name: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД

title: Спонгиозни винтове фи 6,5 – 15-100 мм със стъпка 5 мм

description: Спонгиозни винтове фи 6,5 – 15-100 мм със стъпка 5 мм -  100 броя

title: Аугументи- краниодорзални, леви и десни – размери 14 мм; 24 мм; 34мм; 44 мм

description: Аугументи- краниодорзални, леви и десни – размери 14 мм; 24 мм; 34мм; 44 мм-  5 броя

title: Аугументи- краниални и дорзални, леви и десни – размери 14 мм; 24 мм; 34мм; 44 мм

description: Аугументи- краниални и дорзални, леви и десни – размери 14 мм; 24 мм; 34мм; 44 мм-  5 броя

title: Дълги анкърни стебла - дължина 260-320 мм /диаметър фи 11-22/. Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити

description: Дълги анкърни стебла - дължина 260-320 мм /диаметър фи 11-22/. Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити -  60 броя

title: Анкърни стебла - дължина 200 /диаметър фи 13-22/ . Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити

description: Анкърни стебла - дължина 200 /диаметър фи 13-22/  .  Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити- 10 броя

title: Ацетабуларен полиетиленов инсърт за глава 28 и 32, - стандартен и с 20 градуса дисплазия фи 48; 52; 56; 60; 64;

description: Ацетабуларен полиетиленов инсърт за глава 28 и 32, - стандартен и с 20 градуса дисплазия фи 48; 52; 56; 60; 64; - 20 броя

title: Хумерално циментно стебло за проксимално закрепване при фрактура на проксимален хумерус изработено от материал Ti6, TiAl6V4 алуминиева спав съгласно ISO 5832-3 със следните размери: 6/125мм, 9/125мм, 12/125мм, 9/200мм/ 12/200мм/ с винт в проксималната част и разширяващ механизъм, за сглобяване на стеблото с метафизарната част на раммената протеза и финна настройка на височината.

description: Хумерално циментно стебло за проксимално закрепване при фрактура на проксимален хумерус изработено от материал Ti6, TiAl6V4 алуминиева спав съгласно ISO 5832-3 със следните размери: 6/125мм, 9/125мм, 12/125мм, 9/200мм/ 12/200мм/ с винт в проксималната част и разширяващ механизъм, за сглобяване на стеблото с метафизарната част на раммената протеза и финна настройка на височината. В комлект с винт. Метафизарна хумерална част изработена от титаниево плазма спрей  и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието -  300-500 μm на титаниевото плазма спрей покритие и 20 μm на кациево фосфатното покритие за остеоинтеграция от 6 -10 седмици. Полирани медиални и латерални отвори за съшиваме на туберкулите към метафизарната част. Избор на ретроверзията. Размерна гама -  диаметър в 15,5 мм и 18мм Глава  при фрактура на проксимален хумерус керамична от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), с размери 42мм, 45мм и 48мм. Костен цимент, пластичен (с или без антибиотик) или Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); - 10 броя

title: Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 μm, с грапавина: Ra ≈ 10 μm. Покритие, разположено по цялата повърхност.

description: ББезциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 μm, с грапавина: Ra ≈ 10 μm. Покритие, разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно запазване. Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит” ефект и повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен връх, което намалява негативното влияние върху тъканта. Конус на шийката 12/14, CCD 134º, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера – 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет.Модуларна безциментна капсула с полусферична външна форма, с плоско дъно, с екваториален пресфит, материал Ti6Al4V/TiCP, микропориозно титаниево покритие до 50%, 200μm, назъбена микроструктура, с висока първична стабилност, с размерна гама: 48/E, 50/F, 52/G, 54/H, 56/I, 58/J, 60/J, 62/J, 64/K, 66/K, 68/K, 70/K. Поставяне на до три спонгиозни винта. Трапецовидна, грапава вътрешна контактна повърхност осигуряваща ротационна стабилност и минимално триене на вложката. Керамична вложка за модуларна безциментна капсула, изработена от ZrO2-AI2O3 (20% алуминиев оксид и 80% циркониев оксид).  С размерна гама: 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 36/G, 36/H, 36/I, 36/J, 36/K. Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от ZrO2-AI2O3.-10 броя

title: Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието - 250μm на титаниевото плазма спрей покритие и 20 μm на кациево фосфатното покритие.

description: Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието -  250μm на титаниевото плазма спрей покритие и 20 μm на кациево фосфатното покритие. С тройно трапецовиден дизайн за подобрена първична фиксация. Полиран връх за избягване на дисталната  остеоинтеграция на стеблото и постоперавина болка в дисталната част.Конус на шийката 12/14, материал Ti6Al4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. с размери от 84mm до 118m. Модуларна безциментна капсула с полусферична външна форма, с плоско дъно, с екваториален пресфит, материал Ti6Al4V/TiCP, микропориозно титаниево покритие до 50%, 200μm, назъбена микроструктура, с висока първична стабилност, с размерна гама: 48/E, 50/F, 52/G, 54/H, 56/I, 58/J, 60/J, 62/J, 64/K, 66/K, 68/K, 70/K. Поставяне на до три спонгиозни винта. Трапецовидна, грапава вътрешна контактна повърхност осигуряваща ротационна стабилност и минимално триене на вложката. Вложка за модуларна безциментна капсула, изработена от GUR 1020-E, полиетилен обогатен с витамин Е (VEPE), съдържащ 0,1% алфатокоферол. С размерна гама: 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 32/L, 32/M, 36/G, 36/H, 36/I, 36/J, 36/K, 36/L, 36/M. Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от ZrO2-AI2O3.-10 броя

description: Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието -  250μm на титаниевото плазма спрей покритие и 20 μm на кациево фосфатното покритие. С тройно трапецовиден дизайн за подобрена първична фиксация. Полиран връх за избягване на дисталната  остеоинтеграция на стеблото и постоперавина болка в дисталната част.Конус на шийката 12/14, материал Ti6Al4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. с размери от 84mm до 118m. Модуларна безциментна капсула с полусферична външна форма, с плоско дъно, с екваториален пресфит, материал Ti6Al4V/TiCP, микропориозно титаниево покритие до 50%, 200μm, назъбена микроструктура, с висока първична стабилност, с размерна гама: 48/E, 50/F, 52/G, 54/H, 56/I, 58/J, 60/J, 62/J, 64/K, 66/K, 68/K, 70/K. Поставяне на до три спонгиозни винта. Трапецовидна, грапава вътрешна контактна повърхност осигуряваща ротационна стабилност и минимално триене на вложката. Вложка за модуларна безциментна капсула, изработена от GUR 1020-E, полиетилен обогатен с витамин Е (VEPE), съдържащ 0,1% алфатокоферол. С размерна гама: 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 32/L, 32/M, 36/G, 36/H, 36/I, 36/J, 36/K, 36/L, 36/M. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Размер 36 мм на главата да е изработен от керамика с приоритет на цирконии.-10 броя

description: Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието -  250μm на титаниевото плазма спрей покритие и 20 μm на кациево фосфатното покритие. С тройно трапецовиден дизайн за подобрена първична фиксация. Полиран връх за избягване на дисталната  остеоинтеграция на стеблото и постоперавина болка в дисталната част.Конус на шийката 12/14, материал Ti6Al4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. с размери от 84mm до 118m. Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) със стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал  TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от ZrO2-AI2O3-10 броя

title: Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 μm, с грапавина: Ra ≈ 10 μm.

description: Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 μm, с грапавина: Ra ≈ 10 μm. Покритие, разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно запазване. Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит” ефект и повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен връх, което намалява негативното влияние върху тъканта. Конус на шийката 12/14, CCD 134º, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера – 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет.Модуларна безциментна капсула с полусферична външна форма, с плоско дъно, с екваториален пресфит, материал Ti6Al4V/TiCP, микропориозно титаниево покритие до 50%, 200μm, назъбена микроструктура, с висока първична стабилност, с размерна гама: 48/E, 50/F, 52/G, 54/H, 56/I, 58/J, 60/J, 62/J, 64/K, 66/K, 68/K, 70/K. Поставяне на до три спонгиозни винта. Трапецовидна, грапава вътрешна контактна повърхност осигуряваща ротационна стабилност и минимално триене на вложката. Вложка за модуларна безциментна капсула, изработена от GUR 1020-E, полиетилен обогатен с витамин Е (VEPE), съдържащ 0,1% алфатокоферол. С размерна гама: 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 32/L, 32/M, 36/G, 36/H, 36/I, 36/J, 36/K, 36/L, 36/M. Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от ZrO2-AI2O3-10 броя

title: Биполярна Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и сглобяване в процеса на операцията.

description: Биполярна Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и сглобяване в процеса на операцията. Глава – метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Циментируемо право стебло “Мюлер”,без яка,  инклинация  в проксималната част на гърба на стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника. - 4 броя

title: Система за ендопротезиране на тазобедрената става включваща циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн тип" Мюлер" с удължен офсет на шийката и ацетабуларна компонента с циментна фиксация с увеличена подвижност Бедрена компонента с изцяло полирано стебло от стоманена сплав .

description: Система за ендопротезиране на тазобедрената става включваща циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн  тип" Мюлер" с удължен офсет на шийката и ацетабуларна компонента с циментна фиксация с увеличена подвижност Бедрена компонента с изцяло полирано стебло от стоманена сплав . Бедрена компонента – бедрено стебло ,  Изцяло полирано стебло от стоманена сплав , Без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край, Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт, Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката ) Морзов конус на шийката – 12/14, Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер"  с размер   10,4  , 11 , 11,8 , 12,5 ,13,2 ,13,7 ,14 , 14,53 , 15,01 – проксимална ширина, Материал : Hidroxygent Stainless Steel .Ацетабуларна компонента "шел": - размери  от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм., външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация, вътрешната повърхност е огледално полирана, десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел, материал : CrCoMo сплав. Ацетабуларна компонента "инлей": - форма  ¾  хеми сфера , размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø  22 / 28  мм., с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал : : UHWMPE .Метална глава: - с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ø  22 / 28 , размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.,  произведени от стоманена сплав.-  250 броя

title: Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип " Мюлер" с удължен офсет на шийката и Би-артикуларна глава ,включваща Метална глава , С конус за стебло 12/14 ,Външен диаметър Ф28 , Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.,Произведени от стоманена сплав.

description: Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип " Мюлер"  с удължен  офсет на шийката и Би-артикуларна глава ,включваща Метална глава ,  С конус за стебло 12/14 ,Външен диаметър Ф28 , Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.,Произведени от стоманена сплав  . Ацетабуларна компонента . Биполарна глава, която се състои от:, Външна метална капсула с външни размери от 44 мм до 58 мм ( през 2 мм ). ,Материал : стоманена сплав; Вътрешната полиетиленова вложка с вътрешен диаметър за глава  Ø  28, фабрично импактирана в металната капсула, Материал : UHWMP, Заключващ полиетиленов пръстен,.Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да  е за еднократна употреба.  Бедрена компонента – бедрено стебло,  Изцяло полирано стебло от стоманена сплав, Без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край , Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт, Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката ) ,Морзов конус на шийката – 12/14 ,  Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер"  с размер   10,4  , 11 , 11,8 , 12,5 ,13,2 ,13,7 ,14 , 14,53 , 15,01 – проксимална ширина , Материал : Hidroxygent Stainless Steel -  250 броя

title: Система за циментно ендопротезиране включваща циментно полирано стебло тип "Мюлер" и/или еквивалент с удължен офсет на шийката с възможности за съчетаване с метална глава Ø 28 с конус за стебло 12/14; външен диаметър Ø 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав.

description: Система за циментно ендопротезиране включваща циментно полирано  стебло тип  "Мюлер" и/или еквивалент с удължен офсет на шийката с възможности за съчетаване с метална глава Ø 28  с конус за стебло 12/14; външен диаметър Ø 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. -  20 броя

title: Система за интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна глава, намаляваща фрикцията Ф28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти - Ревизионна глава - Керамична: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ф28; Размери : офсет малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип алумина

description: Система за интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна глава, намаляваща фрикцията Ф28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти - Ревизионна глава - Керамична: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър  Ф28; Размери : офсет малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип  алумина- 20 броя

title: Система за ревизионно циментно ендопротезиране на ацетабулума, съдържаща полиетиленова капсула с антипротрузионна компонента - Ацетабуларна компонента: Полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър Ø 28 и 32мм; Размери от 44 мм до 58 мм (през 2 мм); 10 градусова антилуксационна стреха.

description: Система за ревизионно циментно ендопротезиране на ацетабулума, съдържаща полиетиленова капсула с антипротрузионна компонента - Ацетабуларна компонента: Полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър Ø 28 и 32мм; Размери от 44 мм до 58 мм (през 2 мм); 10 градусова антилуксационна стреха. Към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително. Стрехата се прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и придава по-голяма първична стабилност; Отговаряща за Ø 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата : височина 7 мм и диам. ( външен съотнесен към вътрешен на главата ) : 46 / 32 , 49 / 32 , 51 / 32 и 54 / 32; В екваториалната област да има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав; Четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи; Един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата; Антипротрузионна капсула с циментна фиксация към полиетилена с размери 44 , 49 , 54 , 58;Материал :  UHWMPE, Ti6Al4V.- 20 броя

title: Раменна ендопротеза за първично ендопротезиране - Хумерално стебло - припреснато в проксималния край, заоблено в проксимално - дистална посока, оребрено в дистален край, посредством три антиротационни бразди:

description: Раменна ендопротеза за първично ендопротезиране - Хумерално стебло - припреснато в проксималния край, заоблено в проксимално - дистална посока, оребрено в дистален край, посредством три антиротационни бразди: Проксималната част -  наличие на екранен отвор, позволяващ костна пластика и два малки допълнителни отвора за прикрепване на туберкулумите; Морзов конус на стеблото - притежава индекс система за закрепяне. Тя позволява променлива фиксация на главата , посредством специфично легло и шест жлеба; Размери диаметър спрямо дължина : 6мм х 190мм, 8мм х 190мм, 10мм х 190мм, 12мм х 190мм.; Материал : Ti6Al4V. Модулна хумерална глава. Полусферична глава, притежаваща възможност за позициониране и предно – заден офсет от +/- 5мм., +/- 3мм. или 0мм.,в зависимост от анатомията на пациента: ексцентрична индекс система за закрепяне. Тя позволява променлива фиксация на главата. Притежава шест възможности за позициониране, което редуцира напрежението в ротаторния маншон; .1.Размери : диаметър спрямо височина - 40мм. / 15мм., 44мм. / 17мм., 44мм. / 20мм.,  44мм. / 22мм, 48мм. / 17мм., 48мм. / 20мм., 48мм. / 25мм. Материал : Stainless Steel. Гленоидална полиетиленова вложка. Съответна по форма и дизайн на гленоидалната фоса. Изработена от хай крос линк полиетилен с лагеруваща повърхност от страната на контактната площ с хумаралната глава. Наличие на централен кил, осигуряващ първична стабилност: Размери : площ към височина S – 3мм., S – 4мм., S – 5мм., M – 3мм., M – 4мм., M – 5мм, L – 3мм., L – 4мм., L – 5мм.; Материал : UHMWPE - 20 броя

title: Тотална раменна протеза – възможност за интраоперативен избор (конвертируема система) между анатомична тотална раменна протеза и Reverse „обърната“, kакто и преминаване от тотална анатомична раменна протеза към Reverse, следоперативно - Възможност за хирургът интраоперативно да спазва (създава/възпроизвежда) CCD ъгълът, за целта, фирмата производител предлага стебла с ьгли 132 ° или 140 °

description: Тотална раменна протеза – възможност за интраоперативен избор (конвертируема система) между анатомична тотална раменна протеза и Reverse „обърната“, kакто и преминаване от тотална анатомична раменна протеза към Reverse, следоперативно - Възможност за хирургът интраоперативно да спазва (създава/възпроизвежда) CCD ъгълът, за целта, фирмата производител предлага стебла с ьгли  132 ° или 140 ° ; Aнатомично наподобяване (възпроизвеждане) на биомеханиката на раменната става на пациента – 16 позиции на главата спрямо стеблото:- две позиции на конуса на главата(шийката) към стеблото ( медиален офсет) – „висока“ и „ниска“ - система „телефонна  слушалка“ – 8 позиции, позволяващи медиален и posterior офсет или ексцентрична глава; - анти-ротационни анатомично перфорирани профили („уши“) за по-добра инклинация ; Биконичното стебло в два варианта – циментно Titanium TA6V ELi  и безциментно Titanium TA6V ELi / Titanium 2 и хидроксиапатитно покритие, глава Nitrogen enriched stainless steel M30NW  - високо качество на материалите, спрямо съвременните изисквания за биосъвместимост ; Размери, покриващи 100% от анатомичните особености на раменната става на пациентите ; „Гленоид“ с изпъкнала повърхност за намаляване на компресионните сили върху импланта и възможност за преминаване към Reverse „обърната“ протеза. Глава - офсетов конус от 5 ° 43'30 '' за възпроизвеждане на анатомичното медиално и задно изместване, 5 размера – диаметър / височина. Центрична вложка 8 °, да се използва върху стебло 132 °, за да се коригира CCD ъгъла и да остави пространство от 8 °, в случай, че трябва да се ползва стебло с 140°; Възможност за позициониране във Варусна позиция до ьгъл 140° , което намалява / пердодвратява провисването на крайника и неговата ротация спрямо медиалнта равнина; Предодвратява се рискът за конфликт със скапулата, което мможе да доведе до фрикция на костта, който е особено вероятен в състояние на абдукция. Наличие на хеликоидалния кил, гарантира ефективна фиксация и съхраняване на костната тъкан, което води до първична стабилност при артропластика.- 30 броя

title: Система за ревизионно ендопротезиране с циментна фиксация, включваща стебло тип Мюлер и/или еквивалент - циментно и двойно-мобилна циментна компонента - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ø 22 / 28 , размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм., произведени от стоманена сплав.

description: Система за ревизионно ендопротезиране с циментна фиксация, включваща стебло тип Мюлер и/или еквивалент  - циментно и двойно-мобилна циментна компонента - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ø  22 / 28 , размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.,  произведени от стоманена сплав.Ацетабуларна компонента за циментна фиксация "шел": размери  от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм., външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация, вътрешната повърхност е огледално полирана, десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел, материал : CrCoMo сплав. Ацетабуларна компонента "инлей": форма  ¾  хеми сфера , размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø  22 / 28  мм., с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал : : UHWMPE. Бедрена компонента – бедрено стебло: оребрено стебло от стоманена сплав, специфична яка, осигуряваща стабилното застопоряване и пресирането на цимента, форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока, стандартна полирана шийка с ъгъл 135 градуса, морзов конус на шийката (и/или еквивалент) – 12/14. Стъпаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката, размери на стеблата – 6,25/150, 7,5/150, 10/150, 11,25/150, 12,5/150, 13,75/150, 15/150 формата на стеблото е проектирана, така че да създава компресивни сили в проксимално-дистална векторна посока и да свежда до минимум аксиалните сили, пресиращи циментната мантия, ьгъл на шийката при стандартен тип стебло  135 градуса. Възможност за латерализиран ъгъл в случай на дисплазия - 130 градуса, Материал : stainless  steel M30NW- 250 броя

title: Система за ревизионно интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна компонента с двусферична увеличена подвижност , намаляваща фрикцията, съответсващ на глави с диаметър Ø 28 керамична фабрично импактирана в инлея за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти с безциментна фиксация - Ревизионна ацетабуларна компонента - Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел

description: Система за ревизионно интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна компонента с двусферична увеличена подвижност , намаляваща фрикцията, съответсващ на глави с диаметър  Ø 28 керамична фабрично импактирана в инлея за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти с безциментна фиксация - Ревизионна ацетабуларна компонента - Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел: С външен диаметър от 48 мм до 62 мм (през 2 мм); С 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата; В екваториалната област на медиалния край са от отнети 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край е обособена стреха  + 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край има отбелязани два маркера (релефно), oсигуряващи точното позициониране на импланта; Вътрешната повърхност е огледално полирана; Материал : Ti6Al4V. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей инлей с  фабрично импактирана керамична глава: Форма  ¾  хеми сфера; Размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø  28мм.; С външен диаметър от 48 мм до 62 мм (през 2 мм); Наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата; Повишена еластичност на полиетилена ,благодарение на технологията за импактиране; Материал :  UHWMPE; - 30 броя

title: Система за интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна глава, намаляваща фрикцията Ø 28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти - Ревизионна глава - Керамична: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 28; Размери : офсет малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип алумина

description: Система за интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна глава, намаляваща фрикцията Ø 28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти - Ревизионна глава - Керамична: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър  Ø 28; Размери : офсет малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип  алумина- 20 броя

title: Система за интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна глава Ø 22 / 28/ 32 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти - Ревизионна глава - Метална: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22 / 28 / 32 mm.; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав;

description: Система за интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна глава Ø 22 / 28/ 32  за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти - Ревизионна глава - Метална: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22 / 28 / 32 mm.; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав; - 50 броя

title: Система за ревизионно ендопротезиране на фемуралната компонента на тазобедрена става с механично скъсено стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможност за добавяне на глава за артикулация - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22 / 28 / 32 mm.; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав.

description: Система за ревизионно ендопротезиране на фемуралната компонента на тазобедрена става с механично скъсено стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможност за добавяне на глава за артикулация - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22 / 28 / 32 mm.; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Бедрена компонента – бедрено стебло: с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )за безциментна фиксация; С наличие на яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна) и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт. Ъгъл на шийка 130° / 135 º; Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийкатаи/или еквивалент  – 12/14; Размери на стеблата –   8 размера  оребрени стебла с размери:  120  / 7,5 , 130 / 8 , 140 / 9 ,145 / 9,5 , 150  / 10 , 155 / 10 , 160 / 10,1 , 165 /10,1  ,  – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър; Материал : Ti6Al4- 30 броя

title: Хибридна протеза със стебло с удължен офсет на шийката с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниев плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) с циментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и глава Ø 22/ 28 - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22/ 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав.

description: Хибридна протеза със стебло с удължен офсет на шийката с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниев плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) с циментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и глава Ø 22/ 28 - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22/ 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Aцетабуларна компонента за циментна фиксация"шел": Размери  от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм.; Външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация; Вътрешната повърхност е огледално полирана; Десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел; Материал : CrCoMo сплав. Ацетабуларна компонента "инлей": Форма  ¾  хеми сфера; Размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 22 / 28мм.; С външен диаметър от 44 мм до 60 мм (през 2 мм); Наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата; Материал : : UHWMPE. Бедрена компонента – бедрено стебло: с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) за безциментна фиксация; Без яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна) и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт. Ъгъл на шийка 130° / 135 º; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката (и/или еквивалент) – 12/14; Размери на стеблата –   оребрени стебла с размери  120  / 7,5 , 130 / 8 , 140 / 9 ,145 / 9,5 , 150  / 10 , 155 / 10 , 160 / 10,1 , 165 /10,1   – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър; Материал : Ti6Al4V - 30 броя

title: Циментна протеза с Мюлерово циментно стебло и/или еквивалент с удължен офсет на шийката, включваща циментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.;

description: Циментна протеза с Мюлерово циментно стебло и/или еквивалент с удължен  офсет на шийката, включваща циментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност за циментна фиксация - шел: Размери  от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм.; Външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем; перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация; Вътрешната повърхност е огледално полирана; Десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел; Материал : CrCoMo сплав. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей: Форма  ¾  хеми сфера; Размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 28мм.; С външен диаметър от 44 мм до 66 мм (през 2 мм); Наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата; Материал :  UHWMPE. Бедрена компонента – бедрено стебло: Изцяло полирано стебло от стоманена сплав; Без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); морзов конус на шийката – 12/14; Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер"  с размер 10,4  , 11 , 11,8 , 12,5 ,13,2 ,13,7 ,14 , 14,53 , 15,01 – проксимална ширина; Материал : Hidroxygent Stainless Steel - 50 броя

title: Хибридна протеза включваща циментно полирано стебло тип "Мюлер"и/или еквивалент с удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с фабрично импактирана керамична глава Ø 28 и безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) - Керамична глава

description: Хибридна протеза включваща  циментно полирано  стебло тип "Мюлер"и/или еквивалент с удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с  фабрично импактирана керамична глава Ø 28 и безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) - Керамична глава: С конус за стебло 12/14, преимпактирана в ацетабуларната компонента; Външен диаметър  и Ø 28; Размери : офсет:малък -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип цера. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел: С външен диаметър от 48 мм до 62 мм (през 2 мм); С 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата; В екваториалната област на медиалния край са от отнети 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край е обособена стреха  + 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край има отбелязани два маркера (релефно), осигуряващи точното позициониране на импланта; Вътрешната повърхност е огледално полирана; Материал : Ti6Al4V. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей с  фабрично импактирана керамична глава: Форма  ¾  хеми сфера; Размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 28мм.; С външен диаметър от  48 мм до 62 мм (през 2 мм); Повишена еластичност на полиетилена ,благодарение на технологията за импактиране; материал : UHWMPE. Бедрена компонента – бедрено стебло: Изцяло полирано стебло от стоманена сплав; Без яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна) и овален дистален край; основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката – 12/14 и/или еквивалентна; Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер" и/или еквивалент с размер   10,4  , 11 , 11,8 , 12,5 ,13,2 ,13,7 ,14 , 14,53 , 15,01 – проксимална ширина; Материал: Hidroxygent Stainless Steel; ИМПАКТИРАНАТА КЕРАМИЧНА ГЛАВА Е САМО Ф 28 Ф 22 Е МЕТАЛ - 10 броя

title: Хибридна протеза включваща циментно полирано стебло тип "Мюлер" и/или еквивалент с удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ø 28 и безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия)

description: Хибридна протеза включваща  циментно полирано  стебло тип "Мюлер" и/или еквивалент с удължен офсет на шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ø 28 и безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø  28; Размери: малък -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел: С външен диаметър от 48 мм до 62 мм (през 2 мм); с 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата; В екваториалната област на медиалния край са от отнети 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край е обособена стреха  + 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край има отбелязани два маркера (релефно), осигуряващи точното позициониране на импланта; вътрешната повърхност е огледално полирана; Материал : Ti6Al4V. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей - Форма  ¾  хеми сфера; Размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 28мм.; С външен диаметър от 48 мм до 62 мм (през 2 мм); Наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата; Материал :  UHWMPE. Бедрена компонента – бедрено стебло - Изцяло полирано стебло от стоманена сплав; Без яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна)  и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката (и/или еквивалентна) – 12/14; Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер" и/или еквивалент  с размер   10,4  , 11 , 11,8 , 12,5 ,13,2 ,13,7 ,14 , 14,53 , 15,01 – проксимална ширина; Материал : Hidroxygent Stainless Steel - 30 броя

title: Хибридна протеза включваща циментно полирано стебло тип "Мюлер" и/или еквивалент с удължен офсет на шийката с възможности за съчетаване с метална глава Ø 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия)

description: Хибридна протеза включваща циментно полирано  стебло тип  "Мюлер" и/или еквивалент с удължен офсет на шийката с възможности за съчетаване с метална глава Ø 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) - Метална глава: С конус за стебло 12/14; външен диаметър Ø 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Ацетабуларна компонента: Прес-фит ацетабуларна титаниева капсула; Цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия); Външен диаметър от 46 мм до 64 мм (през 2 мм); наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация; 6 отвора за винтово механично закрепване с  5.5 мм титаниеви спонгиозни винтове; 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация; Материал : Ti6Al4V. Полиетиленова вложка /инлей/ за „прес-фит” ацет. kапсула - Размери от 46 мм до 64 мм (през 2 мм); 10 градусова антилуксационна стреха; Отговаряща за Ø 28 мм бедрена глава; Позволява прес-фит закрепване към металната капсула; Материал : UHMWPE. Бедрена компонента – бедрено стебло - Изцяло полирано стебло от стоманена сплав; Без яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна) и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката (и/или еквивалентна) – 12/14; Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер" и/или еквивалент  с размер 10, 4 , 11, 11, 8, 12,5, 13,2,13,7, 14, 14,53 , 15,01 – проксимална ширина; Материал : Hidroxygent Stainless Steel. Спонгиозни винтове - Диаметър 5,5мм.; Дължини 20,25,30,35,40,45,50,55,60мм.; Цялостна резба; Материал : Ti6Al4V - 20 броя

title: Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) и керамична глава - Керамична глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 28; Размери малък :малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5;

description: Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен  офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) и керамична глава - Керамична глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 28; Размери малък :малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип алумина. Ацетабуларна компонента - Прес-фит ацетабуларна титаниева капсула; Цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия); Външен диаметър от 46 мм до 64 мм ( през 2 мм); Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация; 6 отвора за винтово механично закрепване с  5.5 мм титаниеви спонгиозни винтове; 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация; Материал: Ti6Al4V. Полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. kапсула - Размери от 46 мм до 64 мм (през 2 мм); 10 градусова антилуксационна стреха; Отговаряща за Ø 28 мм бедрена глава; Позволява прес-фит закрепване към металната капсула; Материал : UHMWPE. Бедрена компонента – бедрено стебло - с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )за безциментна фиксация; Без яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна) и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт. Ъгъл на шийка 130° / 135 º; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката – 12/14 и/или еквивалент; Размери на стеблата –   8 размера  оребрени стебла с размери:  120  / 7,5 , 130 / 8 , 140 / 9 ,145 / 9,5 , 150  / 10 , 155 / 10 , 160 / 10,1 , 165 /10,1  ,  – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър; Материал : Ti6Al4V. Спонгиозни винтове - Диаметър 5,5мм.; Дължини 20,25,30,35,40,45,50,55,60мм.; Цялостна резба; Материал : Ti6Al4V - 100 броя

title: Винтове- Титаниеви 5,5 мм

description: Винтове- Титаниеви 5,5 мм - 30 броя

title: Циментен рестриктор

description: Циментен рестриктор - 500 броя

title: Костен цимент среден вискозитет с антибиотик

description: Костен цимент среден вискозитет  с антибиотик  - 500 броя

title: Костен цимент среден или нисък вискозитет

description: Костен цимент среден или нисък вискозитет - 200 броя

title: Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация,с редуцирано износване на полиетилена. Тибиална компонента тип "Мобилна артикулация".

description: Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация,с редуцирано износване на полиетилена. Тибиална компонента тип "Мобилна  артикулация". Титаниева платформа за тибиалното плато с дистален шип - къс и дълъг; Размери на платформата - диаметър : Ф 13,Ф 15,Ф17; Номерация на размерите  -C,D,E,F; G; Полиетиленовата вложка лагерува мобилно в титаниевата платформа; Материал : Co-Cr-Mo сплавТибиална компонента  - полиетиленова вложка - В проксималната си част образува специфичен зъб за заключване на фемуралната компонентаВ дисталната си част притежава полиетиленов шип,кореспондиращ по размери с металния от платформата, Височини на полиетиленовата вложка : 9 мм,11 мм ,13 мм ,15 мм, 17мм, 19 мм; Размери на полиетиленовата вложка : (3,4,5,6); Анатомична повърхност на полиетиленовата вложка,съответстваша на тибиалното плато; Материал : полиетилен UHMWPE. Фемурална компонента - Анатомично повтаряща фемуралните кондили; Лява и дясна; В центъра на компонентата има специфичен отвор ,който артикулира със заключващия зъб на полиетиленовата тибиална вложка; Циментната фемурална част е с гладка повърхност и два проксимални шипа ,съответсващи на медиалния и латералния кондили; Размер на фемуралните компоненти : леви – 3,4,5,6 и десни 3,4,5,6; Материал  :Co-Cr-Mo сплав; Патела - Специфична овална форма ,повтаряща пателата; Латералната повърхност оформя два шипа за по-здрава фиксация; Размери Ф 31,Ф34,Ф37мм; Материал : полиетилен UHMWPE - 20 броя

title: Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн и прес-фит капсула - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ø28, Ø32 и Ø36мм., размери малък : -4мм., среден : 0мм. и издължен +4мм. и двойно издължен : +8мм. и максимален + 10мм.

description: Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн  и прес-фит капсула - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ø28, Ø32 и Ø36мм., размери малък : -4мм.,  среден : 0мм. и издължен +4мм. и двойно издължен : +8мм. и максимален  + 10мм. Размерите се отнасят за шийката под сферичната повърхност на главата, произведени от медицинска стомана ( ISO 5832-9 ), CoCrMo сплав ( ISO 5832-12 ) или с Ti6Al4V сплав ( ISO 5832-3 ). Ацетабуларна компонента: прес-фит ацетабуларна титаниева капсула с цялостна повърхност, без да бъде разцепена от пружиниращи пластини, формиращи нейната лицева площ. Монолитна метална полусфера, с цел по-голяма здравина, цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия), външен диаметър от 44 мм до 68 мм (през 2 мм), наличие в екваториалната област на не по-малко от 30 релефни перпендикулярни  бразди, осигуряващи антиротационна първична стабилност, 3 отвора за винтово механично закрепване с  титаниеви спонгиозни винтове . Отворите да предлагат и винтови капачки, които да ги покриват в случай, че не бъдат използвани винтове.   За улеснение на винтовата фиксация по екваториалния дистален ръб на титаниевата капсула, наличие на 3 релефни индикатора, които съответстват и посочват локацията на отворите за ацетабуларни винтове, титаниеви спонгиозни винтове с диаметър Ф 6,5мм. и дължина от 15 – до 60мм., през 5мм., материал : медицинска стомана ( ISO 5832-9 ), CoCrMo сплав ( ISO 5832-12) или с Ti6Al4V сплав ( ISO 5832-3). Полтиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. kапсула: размери 44 Ø28, 52-54 Ø28, 56-58 Ø28, 60-68 Ø28 ; 46-50 Ø32, 52-54 Ø32, 56-58 Ø32, 60-68 Ø32 ; 52-54 Ø36, 56-58 Ø36, 60-68 Ø36. Всички размери трябва да бъдат, както стандартни инлей, така и дисплазични 10 градуса наличие на стандартна права капсула, повтаряща екватора, но и наличие на капсула с 10 градусова антилуксационна стреха и двата са задължителни, отговаряща за Ø 28, Ø 32 и Ø 36мм. бедрена глава, позволява прес-фит закрепване към металната капсула, материал : ISO 5834-2 UHMWPE. Бедрена компонента – бедрено стебло: с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )за безциментна фиксация, без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край. Четиристранно приплеснато стебло. Всяка стена, от което трябва да бъде набраздена и оребрена за по-добра антиротационна и първична стабилност и остеоинтеграция. Широките стени на стеблото в метафизарния край да бъдат диагонално оребрени с не по-малко от 11 бразди. В дисталната част, наличието на вертикални бразди, не по-малко от 5 на брой. Тесните предно-задни стени също трябва да притежават не по-малко от 3 вертикални канала, а в медиалната си страна проксимално не по-малко от 7 хоризонтални бразди, основата на шийката на стеблото да е странично приплесната с оглед избягване на инпийджмънт, шийка с наклон 135 градуса, както и наличие на стебла с шийка 125 градуса(удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14, размери на стеблата –   9 размера  ( с дължина и офсет не по-малко от 139/38, 145/40, 150/40, 154/41, 159/41, 164/42, 170/43, 180/44, 189/45) и 9 размера за латерализираните стебла със същите дължини, но различен офсет, който не трябва да е  по-малко от 139/43, 145/45, 150/45, 154/46, 159/47, 164/47, 169/49, 180/50, 189/51. Размерите са в милиметри и са ориентировъчни. Кандидатите трябва да представят сходни и не по-малки дължини и офсет, материал : ISO 5832-3 Ti6Al4V TPS и HA покритие, спонгиозни винтове, диаметър 6,5мм., дължини 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60мм., цялостна резба, материал : медицинска стомана ( ISO 5832-9 ), CoCrMo сплав ( ISO 5832-12 ) или с Ti6Al4V сплав ( ISO 5832-3 ). - 60 броя

title: Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката и циментна ацетабуларна компонента с две степени на подвижност между съставящите я елементи - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. копие

description: Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран  тип " Чарнли"  с удължен  офсет на шийката и циментна ацетабуларна компонента с две степени на подвижност между съставящите я елементи - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. Ацетабуларна компонента "шел": размери  от 48 до 60 мм външен диаметър през 2мм., външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация, вътрешната повърхност е огледално полирана, десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел, материал : CrCoMo сплав по ISO 5832-4. Ацетабуларна компонента "инлей": форма  ¾  хеми сфера , размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ф 28мм., с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал : : UHWMPE според ISO 5834-2. Бедрена компонента – бедрено стебло: изцяло полирано стебло от стоманена сплав, специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента, форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката, размери на стеблата – 12  модифициран тип "Чарнли" с размери ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) : 1S2 / 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39 /129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133, формата на стеблото е проектирана, така че да създава компресивни сили в проксимално-дистална векторна посока и да свежда до минимум аксиалните сили, пресиращи циментната мантия, ьгъл на шийката при стандартен тип стебло  130 градуса. Възможност за латерализиран ъгъл в случай на дисплазия - 125 градуса, Материал : stainless  steel M30NW - 100 броя

title: Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката и циментна капсула - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1.

description: Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран  тип " Чарнли"  с удължен  офсет на шийката и циментна капсула - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. Ацетабуларна компонента: полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър 28 мм., размери от 44 мм до 60 мм (през 2 мм), към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително. Стрехата се прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и придава по-голяма първична стабилност, отговаряща за Ø 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата : височина 7 мм и диам. ( външен съотнесен към вътрешен на главата ): 46 / 32 , 49 / 32 , 51 / 32 и 54 / 32, в екваториалната област да има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав,  произведена по спецификациите на ISO 5832-1, четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи, един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата, материал : UHMWPE ISO 5834-2. Бедрена компонента – бедрено стебло - изцяло полирано стебло от стоманена сплав, специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента, форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката Размери на стеблата – 12  модифициран тип "Чарнли" с размери ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) : 1S2 / 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39 /129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133, формата на стеблото е проектирана, така че да създава компресивни сили в проксимално-дистална векторна посока и да свежда до минимум аксиалните сили, пресиращи циментната мантия, ьгъл на шийката при стандартен тип стебло  130 градуса. Възможност за латерализиран ъгъл в случай на дисплазия - 125 градуса, материал : stainless  steel M30NW.  - 100 броя

title: Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло модифициран тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката: метална глава - с конус за стебло 12/14, външен диаметър

description: Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло модифициран тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката: метална глава - с  конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък: -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. Ацетабуларна компонента. Биполарна глава, която да се състои от: външна метална капсула с външни размери от 42 мм до 58 мм ( през 2 мм ), материал : стоманена сплав, произведена според изискванията на ISO 5832-1 за металната капсула, вътрешната полиетиленова вложка с вътрешен диаметър за глава  Ø  28, фабрично импактирана в металната капсула, материал : UHWMPE според ISO 5834-2, заключващ полиетиленов пръстен, биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да  е за еднократна употреба.  Бедрена компонента – бедрено стебло: изцяло полирано стебло от стоманена сплав, специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента, форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката, размери на стеблата – 12  модифициран тип "Чарнли" с размери ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) : 1S2 / 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39 /129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133; формата на стеблото е проектирана, така че да създава компресивни сили в проксимално-дистална векторна посока и да свежда до минимум аксиалните сили, пресиращи циментната мантия, ьгъл на шийката при стандартен тип стебло  130 градуса. Възможност за латерализиран ъгъл в случай на дисплазия - 125 градуса, материал: stainless  steel M30NW  - 100 броя

title: Ревизионна протеза - Безциментен кейдж с кука, без ленти и с 2 ленти /straps/, 45 мм 60 мм, ляв и десен, фи 48, 52, 56, 60, 64. Изработен от чист титаний, асиметрични варианти /ляв и десен/, хемисфер

description: Ревизионна протеза - Безциментен кейдж  с кука, без ленти и с 2 ленти /straps/, 45 мм 60 мм, ляв и десен, фи 48, 52, 56, 60, 64. Изработен от чист титаний, асиметрични варианти /ляв и десен/, хемисферично тяло 3 мм дебелина, напълно заключаща капсула, Ti-VPS покритие на повърхността, осъществяваща контакт с костта, поставяне на винт с възможност за вариабилност до 30 градуса, антеверсия от 15 градуса /ъгълът между кейджа и двойните ленти/, голям отвор в центъра за аугументация на костни дефекти; Титаниева ацетабуларна капсула с ринг и капачка – фи 48; 52; 56; 60; 64 Избор от 6 възможни позиции. Ъгълът може да бъде допълнително увеличен с до 40 градуса. Безциментна фиксация на капсулата в поддържащия кейдж; Ацетабуларен полиетиленов инсърт за глава 28 и 32, фи 48; 52; 56; 60; 64 - стандартен и за дисплазия; Глави фи 32: S (-4), Ш 32 mm, Taper 12/14: L (+4), Ш 32 mm, Taper 12/14; Анкърни стебла - дължина 200 /диаметър фи 13-22/. Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити 6.Заключващи винтове за ленти- 3 броя

title: "Глава Ø 28 mm, метална, Конус 12/14 – размер S (-4), M (0), L (+4),,L1 (+8), L2 (+12),L3 (+16) L4 (+20), Глава Ø 32 mm метална Конус 12/14 - S (-4), M (0), L (+4),,L1 (+8), L2 (+12),L3 (+16) L4 (+20)

description: "Глава Ø 28 mm, метална, Конус 12/14 – размер S (-4), M (0),  L (+4),,L1 (+8), L2 (+12),L3 (+16) L4 (+20),  Глава Ø 32 mm метална Конус 12/14 - S (-4), M (0),  L (+4),,L1 (+8), L2 (+12),L3 (+16) L4 (+20);- 30 броя

title: Ацетабуларна част - Безциментен кейдж с кука, без ленти и с 2 ленти /straps/, 45 мм 60 мм, ляв и десен, фи 48, 52, 56, 60, 64. Изработен от чист титаний, асиметрични варианти /ляв и десен/, хемисфери

description: Ацетабуларна част - Безциментен кейдж  с кука, без ленти и с 2 ленти /straps/, 45 мм 60 мм, ляв и десен, фи 48, 52, 56, 60, 64. Изработен от чист титаний, асиметрични варианти /ляв и десен/, хемисферично тяло 3 мм дебелина, напълно заключаща капсула, Ti-VPS покритие на повърхността, осъществяваща контакт с костта, поставяне на винт с възможност за вариабилност до 30 градуса, антеверсия от 15 градуса /ъгълът между кейджа и двойните ленти/, голям отвор в центъра за аугументация на костни дефекти; - 10 броя

description: Ацетабуларна част - Безциментен кейдж  с кука, без ленти и с 2 ленти /straps/, 45 мм 60 мм, ляв и десен, фи 48, 52, 56, 60, 64. Изработен от чист титаний, асиметрични варианти /ляв и десен/, хемисферично тяло 3 мм дебелина, напълно заключаща капсула, Ti-VPS покритие на повърхността, осъществяваща контакт с костта, поставяне на винт с възможност за вариабилност до 30 градуса, антеверсия от 15 градуса /ъгълът между кейджа и двойните ленти/, голям отвор в центъра за аугументация на костни дефекти; Титаниева ацетабуларна капсула с ринг и капачка – фи 48; 52; 56; 60; 64 Избор от 6 възможни позиции. Ъгълът може да бъде допълнително увеличен с до 40 градуса. Безциментна фиксация на капсулата в поддържащия кейдж; Ацетабуларен полиетиленов инсърт за глава 28 и 32, фи 48; 52; 56; 60; 64 - стандартен и за дисплазия; Глави фи 32: S (-4), Ш 32 mm, Taper 12/14: L (+4), Ш 32 mm, Taper 12/14: M (0), Ш 32 mm, Taper 12/14; Заключващи винтове за ленти- 15 броя

title: Тотална колянна протеза с безциментно закрепване на феморален и тибиален компоненти с или без запазване на кръстна връзка:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR върешно покритие, полирана външ

description: Тотална колянна протеза с безциментно закрепване на феморален и тибиален компоненти с или без запазване на кръстна връзка:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR върешно покритие, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR върешно покритие, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм - 1 брой

title: Тотална колянна протеза с безциментно закрепване на феморален компонент и циментно закрепване на тибиален компонент с или без запазване на кръстна връзка:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR

description: Тотална колянна протеза с безциментно закрепване на феморален компонент и циментно закрепване на тибиален компонент с или без запазване на кръстна връзка:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR въпрешно покритие, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни;Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм.Цимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/ - 2 брой

title: Тотална керамична колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал керамика, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 4 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материалкерамика, полирана горна повърхност, 6 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера

description: Тотална керамична колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал керамика, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 4 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материалкерамика, полирана горна повърхност, 6 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/ - 1 брой

title: Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десн

description: Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни;Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/ -  20 броя

title: Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки: Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, , 5 размера - 50,55,60,65, 70– леви и десни; Тибиален компонент - материал Co2

description: Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване  на кръстните връзки: Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, , 5 размера - 50,55,60,65, 70– леви и десни; Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, 5 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 7 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм. Цимент -среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/Т-  20 броя

title: Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза , механична капсула керамика със стандартна артикулация, керамична глава:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,,

description: Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза , механична капсула керамика със стандартна артикулация, керамична глава:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,, покритие хидроксиапатит,  конус 12/14 mm - 10 размера;  Ацетабуларна чашка -  17 рамера от 38 до 70 мм TiAl6V4 с покритие хидроксиапатит;aцетабуларен инсърт - материал керамика - 4 размера; Керамична феморална глава - конус 12/14 мм, диаметър, 32 - S, M, L, XL -  10 броя

title: Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза , механична капсула със стандартна артикулация, керамична глава:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,, покритие

description: Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза , механична капсула със стандартна артикулация, керамична глава:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,, покритие хидроксиапатит,  конус 12/14 mm - 10 размера; Ацетабуларна чашка -  17 рамера от 38 до 70 мм TiAl6V4 с покритие хидроксиапатит;aцетабуларен инсърт - материал UHMW-PE стандартен и с 10 градуса дисплазия; Керамична феморална глава - конус 12/14 мм, диаметър, 32 - S, M, L, XL-  15 броя

title: Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза , механична капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,, покритие хидроксиапатит,

description: Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза , механична капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,, покритие хидроксиапатит,  конус 12/14 mm - 10 размера; Ацетабуларна чашка -  17 рамера от 38 до 70 мм TiAl6V4 с покритие хидроксиапатит;aцетабуларен инсърт - материал UHMW-PE стандартен и с 10 градуса дисплазия;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър  28мм - размери - 0, 3, +4, +8, +12 -  10 броя

title: Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи, полиетиленов инсърт, керамична глава Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr ко

description: Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи,  полиетиленов инсърт, керамична глава Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr конус 12/14 mm, 6 размера -  7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15;Ацетабуларна чашка -  17 рамера от 38 до 70 мм TiAl6V4 с покритие хидроксиапатит;aцетабуларен инсърт - материал UHMW-PE стандартен и с 10 градуса дисплазия;;Керамична феморална глава - конус 12/14 мм, диаметър, 32 - S, M, L, XL - 5 броя

title: Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза с конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr конус 12/14 mm

description: Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза  с конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr конус 12/14 mm, 6 размера -  7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15;Ацетабуларна чашка -  17 рамера от 38 до 70 мм TiAl6V4 с покритие хидроксиапатит;aцетабуларен инсърт - материал UHMW-PE стандартен и с 10 градуса дисплазия;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър  28мм - размери - 0, 3, +4, +8, +12 - 5 броя

title: Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза с конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,, пок

description: Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза  с конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb,, покритие хидроксиапатит,  конус 12/14 mm - 10 размераАцетабуларна чашка фи 32 мм -  външен диаметър от 42 до 60  мм през 2 мм; материал материал UHMW-PE, ;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър  28мм - размери - 0, 3, +4, +8, +12 - 5 броя

title: Двуполюсна тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана със стандартна артикулация Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr конус 12/14 mm, 6 размера - 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15; .Ацетабуларна чашка фи 32 мм - външен диаметър от 42 до 60 мм през 2 мм; материал материал UHMW-PE,

description: Двуполюсна тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана със стандартна артикулация Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr конус 12/14 mm, 6 размера -  7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15; .Ацетабуларна чашка фи 32 мм - външен диаметър от 42 до 60  мм през 2 мм; материал материал UHMW-PE, ;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър  28мм - размери - 0, 3, +4, +8, +12- 30 броя

title: Еднополюсна биартикуларна тазобедрена ендопротеза със стебло с циментово закрепване. Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr конус 12/14 mm, 6 размера - 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75

description: Еднополюсна биартикуларна тазобедрена ендопротеза със стебло с циментово закрепване. Бедрено стебло с циментно закрепване, материал SS или CoCr конус 12/14 mm, 6 размера -  7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15; .Биартикуларна глава -  външен диаметър - от 38 до 60 мм през 2 мм; материал CoCr, UHMW-PE; вътрешен диаметър  28мм. Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър  28мм - размери - 0, 3, +4, +8, +12 - 20 броя

description: Хумерално циментно стебло за проксимално закрепване при фрактура на проксимален хумерус изработено от материал Ti6, TiAl6V4 алуминиева спав съгласно ISO 5832-3 със следните размери: 6/125мм, 9/125мм, 12/125мм, 9/200мм/ 12/200мм/ с винт в проксималната част и разширяващ механизъм, за сглобяване на стеблото с метафизарната част на раммената протеза и финна настройка на височината. В комлект с винт. Метафизарна хумерална част тип Fracture Inverse  изработена от CoCrMo съгласно ISO5832-4, с размери 39+0; 39+3; 42+0; 42+3; с титаниево плазма спрей  и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Полирани медиални и латерални отвори. Гленоидна част Metaglene с два Пег-а, изработена от TiAl6V4 титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP) съгласно ISO5832-3 с 2 отвора за компресивни винтове и 1 отвор за заключваш винт. Гленосфера изработена от материал UHMWPE (ISO 5834-1+2),1.4441, TiAl6V4,  с размери 36мм, 39мм и 42мм. С винт за фиксация в гленоидната част. Винт Inverse компресивен за гленоидна част Мetalgene  изработен от TiAl6V4  с диаметър 4,5мм и дължина 18мм, 22мм, 26мм, 30мм, 34мм, 38мм. Винт Inverse заключващ изработен от TiAl6V4 с диаметър 4.0мм и дължина 24мм, 30мм, 36мм, 42мм, 48мм. Костен цимент, пластичен (с или без антибиотик) или Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик);  - 10 броя

title: Феморален компонент - циментен, материал CoCrMo (ISO 5832-4), медио - латерални размери 60, 64, 68, 72, 76 мм , Антеро-постериорни размери: 57, 60 , 63, 66, 70 мм.

description: Феморален компонент - циментен, материал CoCrMo (ISO 5832-4), медио - латерални размери 60, 64, 68, 72, 76 мм , Антеро-постериорни размери: 57, 60 , 63, 66, 70 мм. Дълбок улей за пателата, възможност за дълбока флексия – до 155º. Инлей, материал UHMWPE (ISO 5834-1+2) – медио - латерални размери - 64мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм; Антеро-постериорни размери – 45, 48, 51, 53, 55 мм и височина 8мм, 10.5мм, 13мм, 15.5мм, 18мм, 20.5мм, 23мм. Фиксирано прикрепяне на инлея към тибиалния компонент. Постериорен стабилизиращ елемент за повишена безопасност от дислокации. Тибиален компонент циментен от материал CoCrMo (ISO 5832-4) с медио-латерален размер: 64, 70, 75, 80, 85 мм, с четири точкова фиксация за намаляване на постериорното износване. Вградена цименто-ограничаваща кутия с височина 1.5 мм за оптимална фиксация на компонента към тибията - 10 броя

title: Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Деб

description: Безциментно анатомично късо извито стебло с титаниево плазма спрей и калциево фосфатно покритие (TPS,CaP). Дебелина на покритието -  250μm на титаниевото плазма спрей покритие и 20 μm на кациево фосфатното покритие. С тройно трапецовиден дизайн за подобрена първична фиксация. Полиран връх за избягване на дисталната  остеоинтеграция на стеблото и постоперавина болка в дисталната част.Конус на шийката 12/14, материал Ti6Al4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. с размери от 84mm до 118m. Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал  TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Размер 36 мм на главата да е изработен от керамика с приоритет на цирконии.-10 броя

title: Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина

description: Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 μm, с грапавина: Ra ≈ 10 μm. Покритие, разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно запазване. Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит” ефект и повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен връх, което намалява негативното влияние върху тъканта. Конус на шийката 12/14, CCD 134º, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера – 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет.Модуларна безциментна капсула с полусферична външна форма, с плоско дъно, с екваториален пресфит, материал Ti6Al4V/TiCP, микропориозно титаниево покритие до 50%, 200μm, назъбена микроструктура, с висока първична стабилност, с размерна гама: 48/E, 50/F, 52/G, 54/H, 56/I, 58/J, 60/J, 62/J, 64/K, 66/K, 68/K, 70/K. Поставяне на до три спонгиозни винта. Трапецовидна, грапава вътрешна контактна повърхност осигуряваща ротационна стабилност и минимално триене на вложката. Вложка за модуларна безциментна капсула, изработена от GUR 1020-E, полиетилен обогатен с витамин Е (VEPE), съдържащ 0,1% алфатокоферол. С размерна гама: 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 32/L, 32/M, 36/G, 36/H, 36/I, 36/J, 36/K, 36/L, 36/M. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Размер 36 мм на главата да е изработен от керамика с приоритет на цирконии.-10 броя

description: Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 μm, с грапавина: Ra ≈ 10 μm. Покритие, разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно запазване. Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит” ефект и повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен връх, което намалява негативното влияние върху тъканта. Конус на шийката 12/14, CCD 134º, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера – 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет.Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) със стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал  TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава – керамична, 36 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, изработена от ZrO2-AI2O3  -10 броя

description: Безциментно стебло с плазма-спрей хидроксиапатитно покритие (Ca5(OH)(PO4)3), съгласно ISO 13779:2000. Дебелина на покритието - 150 +/– 50 μm, с грапавина: Ra ≈ 10 μm. Покритие, разположено по цялата повърхност. Анатомично стебло, позволяващо максимално трохантерно запазване. Наличие на проксимална оребрена структура, която осигурява подобрен „прес-фит” ефект и повишена остеоинтеграционна способност и отлична проксимална фиксация. Стеснен и заоблен връх, което намалява негативното влияние върху тъканта. Конус на шийката 12/14, CCD 134º, материал Ti6A4V (ISO 5832-3) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Наличие на 2 XS размера – 7 и 8, със скъсена дължина на шийката и по-малък офсет.Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал  TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта.Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Размер 36 мм на главата да е изработен от керамика с приоритет на цирконии - 10 броя

title: Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/1

description: Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14 Циментируемо право стебло “Мюлер”,без яка,  инклинация  в проксималната част на гърба на стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника. - 5 броя

title: Циментируемо право стебло “Мюлер”, без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен

description: Циментируемо право стебло “Мюлер”, без яка,  инклинация  в проксималната част на гърба на стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула безциментна, пресфит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизиране с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал  TiCP (ISO 5832-2) с рамерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титаниевото поктитие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.-  5 броя

title: Циментируемо право стебло “Мюлер”, без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина

description: Циментируемо право стебло “Мюлер”, без яка,  инклинация  в проксималната част на гърба на стеблото от 12º до 20º към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, CCDº 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула циментна– вътрешен диаметър 28 мм или 32 мм и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 мм и пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или 28 мм и външен: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с ренгенопрозрачен пръстен. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника. -  20 броя

title: Система за ревизионно ендопротезиране на фемуралната компонента на тазобедрена става с механично скъсено стебло и удължен офсет на шийката

description: Система за ревизионно ендопротезиране на фемуралната компонента на тазобедрена става с механично скъсено стебло и удължен офсет на шийката - Фемурална компонента – бедрено стебло; с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )за безциментна фиксация; Без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт. Ъгъл на шийка 130° / 135 º; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката – 12/14; Размери на стеблата –   8 размера  оребрени стебла с размери:  120  / 7,5 , 130 / 8 , 140 / 9 ,145 / 9,5 , 150  / 10 , 155 / 10 , 160 / 10,1 , 165 /10,1  ,  – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър; Материал : Ti6Al4V- 20 броя

title: Комплект за раменно циментно ендопротезиране, подобряващ фиксацията на хумералната компонента, както и възможност за осигуряване на адхезия при тазобедрено ендопротезиране с циментни стави

description: Комплект за раменно циментно ендопротезиране, подобряващ фиксацията на хумералната компонента, както и възможност за осигуряване на адхезия при тазобедрено ендопротезиране с циментни стави - Гамата хирургични фиксатори се предлага в 2 категории: хирургичен цимент без антибиотик; хирургичен цимент с антибиотик. Хирургичен цимент -  акрилни фиксатори, образувани от течен компонент (мономер) и прахообразен компонент (полимер); радиопрозрачни (бариев сулфат). Антибиотикът, използван в антибиотичния фиксатор е гентамицин сулфат (1 g / доза).- 30 броя

title: Система за ревизионно антилуксационно ендопротезиране, способстващо увеличване първичната стабилност на артикулиращите компоненти и увеличаващо джъмпинг дистанс

description: Система за ревизионно антилуксационно ендопротезиране, способстващо увеличване първичната стабилност на артикулиращите компоненти и увеличаващо джъмпинг дистанс - Ацетабуларна компонента: полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър 28 / 32  мм., размери от 44 мм до 60 мм (през 2 мм), към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително. Стрехата се прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и придава по-голяма първична стабилност, отговаряща за Ø 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата : височина 7 мм и диам. ( външен съотнесен към вътрешен на главата ): 46 / 32 , 49 / 32 , 51 / 32 и 54 / 32, в екваториалната област да има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав,  четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи, един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата, материал : UHMWPE - 15 броя

title: Система за ревизионно интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна компонента с двусферична циментна увеличена подвижност , намаляваща фрикцията Ø 22 / 28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти с циментна фиксация и предпазваща от протрузия капсула с механична фиксация

description: Система за ревизионно интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна компонента с двусферична циментна увеличена подвижност , намаляваща фрикцията Ø 22 / 28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти с циментна фиксация и предпазваща от протрузия капсула с механична фиксация - Ревизионна ацетабуларна компонента за циментна фиксация "шел": размери  от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм., външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация, вътрешната повърхност е огледално полирана, десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел, материал : CrCoMo сплав. Ацетабуларна компонента "инлей": форма  ¾  хеми сфера , размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 22 / 28 mm., с външен диаметър от 44 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал : : UHWMPE. Антипротузионна капсула с механична фиксация: ацетабуларен усилващ ринг ляв и десен , циментно закрепване с яка , която е разположена латерално и 3 отвора  на яката за винтова фиксация към задната стена на ацетабулума, с винтове ф 6.5 мм . По периферията на кейджа са разположени още 10 отвора за по-добра фиксация с витнове ф 6.5 . Материал - медицинска стомана с титаниев плазма спрей . Размери на кейджа ляв и десен - 44 , 49 , 54 , 58 . Без включени винтове. Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър  Ø 22 / 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм. Произведени от стоманена сплав - 80 броя

title: Система за ревизионно интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна компонента с двусферична увеличена подвижност , намаляваща фрикцията, размер на вътрешната кухина Ø 22 / 28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти с циментна фиксация - Ревизионна ацетабуларна компонента за циментна фиксация "шел": размери от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм.

description: Система за ревизионно интраартикуларно ендопротезиране, включваща ревизионна компонента с двусферична увеличена подвижност , намаляваща фрикцията, размер на вътрешната кухина Ø 22 / 28 за интермедиация между фемуралната и ацетабуларната компоненти с циментна фиксация - Ревизионна ацетабуларна компонента за циментна фиксация "шел": размери  от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм., външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация, вътрешната повърхност е огледално полирана, десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел, материал : CrCoMo сплав. Ацетабуларна компонента "инлей": форма  ¾  хеми сфера , размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 22 / 28мм., с външен диаметър от 44 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал : : UHWMPE - 60 броя

title: Система за ревизионно ендопротезиране на фемуралната компонента на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможност за добавяне на глава за артикулация - Метална глава:

description: Система за ревизионно ендопротезиране на фемуралната компонента на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката, с възможност за добавяне на глава за артикулация -  Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22 / 28 / 32 mm.; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Бедрена компонента - Моно блок и яка; Ъгъл на шийка 130°; Диаметър на диафизарната компонента спрямо дължината на стеблото 12 / 200 / 250  / 300 до  16 / 250 през 2мм.; Дължина на шийката спрямо стеблото от  всеки изброен диаметър S1 / 12 / 39 / 200 , S2 / 12 / 39 / 250 , S3 / 12 / 47 / 300 , R1 / 14 / 39 / 200 , R2 / 14 / 39 / 250 , G1 / 16 / 47 / 200 , G2 / 16 / 47 / 250; С  2 до 4 отвора, за дистално заключване с винтове Ф5,5; Конус на шийка 12/14; Цялостно покритие с титаниев плазма спрей и хидроксиапатит; Материал : Ti6Al4V- 20 броя

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и двойно-мобилна компонента с безциментна фиксация с фабрично импактирана керамична глава

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло   (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация и двойно-мобилна компонента с безциментна фиксация с фабрично импактирана керамична глава - Керамична глава: С конус за стебло 12/14, преимпактирана в ацетабуларната компонента; Външен диаметър и Ø 28; Размери : офсет:малък -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип цера. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел: С външен диаметър от 46 мм до 64 мм ( през 2 мм ); С 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата; В екваториалната област на медиалния край са от отнети 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край е обособена стреха  + 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край има отбелязани два маркера (релефно), осигуряващи точното позициониране на импланта;  Вътрешната повърхност е огледално полирана; Материал : Ti6Al4V. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей  с  фабрично импактирана керамична глава - Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей с  фабрично импактирана керамична глава; Форма  ¾  хеми сфера; Размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 28мм.; С външен диаметър от 48 мм до 60 мм Ф28(през 2 мм); Повишена еластичност на полиетилена ,благодарение на технологията за преимпактиране; Материал :  UHWMPE. Ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка, моно блок и (възможност за замяна на същото стебло с еднакъв дизайн, но с безциментна фиксация - T6Al4V сплав,плазма титаниев спрей и хидроксиапатитни кристали за финалното покритие) - Моно блок и яка; Ъгъл на шийка 130°; Диаметър на диафизарната компонента съотнесен към дължина на стеблото  S1 / 12 / 39 / 200 , S2 / 12 / 47 /250; Дължина на шийката спрямо стеблото S1 / 12 / 39 / 200 , S2 / 12 / 47 /250; С конус на шийка 12/14; Материал : T6Al4V - 20 броя

title: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с двойно-мобилна компонента с циментна фиксация а и глава Ø 22 / 28

description: Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло   (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с двойно-мобилна компонента с циментна фиксация а и глава Ø 22 / 28 - Метална глава - С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 22 /28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Ацетабуларна компонента за циментна фиксация"шел": Размери  от 44 до 60 мм външен диаметър през 2мм.; Външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация; Вътрешната повърхност е огледално полирана; Десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел; Материал : CrCoMo сплав. Ацетабуларна компонента "инлей": Форма  ¾  хеми сфера; азмер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 22 / 28мм.; С външен диаметър от 44 мм до 60 мм (през 2 мм); Наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата; Материал : : UHWMPE. Ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка, моно блок и (възможност за замяна на същото стебло с еднакъв дизайн, но с безциментна фиксация - T6Al4V сплав,плазма титаниев спрей и хидроксиапатитни кристали за финалното покритие) - Моно блок и яка; Ъгъл на шийка 130°; диаметър на диафизарната компонента съотнесен към дължина на стеблото  S1 / 12 / 39 / 200 , S2 / 12 / 47 /250; дължина на шийката спрямо стеблото S1 / 12 / 39 / 200 , S2 / 12 / 47 /250; С конус на шийка 12/14; Материал : T6Al4V - 40 броя

title: Хибридна протеза със стебло с удължен офсет на шийката с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниев плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) с лепена капсула и глава Ø 28 с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава

description: Хибридна протеза със стебло с удължен офсет на шийката с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниев плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) с лепена капсула и глава Ø 28  с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава - Метална глава: С конус за стебло 12/14; Външен диаметър Ø 28; Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.; Произведени от стоманена сплав. Ацетабуларна компонента: Полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър Ø 28 мм; Размери от 44 мм до 58 мм (през 2 мм); 10 градусова антилуксационна стреха. Към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително. Стрехата се прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и придава по-голяма първична стабилност; Отговаряща за Ø 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата : височина 7 мм и диам. ( външен съотнесен към вътрешен на главата ) : 46 / 32 , 49 / 32 , 51 / 32 и 54 / 32; В екваториалната област да има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав; Четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи; Един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата; Материал: UHMWPE. Ацетабуларна компонента. Биполарна глава, която да се състои от: Външна метална капсула с външни размери от 42 мм до 58 мм (през 2 мм); Материал : стоманена сплав; Вътрешната полиетиленова вложка с вътрешен диаметър за глава Ø 28; Фабрично импактирана в металната капсула; Материал : UHWMPE;Заключващ полиетиленов пръстен; Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да  е за еднократна употреба. Бедрена компонента – бедрено стебло; С цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )за безциментна фиксация; Без яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна) и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт. Ъгъл на шийка 130° / 135 ºИздължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката (и/или еквивалентна) – 12/14; rазмери на стеблата –   оребрени стебла с размери  120  / 7,5 , 130 / 8 , 140 / 9 ,145 / 9,5 , 150  / 10 , 155 / 10 , 160 / 10,1 , 165 /10,1   – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър; Материал : Ti6Al4V- 60 броя

title: Безциментна протеза с оребрено стебло с удължен офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) и фабрично импактирана керамична глава в инлея

description: Безциментна протеза с оребрено стебло  с удължен  офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула,  с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) и  фабрично импактирана керамична глава в инлея - Керамична глава: С конус за стебло 12/14, импактирана в ацетабуларната компонента; Външен диаметър Ø 28; Размери :  малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5; Произведени от керамика тип цера. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел:  с външен диаметър от 46 мм до 60 мм (през 2 мм); С 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата; В екваториалната област на медиалния край са от отнети 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край е обособена стреха  + 5мм. спрямо хеми сфера; В екваториалната област в латералния край има отбелязани два маркера (релефно); Осигуряващи точното позициониране на импланта. Вътрешната повърхност е огледално полирана; Материал : Ti6Al4V. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей с  фабрично импактирана керамична глава: Форма  ¾  хеми сфера; Размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ø 28мм.; С външен диаметър от  48 мм до 60 мм(през 2 мм); Повишена еластичност на полиетилена ,благодарение на технологията за преимпактиране; Материал :  UHWMPE. Бедрена компонента – бедрено стебло: бедрено стебло с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия )за безциментна фиксация; Без яка, с типичната Мюлерова форма (и/или еквивалентна) и овален дистален край; Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт. Ъгъл на шийка 130° / 135 º; Издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката); Морзов конус на шийката – 12/14 и/или еквивалент; размери на стеблата -  оребрени стебла с размери  120  / 7,5 , 130 / 8 , 140 / 9 ,145 / 9,5 , 150  / 10 , 155 / 10 , 160 / 10,1 , 165 /10,1  – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър; Материал : Ti6Al4V - 20 броя

title: Безциментна протеза с оребрено стебло с удължен офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) и фабрично импактирана керамична глава в полиетиленовия инлей - Ацетабуларна компонента с двойна подвижност

description: Безциментна протеза с оребрено стебло  с удължен  офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула,  с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) и фабрично импактирана керамична глава в полиетиленовия инлей - Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел: с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), с 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата, в екваториалната област на медиалния край са от отнети 5мм. спрямо хеми сфера, в екваториалната област в латералния край е обособена стреха  + 5мм. спрямо хеми сфера, в екваториалната област в латералния край има отбелязани два маркера (релефно), осигуряващи точното позициониране на импланта, вътрешната повърхност е огледално полирана, материал : Ti6Al4V. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей: форма  ¾  хеми сфера, фабрично импактирана керамична глава ф 28 с три размера съответстващи на S, M, L, с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал :  UHWMPE според ISO 5834-2. Бедрена компонента – бедрено стебло: бедрено стебло с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия) за безциментна фиксация, ьгъл на шийката 130°, без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край, основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14, размери на стеблата -  оребрени стебла с размери  120  / 7,5 , 130 / 8 , 140 / 9 ,145 / 9,5 , 150  / 10 , 155 / 10 , 160 / 10,1 , 165 /10,1  – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър, материал : Ti6Al4V- 150 броя

title: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД – Част Първа

description: Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД (част първа)  по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя.Процедурата обхваща 78 броя обособени позиции. Офертите могат да се подават:- за цялата процедура- за една или повече обособени позицииУчастникът подава само една оферта, съгласно условията, посочени в документацията за участие. Предлаганите медицински изделия и консумативи следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

street: ДИМИТЪР МОЛЛОВ №1

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

street: ж.к."Младост" 1 бл.28Б, ул. "Димитър Моллов"