО И ФЕМОРАЛНО СТЕБЛО modularno

description: ТИБИАЛНО И ФЕМОРАЛНО СТЕБЛО modularno Анкериращо тибиално, модуларно стебло. Материал CoCrMo (ISO 5832-4 или ISO 5832-12). Размери: Къс- 12мм; Прав — 70мм; Offset — 70мм; Среден — 40мм.

title: ВОДЕЩ ПИН ТИБИАЛЕН

description: ВОДЕЩ ПИН ТИБИАЛЕН Водещ тибиален пин. Материал: (CoCrMo ISO 5832-12). Два размера — за инсърти 10/11/12мм и за инсърти 15/17мм.

title: Индивидуален еднократен инструмент за поставяне на колянна протеза

description: Индивидуален еднократен инструмент за поставяне на колянна протеза.

title: Индивидуални еднократни водещи блокчета за поставяне на колянна протеза

description: Индивидуални еднократни водещи блокчета за поставяне на колянна протеза.

title: СТЕБЛО ARCAD SO 12-14

description: СТЕБЛО ARCAD SO 12-14 Стеблото да е без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно — мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5°40'. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW-ISO 5832-9 ). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°.

title: СТЕБЛО ARCAD XL 12-14

description: СТЕБЛО ARCAD XL 12-14 По — дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно — мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5° 40' и. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW-ISO 5832-9 ). Четири размера на стеблото: C-200mm CCD ъгъл от 136°; D-215mm CCD ъгъл от 137°, E-230mm CCD ъгъл от 138°; F-245mm CCD ъгъл от 139°.

title: СТЕБЛО ARCAD HA 12-14

description: СТЕБЛО ARCAD HA 12-14 Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 5°40'. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието е с пориозен титан и хидроксиапатит. Изработено е от (TI6AL4V — ISO 5832 — 3); хидроксиапатитът (HA — ISO 13779 — 2). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°.

title: СТЕБЛО SPS HA

description: СТЕБЛО SPS HA Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация. Стеблата да са със овална, компютърно — моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно — мозъчния канал. CCD ъгъл от 134. Стеблата да са изработени са от титанова сплав — тип TI6AL4V — ISO 5832 — 3 и да са покрити с хидроксиапатит (HA — ISO 13779 — 2). Конусът на шийката да е 12/14 5°40. Размерите да са 7 за ляво и 7 за дясно бедро: B-115mm; C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm.

title: СТЕБЛО SPS MODULAR

description: СТЕБЛО SPS MODULAR Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация, компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро с модулна шийка. Предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo — (ISO 5832 — 12). Материалът, от който да е изработено стеблото да е TI6AL4V (ISO 5832 — 3) и да е покрито с хидроксиапатит — HA (ISO 13779 — 2), да има 6 размера за ляво и 6 размера за дясно бедро: C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 12/14.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява L. Изработени от материал CoCrMo — ISO 5832 — 12.

title: СТЕБЛО Custom

description: СТЕБЛО Custom Индивидуално бедрено стебло за безциментна фиксация. Да се изработва с компютърна програма по поръчка за конкретен пациент, болницата предоставя само необходимите ядрено — магнитне срезове на съответния долен крайник. Материалът да бъде титанова сплав (TI6AL4V — ISO 5832 — 3), стеблото да бъде покрито с пориозен титан и хидроксиапатит.

title: СТЕБЛО ATLANTIS

description: СТЕБЛО ATLANTIS Безциментно стебло за ревизионно ендопротезиране. Да е анатомично конструирано с модулна шийка и изработено от титаниева сплав (TI6AL4V — ISO 5832 — 3)', покрито с пориозен титан (ISO 5832 — 2) и хидроксиапатит (HA — ISO 13779 — 2). Дисталният край на стеблото да се фиксира с винтове с дължина от L — 25mm до L — 50mm (през 5мм). Да се комбинара се с 12 модела модулни шийки 12/14. 5 размера за ляво и 5 размера за дясно бедро: T10-214mm;T12-224mm; T14-236mm; T16-249mm; T18-260mm.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява. Изработени от материл CoCrMo — ISO 5832 — 12.

title: КАПСУЛА UHMWPE

description: КАПСУЛА UHMWPE Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметър има метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване на капсулата. Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и повърхност улесняваща позиционирането на капсулата и подпомагащ равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата — 6мм, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материалът (UHMWPE — ISO 5834 — 2). Рзмери от 44 до 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм.

title: Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип

description: Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: 43 мм до 55мм през 1 мм. Материал: Стомана CrNi (ISO 5832-1). Съвместима с феморални глави с 28 мм.

title: КАПСУЛА HILOCK LINE CUP

description: КАПСУЛА HILOCK LINE CUP Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация, да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V (ISO 5832 — 3) и покрита с пориозен титан (ISO 5832 — 2) и хидрксиапатит HA (ISO 13779 — 2). С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фиксацията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от 40mm до 70mm, през 2mm.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри 22,22мм; 28mm; 32mm и 36mm. Втулката да е изработена от UHMWPE (ISO 5834 — 2) или (Чирулен 1020 X — ASTM F2565) и да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.

title: КАПСУЛА APRIL CUP

description: КАПСУЛА APRIL CUP Керамична ацетабуларна капсула за безциментно закрепване пресфит. Капсулата да е от титаниева сплав (TI6AL4V — ISO 5832 — 3). Да е покрита с пориозен титан (ISO — 5832 — 2) и хидрксиапатит (ISO — 13779 — 2). Геометричната форма на капсулата да е 180 хемисфера с леко изгладена полярна зона. Средната дебелина на капсулата да е 7мм в екваториалната зона. Да бъде покрита с пориозен титан 0,5мм и хидрксиапатит 0,04мм и покритието да е постигнато чрез вакуум, плазма — спрей, торчинг, техника. Биологичният разтвор от контакта на коста с хидрксиапатитното поктирие да води до бърза остео — интеграцията, осигуряваща вторична стабилност и минимизираме на микродвиженията между коста и капсулата. Дизайнът да осигурява отличен пресфит и не налага използването на титаниеви винтове. При необходимост се използват спонгиозни винтове от 6,5мм, 3 броя. Размери от 40 до 64мм. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32, 36, 40 мм.

title: КАПСУЛА HILOCK 3L CUP

description: КАПСУЛА HILOCK 3L CUP Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (TI6AL4V — ISO 5832 — 3) и покрити с пориозен титан (ISO 5832 — 2) и хидрксиапатит (HA — ISO 13779 — 2). С есваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Налични са инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в едиия край, която може да бъде извита или премахната според случая.На 180° са разположени 3 броя ушички,позволяващи винтова фиксация чрез тях, увеличаващи по този начин първичната стабилност. Размери от 48мм до 70мм, през 2мм;.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметър 22,22мм; 28мм; 32мм и 36мм. Инлеят е изработен от (UHMWPE — ISO 5834 — 2) или (Чирулен 1020 X — ASTM F2565), да бъде стелиризитан с гама лъчи под нитроген.

title: КАПСУЛА SUNFIT БЕЗЦИМЕНТНА

description: КАПСУЛА SUNFIT БЕЗЦИМЕНТНА Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториална яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърьността за костното врастване. Размери на капсулата от 43мм до 69мм през 2мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит.

title: КАПСУЛА STICK ЦИМЕНТНА

description: КАПСУЛА STICK ЦИМЕНТНА Биартикуларна ацетабулна Капсула за циментна фиксация. Материал неръждаема стомана (ISO 5832 — 1) PMMA. Размери на капсулата от 43мм до 69мм през 2мм.

title: КАПСУЛА CHIBF

description: КАПСУЛА CHIBF Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: 39 мм до 59мм през 2 мм. Материал: Стомана CrNi (ISO 5832-1). Съвместима с фемурални глави с 22,22 и 28 мм.

title: ИНСЪРТ INLOCK

description: ИНСЪРТ INLOCK Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри 22,22мм; 28mm и 32mm, да е изработен от UHMWPE (ISO 5834 — 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.

title: ИНСЪРТ INLOCK крослинк

description: ИНСЪРТ INLOCK крослинк Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри 28mm, 32mm и 36mm да е изработен от Чирулен 1020 X — ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.

title: ИНСЪРТ Ceram Tec Delta

description: ИНСЪРТ Ceram Tec Delta Керамични инсърти с форма на пресечен конус (ISO 6474-2). Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32, 36, 40 мм.

title: ИНСЪРТ Cl

description: ИНСЪРТ Cl Инлеи с вътрешният диаметър позволяващ работата с феморални глави с диаметъри 22,22мм; 28mm и 32mm, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE (ISO 5834 — 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.

title: ГЛАВА Stainless Steel

description: ГЛАВА Stainless Steel Феморална глава съвместина с конус 12/14 5°40', материал неръждаема стомана ISO (5832 — 9), с размери 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм; XL +7мм) и 32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм).

title: ГЛАВА CoCrMo

description: ГЛАВА CoCrMo Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14 5°40', материал CoCrMo (ISO 5832 — 12), с размери 22,22мм (офсет S -2мм; M 0мм: L +4мм), 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм; XL +7мм), 32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) и 36мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм).

title: ГЛАВА ALUMINA

description: ГЛАВА ALUMINA Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14 5°40', материал керамика (ISO 6474-1), с размери 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +2мм), 32mm (S -4мм; M 0мм; L +4мм).

title: ГЛАВА BIOLOX delta Ceram — APRIL

description: ГЛАВА BIOLOX delta Ceram — APRIL Феморалните глави да съвместими с конус 12/14 5°40', изработени от материал керамика, с размери 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм), 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм), 40мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм), изработени по ISO (6474 — 1) и ISO (6474 — 2).

title: МОДУЛНА ШИЙКА 12/14

description: МОДУЛНА ШИЙКА 12/14 Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро ЛяваL. Изработени от материл CoCrMo (ISO 5832 — 12). Конусът на шийката да е 12/14 5°40.

title: Заключващи дистални винтове

description: Заключващи дистални винтове с дължина от L — 25mm до L — 50mm (през 5мм), изработени от титаниева сплав (Ti6Al4V-ISO 5832-3).

title: ПЛАКА КЕ

description: ПЛАКА КЕ Укрепващ кейдж за ацетабуларна ревизия, ляв и десен, с възможност за фиксиране към обтураторния отвор и винтова фиксация. Размери: от 50 мм до 60 мм през 2 мм.Материал неръждаема стомана (ISO 5832 — 1) PMMA с винтове.

title: Бедрено стебло с кривина и ъгъл

description: Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал–(титан VT6) дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 дължина(20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13.

title: Бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл

description: Бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6) дължина 210мм, морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13.

title: Бедрено стебло с кривина и ъгъл

description: Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал –(титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13.

title: Бедрено удължено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал –(титан VT6) дължина210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7;8;9;10;11;12;13

description: Бедрено удължено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване материал –(титан VT6) дължина210мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 7;8;9;10;11;12;13.

title: Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.)С индивидуални дължини и номера8;9; 10;11;12;13

description: Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.)С индивидуални дължини и номера8;9; 10;11;12;13.

title: Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецовидна двуходова резба материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера50;52;54;56;58;60

description: Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецовидна двуходова резба материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера50;52;54;56;58;60.

title: Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецовидна двуходова резба материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера50;52;54;56;58;60

description: Тазобедрена капсула за механично закрепване(завиване) с трапецовидна двуходова резба материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера50;52;54;56;58;60.

title: Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера44;46;48;50;52;54;56;58;60

description: Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера44;46;48;50;52;54;56;58;60.

title: Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60

description: Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60.

title: Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 32 С номера;50;55;60;65

description: Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 32 С номера;50;55;60;65.

title: Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 26 С номера;50;55;60;65

description: Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 26 С номера;50;55;60;65.

title: Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга

description: Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга.

title: Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга

description: Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга.

title: Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) С номера;42;44;46;48;50;52;54;56;58

description: Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) С номера;42;44;46;48;50;52;54;56;58.

title: Титанова мрежа за ацетабуларен и бедрен дефект.

title: ЕДНОПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА

description: ЕДНОПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА вкл. Бедрено стъбло двойно заострено и полирано с конус 6 градуса, от неръждаема стомана, версии със тандартен и латерален офсет, придружавано от дистален централизатор с три крила; Метална феморална глава съвместима с конус 6 градуса с диаметри 22, 28 и 32; Биполярна бедрена глава тип мур или аналогичен материал CO-CR-MO и TI-6AL-4V сплав с размери от 38 до 66 и съответстваща втулка материал UHMWPE и вътрешен диаметър 22 и 28 мм.

title: ЕДНОПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА

description: ЕДНОПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, Метална феморална глава съвместима с конус 12/14 с диаметри 22, 28 и 32; Биполярна бедрена глава тип мур или аналогичен материал CO-CR-MO и TI-6AL-4V сплав с размери от 38 до 66 и съответстваща втулка материал UHMWPE и вътрешен диаметър 22 и 28 мм.

title: ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА вкл.. Бедрено стъбло двойно заострено и полирано с конус 6 градуса, от неръждаема стомана, версии със тандартен и латерален офсет, придружавано от дистален централизатор с три крила; Метална феморална глава съвместима с конус 6 градуса с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от стандартен полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

title: ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА вкл. Бедрено стъбло двойно заострено и полирано с конус 6 градуса, от неръждаема стомана, версии със тандартен и латерален офсет, придружавано от дистален централизатор с три крила; Метална феморална глава съвместима с конус 6 градуса с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от crosslinked полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

title: ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, Метална феморална глава съвместима с конус 12/14 с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от crosslinked полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

title: ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, Метална феморална глава съвместима с конус 12/14 с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от стандартен полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.Бедрено стъбло двойно заострено и полирано с конус 6 градуса, от неръждаема стомана, версии със тандартен и латерален офсет, придружавано от дистален централизатор с три крила; Метална феморална глава съвместима с конус 6 градуса с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера от Ti-6Al-4V сплав върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта, минимален външен диаметър 40мм, най-големият да бъде не по-малко от 70мм, в комбинация със стандартна UHMWPE втулка.

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, Метална феморална глава съвместима с конус 12/14 с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера от Ti-6Al-4V сплав върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта, минимален външен диаметър 40мм, най-големият да бъде не по-малко от 70мм, в комбинация със стандартна UHMWPE втулка

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, Метална феморална глава съвместима с конус 12/14 с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера от Ti-6Al-4V сплав върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта, минимален външен диаметър 40мм, най-големият да бъде не по-малко от 70мм, в комбинация със стандартна UHMWPE втулка.

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.Бедрено стъбло двойно заострено и полирано с конус 6 градуса, от неръждаема стомана, версии със тандартен и латерален офсет, придружавано от дистален централизатор с три крила; Метална феморална глава съвместима с конус 6 градуса с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера от Ti-6Al-4V сплав върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта, минимален външен диаметър 40мм, най-големият да бъде не по-малко от 70мм,в комбинация със crosslinked UHMWPE втулка.

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, Метална феморална глава съвместима с конус 12/14 с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера от Ti-6Al-4V сплав върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта, минимален външен диаметър 40мм, най-големият да бъде не по-малко от 70мм, в комбинация със crosslinked UHMWPE втулка

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, Метална феморална глава съвместима с конус 12/14 с диаметри 22, 28 и 32; Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера от Ti-6Al-4V сплав върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта, минимален външен диаметър 40мм, най-големият да бъде не по-малко от 70мм, в комбинация със crosslinked UHMWPE втулка.

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стъбло за безциментно закрепване

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стъбло за безциментно закрепване избор между стъбло с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част, полиран заострен дистален край и морзов конус 12/14, стандартен и латерален офсет или Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка, Zweymueller дизайн или аналогичен с правоъгълно напречно сечение, от Ti6Al7Nb сплав с конус 12/14,избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; Метална феморална глава: съвместими с конус 12/14 Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от стандартен полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стебло за безцименто закрепване с извита и скъсена форма

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стебло за безцименто закрепване с извита и скъсена форма, различни офсети независими от размера на стъблото,офсет версии с CCD ъгъл 137° и 129°, Материал: Ti6Al4V сплав и Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие на проксималната повърхност; ; Метална феморална глава: съвместими с конус 12/14 Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от стандартен полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стъбло за безциментно закрепване избор между стъбло с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стъбло за безциментно закрепване избор между стъбло с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част, полиран заострен дистален край и морзов конус 12/14, стандартен и латерален офсет или Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка, Zweymueller дизайн или аналогичен с правоъгълно напречно сечение, от Ti6Al7Nb сплав с конус 12/14,избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; Метална феморална глава: съвместими с конус 12/14 Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от crosslinked полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

description: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стебло за безцименто закрепване с извита и скъсена форма, различни офсети независими от размера на стъблото,офсет версии с CCD ъгъл 137° и 129°, Материал: Ti6Al4V сплав и Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие на проксималната повърхност; ; Метална феморална глава: съвместими с конус 12/14 Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм;Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от crosslinked полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм;

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.Бедрено стъбло двойно заострено и полирано с конус 6 градуса

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл. Бедрено стъбло циментно закрепване тип„Мюлер“ или аналогичен, с малка проксимална яка, с удължен конус 12/14 mm

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стъбло за безциментно закрепване избор между стъбло с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част, полиран заострен дистален край и морзов конус 12/14

title: ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА вкл.бедрено стебло за безцименто закрепване с извита и скъсена форма, различни офсети независими от размера на стъблото,офсет версии с CCD ъгъл 137° и 129°

title: РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА

description: РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА Вкл. Ревизионно бедрено стебло за циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 12/14 градуса в комплект с дистален централизатор с 3 крила; трябва да се придружава от тапи за цимент 9,11,13,15,17,19мм Материал: Co-Cr-Mo сплав; Размери: дълги ревизионни стъбла с дължина 180 мм и два размера Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от стандартен полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм или нископрофилна циментна капсула от стандартен полиетилен за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; 5 размера в лява и дясна конфигурация; Материал: титаний; и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb;

title: РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА Вкл. Ревизионно бедрено стебло за циментно закрепване без яка

description: РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА Вкл. Ревизионно бедрено стебло за циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 12/14 градуса в комплект с дистален централизатор с 3 крила; трябва да се придружава от тапи за цимент 9,11,13,15,17,19мм Материал: Co-Cr-Mo сплав; Размери: дълги ревизионни стъбла с дължина 180 мм и два размера Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от crosslinked полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм; Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; 5 размера в лява и дясна конфигурация; Материал: титаний; и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb;

title: РЕВИЗИОННА ХИБРИДНА Вкл.Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване

description: РЕВИЗИОННА ХИБРИДНА Вкл.Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване със свързване на проксималния и дисталния компонент от „Морзов“ тип, позволяващо ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, проксимална компонента без яка с офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135°, материал: Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Метална феморална глава: съвместими с конус 12/14 Размери: с диаметри 22, 28, 32 и 36мм; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от стандартен полиетилен пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата и минимален размер 43мм и максимален 61мм или нископрофилна циментна капсула от стандартен полиетилен за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;;Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; 5 размера в лява и дясна конфигурация; Материал: титаний; и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb;

title: РЕВИЗИОННА БЕЗЦИМЕНТНА Вкл.Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване със свързване на проксималния и дисталния компонент от „Морзов“ тип

description: РЕВИЗИОННА БЕЗЦИМЕНТНА Вкл.Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване със свързване на проксималния и дисталния компонент от „Морзов“ тип, позволяващо ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, проксимална компонента без яка с офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135°, материал: Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Метална феморална глава: съвместими с конус 12/14 Размери: с диаметри 22, 28, 32 и 36мм; Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера от Ti-6Al-4V сплав върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта, минимален външен диаметър 40мм, най-големият да бъде не по-малко от 70мм, в комбинация със стандартна UHMWPE втулка.

title: Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло- изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер

description: Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло- изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваща импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата: 9,10,11,12,13,14,15,16. 2. Биполарната глава да се състои от външна метална капсула от материал стоманена сплав, произведена според на ISO 5832-1 за металната капсула и с външни размери на металнта капсула 42,44,46,48,50,52,54,56,58мм. Вътрешна полиетиленова вложка с ретенционен пръстен, импактирана в металната капсула от материал UHWMPE според ISO 5834-2 за полиетиленовата вложка и вътрешни размери на полиетиленовата вложка 28мм. Пръстенът да задържа добавената в последствие метална глава и да контактува от една страна с металната феморална глава на металното стебло, а от друга с биологичния ацетабулум.Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и е за еднократна употреба. Не може да се престерилизира. С вътрешен диаметър 28мм се предлагат биполарни капсули, към които може да се внедри глава както от стомана, така и от керамика.

title: Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и заключваща циментна капсула

description: Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и заключваща циментна капсула- изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваща импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата: 9,10,11,12,13,14,15,16. 2.Полиетиленова сфера с вътрешен диаметър 22 и 28мм. Полиетилен UHWMPE според ISO 5834-2.КАПСУЛA ТИП ПРОФЕСОР ЛЕФЕВР. В екваториалната област да е вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав произведена по спецификациите на ISO 5832-1. Сферите да разполагат с вътрешен канал, в който влизат заключващ пръстен. Като всяка сфера да се предлага заключващ полиетиленов пръстен, който фиксира металната глава така, че тя да не може да се локсира. Подходящ за пациенти над 75г., за фрактури от 3 и 4 тип, както и за пациенти страдащи от паркинсон, психически заболявания с висок риск от дислокация и за ревизионен тип хирургия. 3.Сферични метални глави с външен диаметър 28мм.Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1 Вътрешен конус на металната глава 12/14 размери на шийката на металната глава -3,5 ;0 ;+3,5 ;+7.

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло с механ.ацетабуларен кейдж и лепена капсула- модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване Технически характеристики: -Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 — два размера (size 1 и size 2).— Дистална заключваща компонента — тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° — ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване.Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие.Размери: — диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм — дължина 190, 240 290, 340. 2 .Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm. 3.Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът предлага права и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен Размери: от 44 mm до 60 mm през 2 mm. 4.Феморална глава Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14 Размери: 32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло с лепена капсула и глава- модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване Технически характеристики:Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 — два размера (size 1 и size 2). Дистална заключваща компонента — тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° — ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване. Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие. Размери: — диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм — дължина 190, 240 290, 340. 2.Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът предлага права и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен Размери: от 44 mm до 60 mm през 2 mm. 3.Феморална глава -Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14 Размери: 32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Ацетабуларен кейдж

description: Ацетабуларен кейдж- ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

title: Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор за модулен адаптор /модулни шийки/

description: Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор за модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната тазова геометрия- система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с хидроксиапатитно покритие в проксималната част на стеблото за адхезия между костта и стеблото — безциментна фиксация:1.Бедрена компонента — Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксиапатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край.- Биконична шийка в два варианта — права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента. Морзов конус на шийката — 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани. Размери на стеблата — 7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стеблата биват леви и десни. 2. Ацетабуларна компонента — Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит“ ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10 инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм за допълнителна фиксация на металната капсула. 4. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 — четири размера.

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация- ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност-Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм. Материал: CrCoMn-стомана. Размери: 2: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм,с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност като диаметърът на диафизарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера.

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава- ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност. Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм.Материал: CrCoMn-стомана. Размери: 2: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм,с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност като диаметърът на диафизарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера.2.Феморална глава Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14. Размери: 32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИ- артикуларна глава

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИ- артикуларна глава- ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност. Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм. Материал: CrCoMn-стомана. Размери: 2: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм,с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност като диаметърът на диафизарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера.2.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm. и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).

title: Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с полирана бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

description: Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с полирана бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация- изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваща импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата: 9,10,11,12,13,14,15,16. 2. Ацетабуларна компонента — Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm(през 2 мм). Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация. 3. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит“ ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm(през 2 мм) и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10 инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10 инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. 4. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 — четири размера: — 3,5; 0; +3,5; +7 5. Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм(през 5 мм) за допълнителна фиксация на металната капсула.

title: Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента включваща стебло с отвор за модулен адаптор(модулни шийки) безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с циментна фиксация

description: Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента включваща стебло с отвор за модулен адаптор(модулни шийки) безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с циментна фиксация- бедрена компонента — Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксиапатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край. Морзов конус на шийката — 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. Размери на стеблата — 7 размера / от 1,2,3,4,5,6,7 /: като за всеки размер стеблата биват леви и десни. 2. Биконична шийка в два варианта — права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента. 3. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът трябва да предлага и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от 44 mm до 60 mm през 2 mm. 4. Феморална глава Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14. Размери: 32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация- бедрена компонента

description: Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация- бедрена компонента — Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Морзов конус на шийката — 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. Размери на стеблата — 8 размера / 9,10,11,12,13,14,15,16 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация. 2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът трябва да предлага и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от 44 mm до 60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14. Размери: 32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация и глава Ф 28

description: Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация и глава Ф 28- бедрена компонента — Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Морзов конус на шийката — 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. Размери на стеблата — 8 размера / 9,10,11,12,13,14,15,16 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация. 2. Полусферични полиетиленови капсули, произведени от полиетилен UHWMPE според ISO 5834-2 В екваториалната област да е вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав произведена по спецификациите на ISO 5832-1. Да има четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи и да има един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. Същите капсули да се предлагат с антилуксационна стреха +10 градуса дисплазия, като и специален маркиращ канал обозначаващ 0 градуса антиверзия. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. 3. Сферични метални глави с външен диаметър 28мм.Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1 Вътрешен конус на металната глава 12/14 размери на шийката на металната глава -3,5 ;0 ;+3,5 ;+7.

title: Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева плазма и худриксапатит с Би

description: Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева плазма и худриксапатит с Би — артикуларна глава- бедрена компонента — Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.2.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm.и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).

title: Тазобедрен спейсър тип „Мюлер“

description: Тазобедрен спейсър тип „Мюлер“ състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение.Дължина на стеблото:130мм .Размери на главата 48 и 56.

title: Тазобедрен спейсър тип „Чарли“

description: Тазобедрен спейсър тип „Чарли“ състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение.Дължина на стеблото:130мм .Размери на главата 48 и 56.

title: Тазобедрен спейсър тип „Чарнли“ XL

description: Тазобедрен спейсър тип „Чарнли“ XL състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение.Дължина на стеблото:250мм .Размери на главата 48 и 56.

title: Колянен спейсър предназначен за временно имплантиране,състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин)ляв и десен и размери: 58 и 65, окомплектован с една доза гентамицинов антибиотичен цимент.

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава,полиетиленова капсула с циментна фиксация или възможност за замяна на капсулата с Би-артикуларна компонента- ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност. Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм. Материал: CrCoMn-стомана Размери: 2: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм,с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност като диаметърът на диафизарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера. 2.Феморална глава Технически характеристики: Материал: Неръждаема стомана морзов конус 12/14. Размери: 28 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/. 3.Размери на Би-артикуларната глава: биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm. и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). 4.Размери на полиетиленовите капсули: вътрешен диаметър на капсулите съоветстващ на Ф28 фемурални глави с инклинация на екватора плюс 10 градуса(антилуксационен дизайн).Външен диаметър на капсулите 46,48,50,52,54,56,58,60,62.Материал: UHWMPE според ISO 5834-2.

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка, с двойно покритие ,титаниева вакуум-плазма и хидроксиапатитна мантия

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка, с двойно покритие ,титаниева вакуум-плазма и хидроксиапатитна мантия,с възможности за съчетаване с метална глава Ф28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация,полиетиленова капсула с циментна фиксация или би-артикуларна глава- ревизионно бедрено стебло за безциментна фиксация с яка ,с цялостно двойно покритие вакуумен титаниев плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия. Технически характеристики: Бедрено стебло за безциментна фиксация с якат,с оребрен дизайн ,осигуряващ по-добра механична адхезия и първична стабилност с ъгъл на шийка 135° и 130° с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на Ф 12,14,16мм на стеблото и размери по дължина от всеки изброен диаметър 200,250,300мм.Стеблото по своето продължение е с окръглена форма и притежава от 2 до 4 отвора,в зависимост от дължината си за дистално заключване с винтове Ф5 Материал: T6Al4V сплав,плазма титаниев спрей и хидроксиапатитни кристали за финалното покритие. 2.Метална глава съответстваща на морзовия конус на стеблото 12/14,външен диаметър Ф28 от CrCoMn-стомана,с размери малък: -3,5 ,среден: 0 и издължен +3,5 и двойно издължен: +7мм. 3.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm. и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от CoCrMo (ISO 5832-12).Ретенционен пръстен за заключване на металната глава след тяхното сдвояване. 4.Размери на полиетиленовите капсули: вътрешен диаметър на капсулите съоветстващ на Ф28 фемурални глави с инклинация на екватора плюс 10 градуса(антилуксационен дизайн).Външен диаметър на капсулите 46,48,50,52,54,56,58,60,62.Материал: UHWMPE според ISO 5834-2. 5.Ацетабуларна компонента — Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm(през 2 мм). Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинносъпротивление и по-надеждна фиксация. 3. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит“ ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm(през 2мм) и10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10 инклинация, вложката да позволява pressfitзакрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. 4.Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове сдължини от 20 мм до 55 мм(през 5мм) за допълнителна фиксация на металната капсула.

title: Стабилизираща плака за трохантер- трохантерна плака с два извити фиксатора на трохантера „тип кука“ с променлива дължина и възможност за захващане със серклажи. Материал: CrCoMn-стомана.Размери: дължина 250 мм

description: Стабилизираща плака за трохантер- трохантерна плака с два извити фиксатора на трохантера „тип кука“ с променлива дължина и възможност за захващане със серклажи. Материал: CrCoMn-стомана.Размери: дължина 250 мм.

title: Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника

description: Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника.

title: Винтове- Титаниеви 6,5 мм

description: Винтове- Титаниеви 6,5 мм.

title: Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн

description: Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн покрито изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит, и прес-фит капсула покрита изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит.С възможност за съчетаване с би-артикуларна компонента или полиетиленова капсула за циментна фиксция- бедрена компонента — Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм.Морзов конус на шийката — 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm.Размери на стеблата — 8 размера / 9,10,11,12,13,14,15,16 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация. 2.Ацетабуларна компонента — Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm(през 2 мм). Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация. 3. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит“ ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm(през 2мм) и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10 инклинация, вложката да позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. 4.Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм(през 5мм) за допълнителна фиксация на металната капсула. 5.Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 — четири размера: — 3,5; 0; +3,5; +7. 6.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm. и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от CoCrMo (ISO 5832-12). Ретенционен пръстен за заключване на металната глава след тяхното сдвояване. 7.Размери на полиетиленовите капсули: вътрешен диаметър на капсулите съоветстващ на Ф28 фемурални глави с инклинация на екватора плюс 10 градуса(антилуксационен дизайн).Външен диаметър на капсулите 46,48,50,52,54,56,58,60,62.Материал: UHWMPE според ISO 5834-2.

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с Хемипротезна БИ

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с Хемипротезна БИ- артикуларна глава- технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм.Материал: CrCoMn-стомана .Размери: 2 анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм. 2. Биполарната глава да се състои от външна метална капсула от материал стоманена сплав, произведена според на ISO 5832-1 за металната капсула и с външни размери на металнта капсула 42,44,46,48,50,52,54,56,58мм. Вътрешна полиетиленова вложка с ретенционен пръстен, импактирана в металната капсула от материал UHWMPE според ISO 5834-2 за полиетиленовата вложка и вътрешни размери на полиетиленовата вложка 28мм. Пръстенът да задържа добавената в последствие метална глава,която може да бъде както от стомана така и от керамика,като по този начин да контактува от една страна с металната феморална глава на металното стебло, а от друга с биологичния ацетабулум.Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да е за еднократна употреба. Не трябва да се престерилизира. 3.Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф28 — четири размера: — 3,5; 0; +3,5; +7.

title: Тотална колянна ендопротеза с циментно закрепване

description: Тотална колянна ендопротеза с циментно закрепване. Феморален компонент с циментно закрепване — материал CoCrMo сплав; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 13 размера — 8 стандартни и 5 предназначени за жени с намален медиалотерален размер.Тибиален компонент с циментно закрепване — материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване.11 размера — 6 стандартни и 5 предназначени за жени с намален медиалaтерален размер.Тибиален инсърт със стабилизираща функция, техника с премахване на задна кръстна връзка — материал UHMWPE, с фиксирано закрепване към тибиалния компонент в 4 точки на заключване; размер съответстващ на тибиалната компонента; дебелина 10, 12, 4, 16 мм. Тапа за тибиален инсърт. Костен цимент — 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет.

title: Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата

description: Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата. Феморално стебло с безциментно закрепване — с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм;Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване — материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт за ацетабуларна чашка — материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка — материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм.

title: Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата и с керамична глава

description: Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата и с керамична глава. Феморално стебло с безциментно закрепване — с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава — материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм, 36 мм с дължина на шийката -4 мм; 0; +4 мм;+8 мм. Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване — материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт за ацетабуларна чашка — материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка — материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм.

title: Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата и с керамични повърхности

description: Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата и с керамични повърхности. Феморално стебло с безциментно закрепване — с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава — материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм, 36 мм с дължина на шийката -4 мм; 0; +4 мм;+8 мм. Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване — материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт от материал керамика Al2O3 и ZiO2; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. 44 и 46 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм и с вътрешен диаметър 36 мм за чашки с диаметър от 56 до 68 мм. Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка — материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм.

title: Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата

description: Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата. Феморално стебло с циментно закрепване — с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Дистален централизатор за циментно стебло — материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм; Феморална глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за циментно закрепване — материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм; Интрамедуларна тапа — материал смес от 50 % желатин; 30 % глицерин; 20 % вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат; Костен цимент — 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

title: Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране с биполярна глава

description: Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране с биполярна глава. Феморално стебло с циментно закрепване — с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Биполярна глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; размер от 43 до 58 мм през 1 мм; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Феморална глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Дистален централизатор за циментно стебло — материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм; Интрамедуларна тапа — материал смес от 50 % желатин; 30 % глицерин; 20 % вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат; Костен цимент — 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

title: Система за хибридно тазобдрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло и циментна капсула

description: Система за хибридно тазобдрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло и циментна капсула. Феморално стебло с безциментно закрепване — с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за циментно закрепване — материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм; Костен цимент — 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

title: Система за хибридно тазобдрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с циментно стебло и безциментна капсула

description: Система за хибридно тазобдрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с циментно стебло и безциментна капсула. Феморално стебло с циментно закрепване — с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване — материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове.Интрамедуларна тапа — материал смес от 50 % желатин; 30 % глицерин; 20 % вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат. Дистален централизатор за циментно стебло — материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм. Инсърт за ацетабуларна чашка — материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка — материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм. Костен цимент — 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

title: Реконструктивен пръстен за ревизионно протезиране при ацетабуларни дефекти

description: Реконструктивен пръстен за ревизионно протезиране при ацетабуларни дефекти. Реконструктивен пръстен за ревизия при ацетабуларни дефекти — материал чист титаний, шип с два отвора за фиксация с винтове в седалищната кост, отвор за фиксация в срамната кост, две плаки за фиксация в хълбочната кост с два, три или четири отвора — размери: три размера леви и десни, с диаметри съотв.: външен 52 мм/ вътрешен 48 мм; външен 58 мм/ вътрешен 54 мм; външен 64 мм/ вътрешен 60 мм. Винтове за закрепване на реконструктивен пръстен — материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм.

title: Ревизионно стебло за тазобедренна става

description: Ревизионно стебло за тазобедренна става. Ревизионно стебло — моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент — материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19.

title: Ревизионна тазобедрена става с циментна капсула

description: Ревизионна тазобедрена става с циментна капсула. Ревизионно стебло — моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент — материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19. Феморална глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за циментно закрепване — материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм; Реконструктивен пръстен за ревизия при ацетабуларни дефекти — материал чист титаний, шип с два отвора за фиксация с винтове в седалищната кост, отвор за фиксация в срамната кост, две плаки за фиксация в хълбочната кост с два, три или четири отвора — размери: три размера леви и десни, с диаметри съотв.: външен 52 мм/ вътрешен 48 мм; външен 58 мм/ вътрешен 54 мм; външен 64 мм/ вътрешен 60 мм, Винтове за закрепване на реконструктивен пръстен — материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм; Костен цимент — 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

title: Ревизионна тазобедрена става с безциментна капсула

description: Ревизионна тазобедрена става с безциментна капсула. Ревизионно стебло — моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент — материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19. Феморална глава — материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване — материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт за ацетабуларна чашка — материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка — материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм.

title: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО ЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ

description: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО ЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ. Циментируемо право стебло „Мюлер“, без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12 до 20 към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCD 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула циментна– вътрешен диаметър 28 мм или 32 мм и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 мм и пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или 28 мм и външен: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с ренгенопрозрачен пръстен. Глава — 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

title: ХИБРИДНА ЦИМЕНТНА ПРОТЕЗА С БЕЗЦИМЕНТНА КАПСУЛА И ЦИМЕНТНО СТЕБЛО

description: ХИБРИДНА ЦИМЕНТНА ПРОТЕЗА С БЕЗЦИМЕНТНА КАПСУЛА И ЦИМЕНТНО СТЕБЛО. Циментируемо право стебло „Мюлер“, без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12 до 20 към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCD 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава — 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

title: ХИБРИДНА ЦИМЕНТНА ПРОТЕЗА С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО И ЦИМЕНТНА КАПСУЛА

description: ХИБРИДНА ЦИМЕНТНА ПРОТЕЗА С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО И ЦИМЕНТНА КАПСУЛА. Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло, странично разположени двустранно ребра — за размери на стеблото от 5 до 8 мм — 3 бр, за 9 до 12.5 мм — 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм — 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 — къс дизайн, 538' до Ф12.6мм, CCD 145, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм. Капсула циментна– вътрешен диаметър 28 мм и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 мм и пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или 28 мм и външен: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с ренгенопрозрачен пръстен. Глава — 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик);

title: СИСТЕМА ЗА ХЕМИ ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО

description: СИСТЕМА ЗА ХЕМИ ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО. Хемиглава — материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14 Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло, странично разположени двустранно ребра — за размери на стеблото от 5 до 8 мм — 3 бр, за 9 до 12.5 мм — 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм — 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 — къс дизайн, 538' до Ф12.6мм, CCD 145, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.

title: СИСТЕМА ЗА ХЕМИ ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ЦИМЕНТНО СТЕБЛО

description: СИСТЕМА ЗА ХЕМИ ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ЦИМЕНТНО СТЕБЛО: Хемиглава — материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14 Циментируемо право стебло „Мюлер“,без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12 до 20 към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCD 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

title: СИСТЕМА ЗА ЕДНОПОЛЮСНО (ХЕМИ) ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БИПОЛЯРНА ГЛАВА И ЦИМЕНТНО СТЕБЛО

description: СИСТЕМА ЗА ЕДНОПОЛЮСНО (ХЕМИ) ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БИПОЛЯРНА ГЛАВА И ЦИМЕНТНО СТЕБЛО Биполярна Хемиглава — материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и сглобяване в процеса на операцията.Глава — метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Циментируемо право стебло „Мюлер“,без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12 до 20 към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCD 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

title: СИСТЕМА ЗА ЕДНОПОЛЮСНО (ХЕМИ) ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БИПОЛЯРНА ГЛАВА И БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО

description: СИСТЕМА ЗА ЕДНОПОЛЮСНО (ХЕМИ) ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БИПОЛЯРНА ГЛАВА И БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО Биполярна Хемиглава — материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и сглобяване в процеса на операцията. Глава — метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло, странично разположени двустранно ребра — за размери на стеблото от 5 до 8 мм — 3 бр, за 9 до 12.5 мм — 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм — 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 — къс дизайн, 538' до Ф12.6мм, CCD 145, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.

title: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С RM PRESFIT VITAMYS КАПСУЛА И КЕРАМИЧНА ГЛАВА И СПОТОРНО СТЕБЛО

description: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С RM PRESFIT VITAMYS КАПСУЛА И КЕРАМИЧНА ГЛАВА И СПОТОРНО СТЕБЛО Безциментно стебло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стебло, странично разположени двустранно ребра — за размери на стеблото от 5 до 8 мм — 3 бр, за 9 до 12.5 мм — 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм — 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално към латерално увеличаваща се до 4-тото ребро, а 5-тото отново намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 — къс дизайн, 538' до Ф12.6мм, CCD 145, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм. Капсула безциментна, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) стабилизиран с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 36 мм и външен: 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 32, 36, 40, 44 мм.Глава — керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от ZrO2-AI2O3.

title: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С PRESSFIT КАПСУЛА И АНАТОМИЧНО СТЕБЛО С ХИДРОКСИАПАТИТНО ПОКРИТИЕ

description: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С PRESSFIT КАПСУЛА И АНАТОМИЧНО СТЕБЛО С ХИДРОКСИАПАТИТНО ПОКРИТИЕ Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието — 150 +/– 50 m, с грапавина: Ra 10 m. Покритие, разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно запазване.Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит“ ефект и повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен връх, което намалява негативното влияние върху тъканта. Конус на шийката 12/14, CCD 134, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера — 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет. Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава — 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Размер 36 мм на главата да е изработен от керамика с приоритет на цирконии.

title: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С PRESSFIT КАПСУЛА СТАБИЛИЗИРАНА С ВИТ.Е И АНАТОМИЧНО СТЕБЛО С ХИДРОКСИАПАТИТНО ПОКРИТИЕ И КЕРАМИЧНА ГЛАВА

description: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С PRESSFIT КАПСУЛА СТАБИЛИЗИРАНА С ВИТ.Е И АНАТОМИЧНО СТЕБЛО С ХИДРОКСИАПАТИТНО ПОКРИТИЕ И КЕРАМИЧНА ГЛАВА Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието — 150 +/– 50 m, с грапавина: Ra 10 m. Покритие, разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно запазване. Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит“ ефект и повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен връх, което намалява негативното влияние върху тъканта. Конус на шийката 12/14, CCD 134, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера — 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет. Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) със стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава — керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от ZrO2-AI2O3.

title: СИСТЕМА ЗА РЕВИЗИОННО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БЕЗЦИМЕНТНО РЕВИЗИОННО СТЕБЛО С МОДУЛНА ШИЙКА

description: СИСТЕМА ЗА РЕВИЗИОННО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БЕЗЦИМЕНТНО РЕВИЗИОННО СТЕБЛО С МОДУЛНА ШИЙКА Безциментно ревизионно стебло с модулна шийка, CCD 135 за стандартен и CCD 131 за латерализиран вариант, конус 12/14, безциментно, в правата си част прилежаща към костта с конусовидно с 8 ребра по цялата дължина на правата част на стеблото, материал на стеблото и модулната шийка Ti6Al4V (ISO 5832-3); 12 различни размера за дисталния компонент и 14 размера за проксималния компонент (стандартни и латерализирани). Размерна гама: Стебло (дистален компонент) дължини 140 и 200 мм за диаметри Ф14, Ф16, Ф18, Ф20, Ф22, Ф24 мм. Шийка (проксимален компонент) дължина 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 мм стандартен офсет и латерализиран. Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка латерално разположена с отвори за цименто проникване и/или спонгеозни винтове с цяла резба 6.5мм за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) с размерна гама: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм и винтове спонгеозни за усилващ ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ф6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм с цяла резба — стерилни. Капсула циментна– вътрешен диаметър 28 мм и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 мм и пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или 28 мм и външен: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с ренгенопрозрачен пръстен.Глава — 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2). Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (без антибиотик).

title: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО КОЛЯННО ПРОТЕЗИРАНЕ С ПОСТЕРИОРНА СТАБИЛИЗАЦИЯ (С ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА)

description: СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО КОЛЯННО ПРОТЕЗИРАНЕ С ПОСТЕРИОРНА СТАБИЛИЗАЦИЯ (С ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА) Феморален компонент — циментен, материал CoCrMo (ISO 5832-4), медио — латерални размери 60, 64, 68, 72, 76 мм, Антеро-постериорни размери: 57, 60, 63, 66, 70 мм. Дълбок улей за пателата, възможност за дълбока флексия — до 155. Инлей, материал UHMWPE (ISO 5834-1+2) — медио — латерални размери — 64мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм; Антеро-постериорни размери — 45, 48, 51, 53, 55 мм и височина 8мм, 10.5мм, 13мм, 15.5мм, 18мм, 20.5мм, 23мм. Фиксирано прикрепяне на инлея към тибиалния компонент. Постериорен стабилизиращ елемент за повишена безопасност от дислокации. Тибиален компонент циментен от материал CoCrMo (ISO 5832-4) с медио-латерален размер: 64, 70, 75, 80, 85 мм, с четири точкова фиксация за намаляване на постериорното износване. Вградена цименто-ограничаваща кутия с височина 1.5 мм за оптимална фиксация на компонента към тибията.

title: Система за интраоперативен пулс-лаваж

description: Система за интраоперативен пулс-лаваж Еднократна система за пулсов лаваж. Продуктът да има ЕС сертификат, а производителят има ISO 13485. Да разполага с с накрайник за спонгеозна кост и накрайник за феморален канал. Собствен източник на енергия. Да осъществява два процеса едновременно — иригация и аспирация.

title: Система за кожно съшиване с метални скоби

description: Система за кожно съшиване с метални скоби Еднократна система за кожно съшиване с метални скоби. Размерна гама и брой съшиващи телчета съгласно изискванията — 35 бр. На 5 бр. се осигурява по 1 устройство за махане на „шевовете“.

title: Ортопедичен операционен сет — тазобедрена или колянна става

description: Ортопедичен операционен сет — тазобедрена или колянна става. Ортопедичен операционен сет за тазобедрена става, включващ еднократни чаршафи и 2 бр. еднократни стерилни хирургични престилки. Сетът да разполага с необходимия стерилен постелъчен материал, така че да отговаря на изискванията към използваната оперативна техника за съответния имплант.

title: СИСТЕМА ЗА МИКСИРАНЕ НА КОСТЕН ЦИМЕНТ

description: СИСТЕМА ЗА МИКСИРАНЕ НА КОСТЕН ЦИМЕНТ Еднократна система за подготовка и миксиране на костен цимент. Продуктът да е медицинско изделие и да има ЕС сертификат, а производителят да има ISO 13485. Да осигурява миксирането на цимента във вакуум и да ограничава изпаренията на ММА смеси. Без необходимост от инсталация. С възможност за миксиране на до 120 г костен цимент.

title: Доставка на медицински изделия — импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

description: Доставка на медицински изделия — импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договор до 28.05.2017 година при периодично извършващи се заявки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия следва да е не по-малък от три месеца от обявения от производителя към датата на доставката.

„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

street: ж.к.Младост 1, ул. Димитър Моллов № 1

„ЮСС Медика“ ООД; ЕИК: 201156292

street: бул. „Цар Борис III“ № 54

„Имплант — Г“ ООД; ЕИК: 175233126

street: ул. „Асеновска“ № 4

street: ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Молов“, бл. 28Б

street: ул. „Христо Белчев“ № 2, ет. 4, офис 5

„Сико — Фарма“ ООД; ЕИК: 040859856

street: ул. „Брегалница“ № 47