name: ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Ν. ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

title: Κρυοαποθηκευτικές διατάξεις: Δεξαμενή αποθήκευσης κυττάρων υγρού αζώτου

description: 1. Γενικά ελάχιστα στοιχεία:Κατ΄ελάχιστο:• Να πρόκειται για δοχείο συντήρησης κρυοσωληναρίων σε κουτιά σε υγρό άζωτο.• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 6.000 κρυο-σωληναρίων των 2 ml.• Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 180 lt υγρού αζώτου.• Να διαθέτει μόνωση κενού που ελαχιστοποιεί την εξάτμιση και μειώνει ελαχιστοποιεί τα έξοδα λειτουργίας.• Ο χρόνος στατικής συντήρησης (static holding time) να είναι τουλάχιστον 185 ημέρες.• Η διάμετρος του ανοίγματος του δοχείου να είναι τουλάχιστον 20 cm.• Να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος του καπακιού.• Να περιλαμβάνει 6 rack από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλα για την τοποθέτηση τουλάχιστον 10 κουτιών των 100 θέσεων το καθένα.• Οι διαστάσεις του δοχείου να είναι μέγιστο 70 Χ 100cm (διάμετρος Χ ύψος) και το βάρος του λιγότερο από 80 κιλά.• Να προσφέρεται με εξάρτημα παρακολούθησης του επιπέδου πλήρωσης σε υγρό άζωτο (LN2).• Να προσφέρεται με τροχήλατη βάση για εύκολη μετακίνηση.• Να υπάρχουν διαθέσιμα εξαρτήματα όπως: τροχήλατο μεταφοράς, ειδική λαβίδα ανάκτησης δειγμάτων κ.λ.π.• Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ1. Το σύστημα να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που θα υποδειχθούν.2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους για τα διάφορα εξαρτήματα και τριών (3) ετών για τη δεξαμενή. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001.• Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά EN ISO-9001:2008, EN ISO-13485:2003+AC:2007 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Εξοπλισμός και παρελκόμενα διαχωρισμού στερεής και υγράς φάσης: Κεφαλές υπερφυγοκέντρου

description: Η ζητούμενη κεφαλή φυγοκέντρησης να είναι σταθερής γωνίας (fixed-angle), με γωνία τοποθέτησης των σωληναρίων 24ο ως προς τον άξονα της κεφαλής.2. Να είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο για μέγιστη αντοχή.3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της να είναι τουλάχιστον 70.000 στροφές το λεπτό, ή μεγαλύτερη.4. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται σε αυτή να είναι τουλάχιστο 450.000xG ή μεγαλύτερη.5. Ο μέγιστος όγκος που να μπορεί να δεχθεί να είναι τουλάχιστον 160 ml.6. Να διαθέτει δώδεκα (12) θέσεις υποδοχής σωληναρίων υπερφυγοκέντρου.7. Να έχει τιμή του παράγοντα k-factor 36 ή μικρότερη.8. Η κεφαλή να είναι συμβατή με τις υπερφυγοκέντρους Optima L-90K και Optima L8-80M της Beckman Coulter, τις οποίες διαθέτει το Iνστιτούτο Βιοεπιστημών και Eφαρμογών.9. Να δέχεται μεγάλη ποικιλία σωληναρίων υπερφυγοκέντρησης, όπως πλαστικά σωληνάρια ανοιχτού τύπου, σωληνάρια που σφραγίζουν (για μεγαλύτερη ασφάλεια και για την επίτευξη υψηλών στροφών), πλαστικών μπουκαλιών κ.α.10. Να συνοδευεται από το επίσημο ενημερωτικό υλικό ορθής χρήσης και συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας.11. Να αποσταλεί στο εργαστήριο του Ινστιτούτου με ευθύνη του προμηθευτή.ΟΜΑΔΑ Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Β’1. Η ζητούμενη κεφαλή φυγοκέντρησης να είναι τύπου swinging-bucket.2. Να είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο για μέγιστη αντοχή.3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της να είναι τουλάχιστον 40.000 στροφές το λεπτό, ή μεγαλύτερη.4. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται σε αυτή να είναι τουλάχιστο 285.000xG ή μεγαλύτερη.5. Ο μέγιστος όγκος που να μπορεί να δεχθεί να είναι τουλάχιστον 84ml.6. Να διαθέτει έξι (6) θέσεις υποδοχής σωληναρίων υπερφυγοκέντρου.7. Να έχει τιμή του παράγοντα k-factor 137 ή μικρότερη.8. Η κεφαλή να είναι συμβατή με τις υπερφυγοκέντρους Optima L-90K και Optima L8-80M της Beckman Coulter, τις οποίες διαθέτει το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών9. Να δέχεται μεγάλη ποικιλία σωληναρίων υπερφυγοκέντρησης, όπως πλαστικά σωληνάρια ανοιχτού τύπου, και σωληνάρια που σφραγίζουν (για μεγαλύτερη ασφάλεια και για την επιτευξη υψηλών στροφών).10. Να συνοδευεται από το επίσημο ενημερωτικό υλικό ορθής χρήσης και συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας.11. Να αποσταλεί στο εργαστήριο του Ινστιτούτου με ευθύνη του προμηθευτήΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών και για τις 2 κεφαλές.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές

title: Εξοπλισμός και παρελκόμενα διαχωρισμού στερεής και υγράς φάσης: Φυγόκεντρος μεγάλων όγκων

description: Η φυγόκεντρος θα πρέπει να παρέχεται με τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να είναι ψηφιακή επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος μέγιστης ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρησης 4x750ml καθώς και 20 μικροπλακών τουλάχιστον.2. Να επιτυγχάνει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 22.130g και 14.000rpm.3. Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση κεφαλής και σύστημα ανίχνευσης ανισοφορτωμένων δειγμάτων.4. Να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη τουλάχιστον 90 προγραμμάτων και να περιέχει κομβία ταχείας ανάκλησης προγραμμάτων.5. Να έχει τουλάχιστον 10 βαθμίδες επιτάχυνσης και 10 βαθμίδες επιβράδυνσης για την προστασία των ευαίσθητων δειγμάτων.6. Να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον από -10oC έως + 40oC7. Να διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία στο θάλαμο ακόμα και μετά το τέλος της φυγοκέντρησης.8. Το ύψος της με ανοικτό καπάκι να μην υπερβαίνει τα 100 cm9. Οι διαστάσεις της βάσης να μην υπερβαίνουν τα 80cm × 70cm10. Να έχει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης μετά από το λιγότερο 8 ώρες αχρησίας για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του συμπιεστή.11. Να έχει σύστημα προγραμματιζόμενης αυτόματης έναρξης πρόψυξης την καθορισμένη ώρα και ημέρα χωρίς παρέμβαση του χρήστη.12. Τα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία να μην ξεπερνούν τα 60dBa.13. Nα διαθέτει επιλογή σύντομης φυγοκέντρησης (quickspin) με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλλά και επιλογή συνεχούς λειτουργίας.14. Κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης να επιτρέπει τη τροποποίηση της ταχύτητας, του χρόνου, της θερμοκρασίας καθώς και των βαθμίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.15. Να διατίθενται προς επιλογή κεφαλές φυγοκέντρησης με προστασία από βιοεπιμόλυνση. Η πιστοποίηση να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΩΝΗ φυγόκεντρος θα πρέπει να παρέχεται πλήρης και έτοιμη για λειτουργία περιλαμβάνοντας τουλάχιστον 3 κεφαλές με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Μία (1) αρθρωτή κεφαλή χωρητικότητας έως 4x500ml με δυνατότητα μικτής φόρτωσης ταυτοχρόνως σωληναρίων και μικροπλακών, η οποία να επιτυγχάνει ταχύτητα τουλάχιστον 3.200 g και 4.000 rpm, κατασκευαστής να εγγυάται την καλή λειτουργία της αρθρωτής κεφαλής για τουλάχιστον 100.000 κύκλους φυγοκέντρησης. Όλοι οι αντάπτορες, τα δοχεία και τα καπάκια της αρθρωτής κεφαλής να είναι αποστειρώσιμα. H αρθρωτή κεφαλή να έχει τη δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 4 φλασκών τύπου Τ25και να συνοδεύεται από αντίστοιχους υποδοχείς για: a. 48 x 15mlfalcontubes, b. 20 x 50mlfalcontubes, c. 40 x 1.5/2mltubes, d. 16 x 96/384-wellmicroplates, e. 4 xdeepwellplates, f. 8 xcellcultureplates, g. 4 xfiltrationplates.2. Mία (1) γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 6 x 250ml φιαλών, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 15.000 g και 10.000 rpm με καπάκι βιοασφάλειας. Η πιστοποίηση να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή. Η κεφαλή να δέχεται και να συνοδεύεται από υποδοχείς για 24 x 15ml κωνικά σωληνάρια και 6 x 50ml κωνικά σωληνάρια.3. Μία γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 30 σωληναρίων των 1.5/2.0ml, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 20.500g και 13,500rpm, με καπάκι βιοασφαλείας. Η πιστοποίηση βιοασφάλειας να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή.Η γωνιακή κεφαλή να συνοδεύεται από 30 αντάπτορες για σωληνάρια PCR 0.2ml.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.• Να βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη.• Η φυγόκεντρος να πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας κατά τα πρότυπα EN 61010-1 και EN 378-2.• Ο προσφέρων να προσκομίζει ισχύουσα - κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού - εξουσιοδότηση του κατασκευαστή για την διάθεσή και υποστήριξη των προϊόντων του στην Ελλάδα

title: Σύστημα ανίχνευσης φθορισμού για εφαρμογές multiplex

description: Το σύστημα θα πρέπει:1. Να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την γρήγορη και μεγάλης ακριβείας ποσοτικοποίηση πολλαπλών βιοδεικτών σε μια μεγάλη ποικιλία δειγμάτων.2. Να μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον 50 δοκιμές ταυτόχρονα.3. Να διαθέτει σχεδιασμό που βασίζεται στην τεχνολογία απεικόνισης με κάμερα CCD (διάταξη σύζευξης φορτίου) και να εκτελεί ανοσοανιχνεύσεις χρησιμοποιώντας μαγνητικά σφαιρίδια4. Να μπορεί να αναλύσει σε 60 λεπτά το αργότερο, τουλάχιστον 50 βιοδείκτες ανά βοθρίο ενός ενός τρυβλίου 96 βοθρίων, χρησιμοποιώντας το πολύ 25 μl δείγματος και αργότερο σε 60 min.5. Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει αρκετά και όχι λιγότερο από 100 panels ποσοτικοποίησης πολλαπλών βιοδεικτών τα οποία θα μπορούν να κάνουν χρήση των μαγνητικών σφαιριδίων και να είναι διαθέσιμα για το σύστημα. Ιδιαίτερα όσον αφορά αναλύσεις κυτταρικής σηματοδότησης να διατίθενται τουλάχιστον οι ακόλουθοι βιοδείκτες: 4E‐BP1 (Thr37/46), 4E‐BP1 (total), Akt/PKB (Ser473), Akt/PKB (total), Akt1 (Ser473), Akt1 (total),Akt2 (Ser474), Akt2 (total), Akt3 (Ser472), Akt3 (total), ATF2 (Thr71), ATR (total), BAD (Ser112), BAD (total), BAX (total), Bcl‐2 (Ser70), Bcl‐2 (total), Bcl‐xL/BAD (interaction), Bcl‐xL (total), β‐Tubulin (total), Blk (Tyr389), BIM, Caspase 3 (Active), Caspase 8 (Active, total), Caspase 9 (Active, total), CD3Ɛ (pan Tyr), Chk1 (Ser345), Chk2 (Thr68), c‐Jun (Ser73), c‐Kit (pan Tyr), c‐Met/HGFR (pan Tyr), c‐Myc (total), CREB (Ser133), CREB (total), eIF2a (Ser51), eIF‐4B (Ser422), eIF‐4E (Ser209), eIF‐4G (Ser1108), ErbB1/EGFR (pan Tyr), ErbB2/HER2 (pan Tyr), ErbB3/HER3 (pan Tyr), ErbB4/HER4 (pan Tyr), Erk/MAPK 1/2 (Thr185/Tyr187), Erk/MAPK 1/2 (total), FADD (Ser194), FGFR1 (pan Tyr), Fgr (Tyr412), Flt3 (pan Tyr), Fyn (Tyr420), GAPDH (total), GSK3α (Ser21), GSK3α (total), GSK3β (Ser9), GSK3β (total), H2A.X (Ser139), Hck (Tyr411), HSP27 (Ser78), IGF1R (pan Tyr), IGF1R (Tyr1135/1136), IGF1R (total), IR (pan Tyr), IR (Tyr1162/1163), IR (total), IRS1 (Ser636), IRS1 (total), IκBα (Ser32), Iκκα/β (Ser177/181), JNK/SAPK1 (Thr183/Tyr185), JNK/SAPK1 (total), LAT (pan Tyr), Lck (pan Tyr), Lck (Tyr394), Lyn (Tyr397), Mcl‐1/BIM (interaction), Mcl‐1 (total), MDM2 (total), MEK1 (Ser222), MSCFR (pan Tyr), MSK1 (Ser212), mTOR (Ser2448), mTOR (total), NFκB (Ser536), NFκB (total), NOXA/Mcl‐1 (interaction), p21 (total), p38/SAPK2A/B (Thr180/Tyr182), p38/SAPK2A/B (total), p53 (Ser15), p53 (Ser46), p70S6 Kinase (Th389/412), p70S6 Kinase (total), PARP, Cleaved (total), PDGFRα (pan Tyr), PDGFRβ (pan Tyr), PTEN (Ser380), PTEN (total), RPS6 (Ser235/236), RPS6 (total), SMAD2 (Ser465/467), SMAD3 (Ser423/425), SMAD4 (total), Src (Tyr419), STAT1 (Tyr701), STAT1 (total), STAT2 (Tyr690), STAT3 (Tyr705), STAT3 (Ser727), STAT3 (total), STAT5A/B (Tyr694/699), STAT5A/B (total), STAT6 (Tyr641), Syk (pan Tyr), TGFβRII (total), TIE1 (pan Tyr), TIE2 (pan Tyr), TNFR1 (total), TSC2 (Ser939), TSC2 (total), VEGFR1/Flt‐1 (pan Tyr), VEGFR2/KDR/Flk‐1 (pan Tyr), VEGFR3/Flt‐4 (pan Tyr), Yes (Tyr421), ZAP‐70 (pan Tyr), όπου τα αμινοξέα εντός παρενθέσεως αντιστοιχούν σε θέσεις φωσφορυλίωσης.6. Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία λειτουργικού συστήματος xMAP® και να παρέχεται με λογισμικό ανάλυσης πολλαπλών δεικτών (Multiplex Assays Analysis Software).7. Να μετακινείται εύκολα από πάγκο σε πάγκο και από εργαστήριο σε εργαστήριο.Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς τους παράγοντες:A.ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ• Πρόσληψη όγκου δείγματος: Το περισσότερο ±5 %• Ταξινόμηση των μικροσφαιριδίων μεγαλύτερη ή ίση του 80 %• Εσφαλμένη ταξινόμηση μικροσφαιριδίων μικρότερη ή ίση του2%.• Να δύναται να διαχωρίσει έως τουλάχιστον 50 μοναδικά xMAP μικροσφαιρίδια σε ένα δείγμα.• Έλεγχος θερμοκρασίας: το περισσότερο ±1oC από τον στόχο.• Να δύναται να αφαιρέσει αυτόματα το θόρυβο εκπομπής φθορισμού στα 590 nm λόγω του υγρού περιβάλλοντος (solublebackground) από τις τιμές έντασης φθορισμού του δείγματος.

title: Ενιαίο αυτοματοποιημένο σύστημα χειρισμού υγρών (compact automated pipetting system)

description: ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ• Το σύστημα θα πρέπει να είναι ρομποτικής τεχνολογίας ανοικτής αρχιτεκτονικής κατάλληλο για εφαρμογές χειρισμού υγρών δειγμάτων, PCRSetup και μικροβιολογίας, ενώ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναβαθμιζόμενο μελλοντικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τεχνικές όπως DNAextraction, ELISA κλπ.• Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει ικανότητα εκτέλεσης και πρωτοκόλλων πιπεταρίσματος υγρών δειγμάτων έτσι ώστε να διευκολύνονται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες χειρισμού δειγμάτων από το εργαστήριο.• Να διαθέτει επιφάνεια εργασίας απολύτως ελεύθερη έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει τους κατάλληλους φορείς, στατώ και περιέκτες της απολύτου επιλογής του ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε φορά και να ορίσει τις θέσεις τους ελεύθερα μέσω του λογισμικού του συστήματος.• Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης συριγγών διαφορετικών χωρητικοτήτων τουλάχιστον στο εύρος όγκων από 50 μέχρι και 5.000 μL.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΕπιπροσθέτως το σύστημα θα πρέπει,• Να έχει δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον δύο ειδών ρυγχών για πιπετάρισμα αντιδραστηρίων: (i) για επαναχρησιμοποιούμενα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από teflon, κατάλληλα για τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες χρήσεις χωρίς πρόβλημα και (ii) για μιας χρήσεως πλαστικά με ή χωρίς φίλτρο, όγκων 10, 200μl και 1.000μl. Όλα τα μεγέθη ρυγχών να δύναται να εφαρμόζονται στο ίδιο ρύγχος.• Να διαθέτει βραχίονα πιπεταρίσματος υγρών δειγμάτων τουλάχιστον οκτώ (8) ρυγχών με ικανότητα κίνησης κατά τους τρεις άξονες (x, y, και z) στην επιφάνεια εργασίας του ρομποτικού συστήματος, ελεγχόμενος πλήρως από το λογισμικό του συστήματος.• Να χρησιμοποιεί τιπς μιας χρήσεως και να έχει τη δυνατότητα και ταυτόχρονου πιπεταρίσματος σε μικρόπλακες των 96 και 384 βοθρίων αλλά και ικανότητα πιπεταρίσματος και αναρρόφησης διαλυμάτων από δοκιμαστικούς σωλήνες μεγάλου μήκους.• Να διαθέτει την ικανότητα μελλοντικής εγκατάστασης ρομποτικού βραχίονα με τουλάχιστον ένα (1) ρύγχος και με ικανότητα κίνησης κατά τους τρεις άξονες (x, y, και z) στην επιφάνεια εργασίας του ρομποτικού συστήματος, ελεγχόμενος πλήρως από το λογισμικό του συστήματος.3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΤα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφουν τις απαιτήσεις λειτουργίας ως προς τη διαχείριση υγρών δειγμάτων εντός του εργαστηρίου:• Οι ρομποτικοί βραχίονες που τοποθετούνται στο όργανο θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μέγιστης διαδρομής κίνησης: μέχρι και τουλάχιστο 65 cm στον άξονα των x (διαμήκης άξονας), μέχρι και τουλάχιστο 25 cm στον άξονα y (εγκάρσιος άξονας) και τουλάχιστον 20 cm στον άξονα z (κατακόρυφος άξονας).• Η αναλυτική ικανότητα (resolution) για την κίνηση σε κάθε έναν από τους τρείς άξονες x, y και z είναι ίση με λιγότερο ή ίσο από 0,1mm.• Η επαναληψιμότητα τοποθέτησης του βραχίονα (positioningrepeatability) να είναι τουλάχιστον ίση ή καλύτερη από +0,15 mm και για τους δύο άξονες (x,y) του επιπέδου.• Να διαθέτει ενσωματωμένους ανιχνευτές που ελέγχουν την καλή εφαρμογή των tips συνεχώς, κατά την διάρκεια του πιπεταρίσματος και της κίνησης του βραχίονα.• Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης της ύπαρξης υγρού (liquiddetection) και μικρών όγκων τουλάχιστον ίσους με 50 μL.• Να διαθέτει ακρίβεια πιπεταρίσματος (precision) ίση ή καλύτερη από 0,5 % όταν εγχύεται όγκος 100 μL.• Να διαθέτει δυνατότητα έγχυσης όγκων από 2μL έως και 1.000μL τουλάχιστον.• Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής του αναβάθμισης έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του να ενσωματώσει ρομποτικό βραχίονα μεταφοράς μικροπλακών με ικανότητα κίνησης και στους τρεις άξονες (x,y,z) και ικανότητα περιστροφής (pivoting) σε εύρος 270 μοιρών. Ο βραχίονας θα πρέπει να είναι ικανός να μετακινήσει ασκώντας ρυθμιζόμενη πίεση οποιοδήποτε αντικείμενο με διαστάσεις ίσες με τις εξωτερικές διαστάσεις μιας μικροπλάκας. Ο βραχίονας θα πρέπει να μπορεί να μετακινήσει αυτόματα μικροπλάκες σε φωτόμετρο και πλυστικό ELISA

title: Σύστημα ανάλυσης πηκτών

description: 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΤο σύστημα ανάλυσης πηκτών αγαρόζης για τη σήμανση DNA/RNA μορίων με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).2. Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:• Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον 16.0 megapixels, με δυνατότητα μεγέθυνσης τουλάχιστον 5x (Optical Zoom), ανάλυση (Pixel Resolution) τουλάχιστον 4600x3400, εστιακό μήκος (Focal Length) 5.0 (W) - 25.0 (T) mm (ισοδύναμο για 35mm film: 28140mm), διάφραγμα f/2.8 (W) -f/6.9 (T), και κάρτα μνήμης SD τουλάχιστον 4 GB.• Σκοτεινό θάλαμο, κατά προτίμηση κωνικό με λαβές, για εύκολη μετακίνηση και πρόσθιο παράθυρο με προστασία από την UV ακτινοβολία για παρατήρηση των πηκτών (UVblockingviewerwindow).• Φίλτρο για EtBr 570-640 nm τοποθετημένο σε σταθερή θέση εσωτερικά του κώνου, με δυνατότητα αφαίρεσής του από τον χρήστη και δυνατότητα προαιρετικής τοποθέτησης άλλων φίλτρων για εναλλακτικές φθορίζουσες χρωστικές.• Έγχρωμο εκτυπωτή ανάλυσης τουλάχιστον 300x 300, για εκτύπωση διαστάσεων 4’’ x 6’’, συνοδευόμενο από αναλώσιμο για τουλάχιστον 100 εκτυπώσεις.• Κλειδαριά ασφάλισης φωτογραφικής μηχανής πάνω στο κώνο.• Πηγή φωτισμού υπό μορφή τράπεζας διέλευσης υπεριώδους ακτινοβολίας (UVtransilluminator) με διαστάσεις φίλτρου τουλάχιστον 20x25cm, με λάμπες UV τουλάχιστον 8Watt, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με μήκος κύματος 302 nm, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της UV ακτινοβολίας και με αφαιρούμενο προστατευτικό κάλυμα (UVblockingcover).2.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤο σύστημα θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:1. Δυνατότητα προεπισκόπησης των πηκτών μέσω της οθόνης της φωτογραφικής μηχανής.2. Δυνατότητα αποθήκευσης των φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης της κάμερας, αλλά και μεταφοράς τους σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB.3. Να συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικό λογισμικό για ανάλυση των λήψεων, μετά την μεταφορά τους σε Η/Υ.4. Να διαθέτει εύχρηστο και ευέλικτο λογισμικό για τη ρύθμιση της κάμερας και τη λήψη της εικόνας, την επεξεργασία και ανάλυσή της.5. Να είναι δυνατή -μέσω του λογισμικού- η live προεπισκόπηση της πηκτής.6. Nα παρέχεται δυνατότητα χρήσης προκαθορισμένων από το χειριστή ρυθμίσεων για τη λήψη της εικόνας (defaultsettings).7. Να παρέχεται δυνατότητα αυτόματης έκθεσης των σημείων της εικόνας που είναι υπερφωτισμένα (Over-saturationwarningdisplay) ώστε να γίνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ρυθμίσεις πριν την λήψη της εικόνας.8. Να προσφέρεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της εικόνας με ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης, τη χρήση ψευδοχρωμάτων, τη μείωση του θορύβου κ.α.9. Να παρέχεται δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας με την προσθήκη σχολίων ή άλλων εργαλείων επισήμανσης όπως γραμμές, βέλη κ.α.10. Το λογισμικό να διαθέτει α) δυνατότητα καταγραφής του ιστορικού των εικόνων και εξαγωγής αυτών υπό μορφή αναφορών (reportgeneration&historytracking), β) λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης ζωνών και μπαντών, γ) δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης ή τροποποίησης ζωνών και μπαντών καθώς και βελτιστοποίηση των παραμέτρων ανίχνευσής των, δ) δυνατότητα αφαίρεσης background με διάφορες μεθόδους, ε) δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού μοριακού βάρους, ποσοτικοποίησης και υπολογισμού RFvalues, σχεδιασμού δενδρογράμματος, αυτόματης μέτρησης αποικιών, στ) δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε προγράμματα τύπου excel ή csv, ζ) λειτουργία ιστογράμματος και η) να μπορεί να εγκατασταθεί σε απεριόριστο αριθμό υπολογιστών χωρίς επιπλέον άδειες χρήσης και να είναι συμβατό με MicrosoftWindows 7, 8 ή 10 (32-bit ή 64-bit).11. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα standards: ΕΝ 61010-1-2001.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ • Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.

title: Εξοπλισμός διάρρηξης κυττάρων: Ομογενοποιητής υπερήχων

description: 1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΟ ομογενοποιητής υπερήχων θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να διαθέτει ισχύ τουλάχιστον 200W.2. Να έχει την ικανότητα ρύθμισης της ισχύος από 20 % - 100 %, σε βήματα του 1 %.3. Να έχει την ικανότητα ρύθμισης του παλμού από 10 % -100 %, σε βήματα του 0.1sec.4. Η συχνότητα λειτουργίας του να είναι στα 26 kHz.5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής.6. Να έχει την ικανότητα αυτόματης βαθμονόμησης.7. Να έχει την ικανότητα αυτόματης ρύθμισης της συχνότητας.8. Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας με ένδειξη σε oC όσο και F, από -50oC έως 200oC.9. Να διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη από 0,1sec έως 99 ημέρες και λειτουργία αυτόματου τερματισμού μόλις επιτευχθεί η τελική εισροή ισχύος (Ws, Wh, kWh).10. Να έχει την ικανότητα λειτουργίας καταγραφής δεδομένων του εύρους, της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας σε εσωτερική κάρτα μνήμης σειριακής θύρας.11. Να έχει την ικανότητα ανάγνωσης πληροφοριών και σφαλμάτων στην οθόνη της συσκευής.12. Η συσκευή να διαθέτει Ethernet θύρα για την σύνδεση της με ηλεκτρονικό υπολογιστή, και τον απομακρυσμένο έλεγχο της, μέσω δικτύου.13. Να έχει την δυνατότητα υποδοχής ρυγχών, από τιτάνιο, διαμέτρων από 1 έως 40mm για χρήση σε διάφορους όγκους δειγμάτων από 2 mL έως τουλάχιστον 1.000 ml.14. Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συστήματος ροής για συνεχόμενη χρήση.15. Να υπάρχει η δυνατότητα εγκλεισμού σε προστατευτικό ηχομονωτικό θάλαμο, παρεχόμενο από την ίδια εταιρεία με στηρίγματα για την τοποθέτηση της συσκευής και του δείγματος.16. Η συσκευή να είναι κατασκευής από ειδικό αντιβακτηριδιακό πλαστικό περίβλημα.17. Το βάρος της να μην ξεπερνάει τα 1.500 g.18. Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς, στηρίγματα για την τοποθέτηση της συσκευής και του δείγματος, ηχώδιο διαμέτρου 2mm και ηχώδιο διαμέτρου 7mm.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗi. Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’. ii. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.iii. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές, πρέπει να καλύπτονται και να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.• Η Ανάδοχος εταιρεία και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

title: Εξοπλισμός κλιβανισμού: Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης

description: ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟ προς προμήθεια κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει:• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος και μηχανικής αντοχής, DIN 1.4301.• Το εσωτερικό του θαλάμου εργασίας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, DIN 1.4301, σε ενιαίο φύλλο με βαθιά εξέλαση που να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και προστασία των αντιστάσεων από υγρά.• Να φέρει οπή εξαερισμού ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέσω πλήκτρου από το εμπρόσθιο μέρος του κλιβάνου. Να επιτρέπει την απαγωγή τυχόν υγρασίας κατά το στέγνωμα υγρών αντικειμένων, ταχύτερη ψύξη και εναλλαγή του εσωτερικού αέρος.• Η θερμοκρασία στο θάλαμο εργασίας να ρυθμίζεται από τουλάχιστον+5oC από το περιβάλλον έως τουλάχιστον τους 300oC.• Η επιλογή της θερμοκρασίας λειτουργίας (setpoint) να γίνεται με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1οC) έως τους 100oC και με ακρίβεια 0,5oC από τους 100oC και άνω.• Η ένδειξη της θερμοκρασίας λειτουργίας να είναι ψηφιακή με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1oC).2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ• Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα και κλείνει αεροστεγώς με διπλό λάστιχο και διπλό μηχανισμό μανδάλωσης πάνω και κάτω.• Η μόνωση, όσο και ο ολοσχερής διαχωρισμός του θαλάμου από τα τοιχώματα να εξασφαλίζει ότι το εξωτερικό του κλιβάνου θα παραμείνει ψυχρό κατά τη λειτουργία.• Οι αντιστάσεις να είναι ενσωματωμένες σε όλο το εσωτερικό τοίχωμα του κλιβάνου, εντός διαμορφωμένων αυλακών που παράλληλα εξυπηρετούν ως στηρίγματα των ραφιών. Να εξασφαλίζεται μεγίστη ισοκατανομή θερμοκρασίας.• Να φέρει ηλεκτρονικό controllerPID για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με ενσωματωμένο αυτοδιαγνωστικό σύστημα για γρήγορη αναγνώριση του λάθους. Επιπλέον, να φέρει ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη (1 λεπτού - 99 ημέρες), η θερμοκρασία να σταματά μετά τον προεπιλεγμένο χρόνο λειτουργίας.3.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝα φέρει πίνακα αφής για προγραμματισμό όλων των λειτουργιών με έγχρωμη απεικόνιση σε οθόνη TFTμε διαθέσιμες παράμετρους: Θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα, άνοιγμα οπής εξαγωγής αέρα,χρόνος προγραμματισμού.• Να φέρει υψηλών προδιαγραφών θερμοστοιχείο Pt 100, ClassA.• Να έχει λογισμικό για την ανάγνωση, προγραμματισμό και οργάνωση των δεδομένων της υγρασίας, με Ethernetinterface, USBstick με λογισμικό• AtmoCONTROL να διατίθεται κατ’ επιλογήν.• Να φέρει InterfaceEthernet στο πίσω μέρος της συσκευής για την ανάγνωση του πρωτοκόλλου λειτουργίας και για την σύνδεση σε δίκτυο.ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ• Να έχει διπλή προστασία από υπερθέρμανση: Ηλεκτρονική παρουσίαση και καταγραφή της θερμοκρασίας με ελεύθερη ρύθμιση της και μηχανικό ρυθμιστή ορίου TB σύμφωνο με το DIN 12 880.• Να έχει ψηφιακή οθόνη (LED) της πραγματικής και της προκαθορισμένης θερμοκρασίας καθώς και υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.• Να παρέχει διπλή προστασία από υπερθέρμανση:1. Μετά από λάθος του PID controller ή του αισθητηρίου Pt 100 σταματά (διακόπτεται) η λειτουργία των αντιστάσεων όταν η θερμοκρασία υπερβεί το προκαθορισμένο σημείο κατά (10oC).2. Καθορισμένος περιορισμός της θερμοκρασίας (ΤΒ) σταματά η λειτουργία των αντιστάσεων μόλις η θερμοκρασία περάσει τη μέγιστη θερμοκρασία του κλιβάνου.ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ• Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50HZ.• Το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει προδιαγραφές CEE για 400V.ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών καθώς και υποστήριξη σε Service και ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.

title: Εξοπλισμός κλιβανισμού: Επωαστήρας κυττάρων παρουσία CO2

description: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΟ προς προμήθεια επωαστικός κλίβανος CO2 να είναι σχεδιασμένος με βάση τα υψηλότερα πρότυπα για ακριβή έλεγχο και εύκολη λειτουργία.Πιο συγκεκριμένα:• Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων και διαστάσεων εσωτερικών τουλάχιστον 600x800*500 (ΠxΥxB), εξωτερικών το περισσότερο 800x1200x700 και βάρους το περισσότερο 120 kg.• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος και μηχανικής αντοχής, τύπου τουλάχιστον DIN 1.4301.• Να συνοδεύεται από 2 ανοξείδωτα διάτρητα ράφια με δυνατότητα να δεχθεί έως 12, καθώς επίσης και ένα δίσκο (tray) για τη συγκέντρωση συμπυκνωμάτων.• Να λειτουργεί με τάση 220V/50HZ.• Επιπροσθέτως, το εσωτερικό του θαλάμου εργασίας του να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας τουλάχιστον DIN 1.4301, Για την επίτευξη των επιθυμητών θερμοκρασιών λειτουργίας ο κλίβανος θα πρέπει να λειτουργεί με την τεχνολογία κλειστού χιτωνίου αέρος (air-jacket). Επιπλέον μέσα στον θάλαμο να παρέχεται η δυνατότητα βεβιασμένης κυκλοφορίας του αέρα μέσω ανεμιστήρα, εξασφαλίζοντας ταχεία επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του CO2.• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο πρωτόκολλο αυτόματης αποστείρωσης τουλάχιστον στους +160οC επί 1 ώρα (χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνεται ο αισθητήρας CO2).• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει διπλή πόρτα. Μία εξωτερική, ανοξείδωτη διπλού τοιχώματος με μαγνητικό κλείσιμο και στεγανωτικό λάστιχο και μια εσωτερική γυάλινη θερμαινόμενη για να αποφεύγεται η συμπύκνωση, με στεγανωτικό λάστιχο.• Η εξωτερική πόρτα να είναι θερμαινόμενη (με ενσωματωμένες αντιστάσεις) για την επίτευξη βέλτιστης ομοιομορφίας θερμοκρασίας και αποφυγή συμπυκνωμάτων υγρασίας στην εσωτερική γυάλινη πόρτα.• Ο κλίβανος θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς από μικροεπεξεργαστή και οθόνη παρουσίασης ρυθμίσεων, για τον έλεγχο και προγραμματισμό της θερμοκρασίας, υγρασίας, και του CO2• Η ρύθμιση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του μικροεπεξεργαστή με τουλάχιστον ένα (1) θερμοστοιχείο Pt 100 και ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης.• Ο κλίβανος θα πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία από τουλάχιστον +20οC μέχρι τουλάχιστον +50οC, και να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αποστείρωσης στους τουλάχιστον +180οC.• Επιπροσθέτως ο κλίβανος θα πρέπει, να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του χώρου επώασης. Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει πολλαπλή προστασία από υπερθέρμανση με ακουστικό και οπτικό alarm, ως ακολούθως:• a. Ξεχωριστό ρυθμιστή (ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή) για την προστασία από υπερθέρμανση με ψηφιακή ένδειξη - απεικόνιση για την τοποθέτηση υψηλού και χαμηλού ορίου θερμοκρασίας,• b. Επιπρόσθετο σύστημα (Λειτουργία Αυτόματης Ασφάλειας ASF)• c. Καθορισμένο περιορισμό της θερμοκρασίας (TB), Class 1 προστασία, oοποίος να σταματά τη λειτουργία των αντιστάσεων μόλις η θερμοκρασία περάσει τη μέγιστη θερμοκρασία του κλιβάνου.• d. Οπτικό-ακουστικό συναγερμό όταν η θερμοκρασία αποκλίνει από το προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείας.• Η συγκέντρωση του CO2 να ρυθμίζεται και να ελέγχεται ηλεκτρονικά με ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης και να απεικονίζεται ψηφιακά από 0-20 %, σε βήματα του 0,1 % βήματα υψηλής ακρίβειας. Το σύστημα μετρήσεως του CO2 να παρέχεται με ανιχνευτή υπερύθρων υψηλής ακριβείας και να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Τόσο η επιθυμητή όσο και η πραγματική περιεκτικότητα CO2 να απεικονίζονται ψηφιακά.• Η παροχή CO2 να ελέγχεται συνεχώς μέσω ηλεκτροβαλβίδος, η οποία διακόπτει την παροχή όταν ανοίξει η γυάλινη πόρτα.• Περιοχή ρύθμισης του να είναι από 0 %-20 % με επέκταση.• Η σχετική υγρασία, RH, να επιτυγχάνεταιαπό νερό που τοποθετείται σε δίσκο υγρασίας, στη βάση του θαλάμου και να απεικονίζεται ψηφιακά σε % RH με εύρος λειτουργίας από τουλάχιστον 40 % έως τουλάχιστον 95 %.

title: Εργαστηριακό σύστημα παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας

description: 1. Γενικά ελάχιστα στοιχεία:Η συσκευή θα πρέπει:1. Να παράγει Υπερκάθαρο νερό τύπου Ι και τύπου ΙΙΙ απ’ ευθείας από το νερό δικτύου.2. Να διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής 10l/h για το νερό τύπου ΙΙΙ.3. Το παραγόμενο νερό τύπου Ι να είναι σύμφωνο με όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας για το νερό τύπου Ι: ASTM, CLSI, CAP, και ISO.4. Το παραγόμενο νερό τύπου Ι να είναι κατάλληλο για κινητή φάση Υγρής Χρωματογραφίας καθώς επίσης και για προετοιμασία δειγμάτων GC, HPLC, AA, ICP-MS και μοριακή βιολογία.5. Η ειδική αντίσταση του νερού τύπου Ι να είναι 18.2 ΜΩ. cm στους 250C.6. Να παράγει νερό με ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) σε συγκέντρωση κατώτερη των 5 ppb.7. Να παράγει νερό με βακτήρια σε συγκέντρωση κατώτερη των 0.1 cfu / ml (με τελικό φίλτρο μεμβράνης 0,22 μm).8. Να παράγει νερό με σωματίδια (μεγέθους άνω των 0,22 μm) σε συγκέντρωση κατώτερη του ενός σωματιδίου ανά ml.9. Να δύναται να παρέχει υπερκάθαρο νερό τύπου Ι με ταχύτητα τουλάχιστον 2,0 L / min μετά το τελικό φίλτρο.10. Να διαθέτει λυχνία υπεριώδους διπλού μήκους κύματος (185/254nm).11. Να συνοδεύεται από απομακρυσμένο διανομέα, ο οποίος να διαθέτει οθόνη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ποιότητα του νερού καθώς και για τη κατάσταση του συστήματος.12. Ο απομακρυσμένος διανομέας να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από το σύστημα επεξεργασίας νερού.13. Να διαθέτει λειτουργία προγραμματιζόμενης παράδοσης όγκου. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να μπορεί να βαθμονομείται από το χρήστη.14. Να συνοδεύεται από εξωτερική δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων, με αισθητήρα στάθμης και φίλτρο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά και λυχνία UV ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου νερού από πιθανές επιμολύνσεις.15. Να συνοδεύεται από προφίλτρο τύπου stand με ενδείξεις εισερχόμενης και εξερχόμενης πίεσης ελεύθερου διαρροών και επιπλέον τέσσερεις ανταλλακτικές ρητίνες κατάλληλες για τουλάχιστον ένα (1) έτος απρόσκοπτης λειτουργίας.16. Οι ρητίνες να είναι κατάλληλες για μείωση της σκληρότητας, ιόντων, οργανικών και σωματιδίων.17. Να διαθέτει λειτουργία ωριαίας ανακυκλοφορίας, ώστε να μην αναπτύσεται μικροβιακό φορτίο εντός των σωληνώσεων, να διασφαλίζεται ότι το παραγόμενο νερό είναι εντός των ζητούμενων προδιαγραφών και να μεγιστοποιείται ο χρόνος ζωής των αναλωσίμων.18. Να διαθέτει οθόνη LCD και πληκτρολόγιο για τον χειρισμό του οργάνου και την παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος με προειδοποιητικά μηνύματα.19. Να διαθέτει σύστημα προστασίας διαρροών με αυτόματη βαλβίδα απομόνωσης.20. Να διαθέτει τη δυνατότητα να δείχνει την τιμή της ειδικής αντίστασης και της αγωγιμότητας αντισταθμισμένης με ��η θερμοκρασία στους 25oC για όλους τους τύπους νερού.21. Να διαθέτει τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο 0,22 μm αλλά και τη δυνατότητα να δέχεται τελικό φίλτρο υπερδιήθησης.22. Η αντικατάσταση των αναλωσίμων και τη λάμπας UV να μπορεί να πραγματοποιηθεί από το χρήστη, όσο το δυνατόν πιο εύκολα.23. Το σύστημα να διαθέτει θύρα RS-232 για μεταφορά δεδομένων.2. Αναλώσιμα πληρότητας κατά την παράδοση:Να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα παρακάτω:• Τέσσερα (4) prefilter catridges για το προφίλτρο τύπου stand, κατάλληλα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος.• 2 προφίλτρα χρησιμοποιούμενα εν σειρά για την παραγωγή ύδατος τύπου Ι.• Λυχνία υπεριώδους διπλού μήκους κύματος 185 & 254nm.• Ένα (1) τελικό φίλτρο 0.22 μm.• Μία (1) προεγκατεστημένη μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ1. Το σύστημα να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που θα υποδειχθούν.2. Να γίνει πλήρης εκπαίδευση των αναλυτών που θα υποδειχθούν από το εργαστήριο στις λειτουργίες του οργάνου.3. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

title: Εξοπλισμός μικροσκοπικής παρατήρησης: Ανάστροφο μικροσκόπιο

description: 1.ΚΟΡΜΟΣΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει:• Σταθερό κορμό ανάστροφου μικροσκοπίου, με εστίαση στο άπειρο, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με οπτικά διορθωμένα στο άπειρο, με διακόπτη λειτουργίας (on/off) και ροοστάτη εντάσεως φωτισμού, με ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής ρύθμισης (τουλάχιστον 40 mm/περιστροφή) και λεπτής ρύθμισης (τουλάχιστον 0.2mm/περιστροφή),με ρύθμιση της σκληρότητας της αδρής εστίασης.• Ισχυρή φωτιστική πηγή με λυχνία σύγχρονης τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής, ενσωματωμένη στον κορμό.• Διοφθάλμια κεφαλή, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με εργονομική κλίση 45ο, και με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 50-75mm, ενσωματωμένη στον κορμό.2.ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει:• Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με ρυθμιζόμενη εστίαση.• Πλευρική έξοδο της φωτεινής δέσμης για την προσαρμογή ψηφιακού φωτογραφικού συστήματος με επιλογέα προβολής 2 θέσεων 100/0:0/100.• Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y),με διαστάσεις τουλάχιστον 240x150mm με δυνατότητα ρυθμιζόμενης κίνησης τουλάχιστον 120x70mm, με θέση για υποδοχείς (Inserts) διαφόρων δειγμάτων. Να συνοδευεται από υποδοχείς για τριβλία διαμέτρου 35 mmκαι 100 mm καθώς και για αντικειμενοφόρες πλάκες.• Αποσπώμενο συμπυκνωτή φωτεινής δέσμης, με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.3 και πολύ μεγάλη απόσταση εργασίας W.D.75mm, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία οπτικής για τεχνική αντίθεσης φάσης (Ph1 και Ph2) και ανάγλυφης εικόνας (όπως EmbossContrast ή Nomarski/DIC).• Φορέα αντικειμενικών φακών με πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις, ενσωματωμένο στον κορμό.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει αντικειμενικούς φακούς με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:• Αντικειμενικό φακό (Achromat), αχρωματικό, μεγέθυνσης 4x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD30mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.10.• Αντικειμενικό φακό (Achromat), αχρωματικό, μεγέθυνσης 10x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD7mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.25, κατάλληλο για αντίθεση φάσης Ph1.• Αντικειμενικό φακό (LWD Achromat), αχρωματικό, μεγάλης λειτουργικής απόστασης, μεγέθυνσης 20x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD3.9mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.40, κατάλληλο για αντίθεση φάσης Ph1.ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να παρέχεται μαζί με κάλυμμα προστασίας και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή διάρκειας δύο (2) ετών.• Να δοθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και αναλωσίμων από τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.• Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO – 9001.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές

title: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) θαλάμου νηματικής ροής.

description: 1. Το επίπεδο ασφαλείας του θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατάλληλο για επεξεργασία κυτταροτοξικών σκευασμάτων (cytotoxicsafety) με μετακινούμενο παράθυρο, με δύο στρώσεις από πλαστικοποιημένο ενισχυμένο γυαλί που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, πάχους τουλάχιστον 5mm, για την προστασία των χρηστών, του περιβάλλοντος και των δειγμάτων.2. Το ύψος του παραθύρου να ελέγχεται απομακρυσμένα αλλά και με διακόπτη στο πόδι ώστε να αποφεύγεται ο στροβιλισμός του αέρα από την μετακίνηση του αέρα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.3. Ο όγκος του εσωτερικού χώρου εργασίας να είναι τουλάχιστον 0,70 κυβικά μέτρα, και να μπορεί να δεχτεί υψηλές πιέσεις μεγαλύτερες των 20 kg, χωρίς να υπόκειται σε κάποια μόνιμη παραμόρφωση.4. O θάλαμος θα πρέπει να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για υπέρβαση ύψους παραθύρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συναγερμός για μη φυσιολογική ταχύτητα ροής αέρα καθώς επίσης και για την αντικατάσταση του φίλτρου.5. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου για τη βελτίωση της διεπαφής του χρήστη. Η ροή του αέρα και όλες οι λειτουργίες του θαλάμου να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή, και να εμφανίζονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD). Συγκεκριμένα να εμφανίζονται πληροφορίες τουλάχιστον για τις εξής παραμέτρους: Υγρασία, Θερμοκρασία, Χρόνος ζωής των φίλτρων και λυχνίας υπεριώδους, Ένδειξη για αλλαγή φίλτρου, Χρόνος λειτουργίας συστήματος, Ταχύτητα εισρροής, Λειτουργία airfilteringsystem, Κατάσταση λειτουργίας LED, Λειτουργία πρίζας, Κατάσταση λειτουργίας UV, Κατάσταση λειτουργίας πεντάλ για την μετακίνηση του παραθύρου.6. Για την αποστείρωσή του ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με λάμπα υπεριώδους (να εκπέμπει στην περιοχή 250-260 nm) ισχύος τουλάχιστον 30 W, για πιο αποτελεσματική απολύμανση.7. Ο φωτισμός να επιτυγχάνεται μέσω λαμπτήρων8. O θάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον 3 φίλτρα HEPA, ώστε να αποφεύγεται η χρήση αγωγού εξαγωγής. Τα φίλτρα να είναι τύπου “bag-inandbag-out” για να τη μέγιστη προστασία του προσωπικού, του περιβάλλοντος, και η διαδικασία να καθίσταται εύκολη και γρήγορη. Τα δύο φίλτρα HEPA, να έχουν αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη από 99.999 %, για σωματίδια μεγέθους 0.3μm, και το τρίτο φίλτρο, τύπου ULPA, να έχει αποτελεσματικότητα για 99,999 % για σωματίδια μεγέθους 0.1-0.2μm.Πλην των ανωτέρω χαρακτηριστικών ο θάλαμος θα πρέπει επιπρόσθετα:1. Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου που να μην ξεπερνά τα 65 db.2. Η κατανάλωσή του να μην υπερβαίνει τα 1000W.3. Να περιλαμβάνει στο εσωτερικό του τουλάχιστον 2 αδιάβροχες πρίζες, μία (1) βάνα αερίου και μία (1) βάνα νερού.4. Να περιλαμβάνει βαλβίδα αποστράγγισης.5. Η λυχνία υπεριώδους να είναι ικανή να αποστειρώσει το θάλαμο μετά τη χρήση του εντός 30 λεπτών.6. Να λειτουργεί σε τάση 220V/50-60Hz.7. Να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά που χαρακτηρίζουν τη βιολογική του ασφάλεια: NSF49,ENISO 14971:2009, EN:980:2008, EN 1041:2008, ENISO 13485:2003, EN61010:2001, EN613261:2006, EN12469:2000, να ακολουθεί δε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης βάσει της οδηγίας 2007/47/ΕΚ.8. Να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι εξωτερικές επιφάνειες να διαθέτουν επίστρωση από εποξειδική βαφή και να έχουν αντί μικροβιακή προστασία.9. Οι εσωτερικές του διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 1200x600x600mm (πλάτος x βάθος x ύψος), ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν αντίστοιχα τα 1400x800x2200 mm.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, καθώς και τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485 &ISO 14001.• Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.

title: Εργαστηριακός Υπερκαταψύκτης

description: Ο υπερκαταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:• Να πρόκειται για καταψύκτη που να εξασφαλίζει ψύξη τουλάχιστον -85oC ή χαμηλότ��ρη.• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 680 λίτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 500 κουτιών για κρυοσωληνάρια ύψους 2”.• Ο προσφερόμενος καταψύκτης θα πρέπει να έχει μόνωση κενού πάχους τουλάχιστον μίας ίντσας σε συνδυασμό με οικολογικό αφρό.2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓια τη σωστή αποθήκευση του βιολογικού υλικού ο υπερκαταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας:• Να διαθέτει περιμετρικό θερμαντικό στοιχείο στην πόρτα και όχι στα πλάγια του θαλάμου, ώστε να μειωθεί η περίπτωση διαφυγής θερμότητας στο θάλαμο.• Να έχει εργονομικό χερούλι για άνοιγμα με το ένα χέρι και κλειδαριά.• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα με αντίστοιχες μονωμένες πόρτες. Οι εσωτερικές πόρτες να κλείνουν με ενσωματωμένους μαγνήτες και να μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό χωρίς να χρειάζονται ειδικά εργαλεία.• Να διαθέτει θύρα (port) εξισορρόπησης πίεσης που βοηθάει την γρήγορη επανάληψη του ανοίγματος της πόρτας.3.ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ• Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες πρόσβασης στο πίσω μέρος του θαλάμου.• Να διαθέτει έξοδο RS485, ξηρές επαφές και θύρα 4-20 mA για απομακρυσμένη παρακολούθηση του καταψύκτη.• Η πόρτα του καταψύκτη να μπορεί να ανοίγει τουλάχιστον έως τις 180 μοίρες για εύκολη πρόσβαση στα δείγματα.• Να διαθέτει οθόνη επαφής (touchscreen) για το χειρισμό, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη ρύθμιση των ορίων συναγερμού του καταψύκτη.• Να υπάρχει ένδειξη για την κατάσταση λειτουργίας του καταψύκτη (κανονική λειτουργία, πρόβλημα στη λειτουργία κ.λ.π.).• Να διαθέτει εικονίδια για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με συναγερμούς υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή πτώσης τάσης.• Να διατηρεί στη μνήμη τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία.• Να διαθέτει λειτουργία δοκιμής συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας.• Να υπάρχει ειδοποίηση για την ανάγκη συντήρησης (service) του καταψύκτη.• Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης του καταψύκτη μέσω διαδικτύου(cloud).• Να υπάρχει προστασία του καταψύκτη με κωδικούς ασφαλείας (Password) ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή των παραμέτρων από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.• Να διαθέτει μπαταρία για τη διατήρηση των ενδείξεων στον πίνακα λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.• Να μπορεί να αναγνωρίζει αν υπάρχει λανθασμένη τροφοδοσία ρεύματος και να ενημερώνει το χρήστη.• Η κατανάλωση ενέργειας να μην υπερβαίνει τις 15kWhr/ημέρα.• Η μέγιστη απόκλιση της θερμοκρασίας στους -80oC να μην υπερβαίνει τους ±5oC.• Ο χρόνος επαναφοράς της θερμοκρασίας στους -75oC μετά από άνοιγμα της πόρτας να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά.• Ο χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας από τους -80oC στους -50oC σε περίπτωση πτώσης τάσης να είναι τουλάχιστον 4 ώρες.• Το επίπεδο θορύβου να μην υπερβαίνει τα 50 db.• Το σύστημα ψύξης να χρησιμοποιεί φυσικά ψυκτικά HC (Υδρογονάνθρακες) σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό F-Gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης.• Οι διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 200 cmx 90 cmx100cm (Ύψος x Πλάτος x Βάθος).• Να δύναται να δεχθεί κυκλικό καταγραφικό 7 ημερών.• Ο καταψύκτης να δύναται προαιρετικά να δεχθεί σύστημα έκτακτης ανάγκης με χρήση διοξειδίου του άνθρακα ή με χρήση υγρού αζώτου.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών.• Ο καταψύκτης να διαθέτει πιστοποιητικό CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001.• Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ENISO-9001:2008, ENISO-13485:2003+AC:2007 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδος

title: Εξοπλισμός διάρρηξης κυττάρων: Oβίδα συσκευής λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης

description: • Η οβίδα θα πρέπει να είναι συμβατή με τη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης THERMO ELECTRON AMINCO FRENCH PRESSURE CELL PRESS, MODEL FA-079.• Πιο συγκεκριμέν η οβίδα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Διάμετρο 3" (7.6 cm),2. Κλειστό ύψος 11.38" (28.9 cm),3. Ανοιχτό ύψος 14.25" (36.5 cm),4. Ποσότητα δείγματος 35 ml μέγιστο,5. Ποσότητα δείγματος 1.2 ml ελάχιστο,6. Μέγιστη πίεση εργασίας 40,000 psiΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ• Ο προμηθευτής καθώς και ο κατασκευαστής θα πρέπει με έγγραφη δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως η προσφερόμενη οβίδα είναι συμβατή με τη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης “THERMOELECTRONAMINCOFRENCHPRESSURECELLPRESS, MODELFA-079” καταθέτοντας τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά της.• Επίσης θα πρέπει να βεβαιώσουν πως η χρήση της προσφερόμενης οβίδας δεν θα προκαλέσει καμία βλάβη ασυμβατότητας στη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης “THERMOELECTRONAMINCOFRENCHPRESSURECELLPRESS, MODELFA-079”.ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.ΓΕΝΙΚΑ1. Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.2. Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.3. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.4. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Κρυοαποθηκευτικές διατάξεις: Καταψύκτης θερμοκρασίας -300C

description: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟ καταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:• Να πρόκειται για καταψύκτη που να εξασφαλίζει ψύξη έως -30oC τουλάχιστον.• Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 240 λίτρα.• Να έχει εξωτερικές διαστάσεις το λιγότερο 90 x 120 x 70 cm• Το υλικό των πλευρικών τοιχωμάτων του προσφερόμενου καταψύκτη θα πρέπει να είναι από ατσάλι.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣΟ προσφερόμενος καταψύκτης θα πρέπει:• Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+++.• Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειάς του να μην υπερβαίνει τα 0,400 kWh / 24h και να είναι κλάσης κλίματος SN-T ή αντίστοιχης αποτελεσματικότητας.• Να διαθέτει συνολική μικτή χωρητικότητα 250 λίτρα τουλάχιστον.• Να λειτουργεί σε τάση 220-240 V ~, συχνότητα 50 Hz με φορτίο σύνδεσης 1,0 A.• Να παρέχει διάρκεια αποθήκευσης σε βλάβη τουλάχιστον 60 ώρες.• Να παρέχει δυναμικότητα κατάψυξης τουλάχιστον 25 kg στις πρώτες 24 ώρες.3. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ• Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 κρεμαστές θήκες.• Να ανοίγει με εργονομική λαβή και το υλικό της πόρτας του να είναι από ατσάλι.• Το σύστημα ελέγχου του να είναι ψηφιακό, ο συναγερμός της πόρτας του ηχητικός καθώς και η προειδοποίηση της βλάβης του οπτικοακουστική.• Να διαθέτει λειτουργία SuperFrost η οποία να ρυθμίζεται ανάλογα της ποσότητας.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον (1) έτους.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη αντίστοιχων συστημάτων σε πελάτες του στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.• Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.• Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Βιοαντιδραστήρας κοίλης ίνας υψηλού αριθμού κυττάρων

description: Ο βιοαντιδραστήρας κοίλης ίνας θα πρέπει να επιτρέπει την καλλιέργεια κυτταρικών σειρών εντόμων και θηλαστικών τόσο σε συνθήκες εναιωρήματος όσο και σε συνθήκες προσκόλλησης. Θα πρέπει να εξασφαλίζει: (i) τη δημιουργία μικροπεριβάλλοντος όσον αφορά την παροχή του θρεπτικού υποστρώματος καθώς και την αφαίρεση των μεταβολικών παραπροϊόντων, (ii) μεγάλο λόγο της επιφάνειας προς τον όγκο του υποστρώματος, (iii) την αύξηση των κυττάρων σε υψηλά επίπεδα, (iv) την προστασία των κυττάρων από το μηχανικό στρες καθώς και (v) την τρισδιάστατη αύξηση των κυττάρων (άξονες x, y, z).Το σύστημα θα πρέπει να παρέχεται πλήρες, να έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να εισέρχεται σε συμβατικούς κλιβάνους CO2 εσωτερικής χωρητικότητας τουλάχιστον 50 lt και να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:1. Kασέτα ανάπτυξης κυτταρικών σειρών τεχνολογίας κοίλης ίνας,2. Αντλία λειτουργίας του συστήματος,3. Προσαρμογείς σύνδεσης των δοχείων του συστήματος.ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΙ. KΑΣΕΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΛΗΣ ΙΝΑΣ1. Η κασέτα ανάπτυξης των κυτταρικών σειρών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κοίλες ίνες χαμηλού μοριακού βάρους τουλάχιστον 5 kDa στο 50 % του σημείου κορεσμού της ώστε να μπορεί να κατακρατά ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες μοριακού βάρους τουλάχιστον 5-100 kDa.2. Θα πρέπει να είναι κατάλληλη τουλάχιστον για καλλιέργειες διαδεδομένων κυτταρικών τύπων, όπως CHO, HeLa, HEK293 καθώς και κυτταρικών σειρών εντόμων.3. Θα πρέπει να επιτρέπει την αύξηση των κυττάρων σε συγκεντρώσεις τουλάχιστον 109 κυττάρων/ml και την παραγωγή τουλάχιστον 100 μg/ml ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης ανά 20 ml θρεπτικού υποστρώματος.4. Η επιφάνεια των κοίλων ινών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4000 cm2, το υλικό τους τεχνολογίας LowfluxPS ή αντίστοιχης και ο όγκος κυκλοφορίας του υποστρώματος τουλάχιστον 20 ml.IΙ. ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ1. Η αντλία λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να είναι συμβατή και να λειτουργεί με τουλάχιστον μία κασέτα ανάπτυξης κυτταρικών σειρών τεχνολογίας κοίλης ίνας όπως περιγράφηκε προηγουμένως.2. Θα πρέπει να είναι ικανή να παρέχει το θρεπτικό υπόστρωμα σε όγκους τουλάχιστον 200 ml/λεπτό, ύστερα από εφαρμογή θετικής πίεσης διαθέτοντας μηχανισμό αποφόρτισης της φθοράς που προκαλείται στη συνδεσμολογία.3. Η παροχή του υποστρώματος θα πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλο μηχανισμό ο οποίος θα μπορεί να τοποθετείται και να προγραμματίζεται αυτόνομα εκτός του επωαστικού κλιβάνου με σύνδεση διαμέσω πολύ λεπτού καλωδίου.4. Οι διαστάσεις της αντλίας θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 30 cmX50cmX30 cm.5. Η αντλία θα πρέπει να λειτουργεί στα 100/120/220 volts 50/60 Hz μέσω ενιαίου τροφοδοτικού.III. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣTo σύστημα θα πρέπει να παρέχεται πλήρες για λειτουργία με προσαρμογείς σύνδεσης ως εξής:a. Ένα (1) πώμα 33 mm κατάλληλο για σύνδεση στα συνήθη γυάλινα εργαστηριακά μπουκάλια, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),b. Ένα (1) πώμα 38 mm κατάλληλο για σύνδεση στα συνήθη πλαστικά εργαστηριακά μπουκάλια, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),c. Ένα (1) πώμα 45 mm κατάλληλο για σύνδεση σε μπουκάλια υποστρωμάτων GIBCO® ή παρόμοιας κατασκευής άλλων εταιρειών, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),d. Ένα (1) πώμα συγκέντρωσης της κεντρικής δεξαμενής που θα διαθέτει πέντε σωλήνες τροφοδοσίας (δύο προς σύνδεση με την κασέτα ανάπτυξης, δύο για παροχή διαλύματος από και προς την κεντρική δεξαμενή και έναν για σύνδεση με το σύστημα αερισμού, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διατήρηση σταθερής πίεσης στην κεντρική δεξαμενή).ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

title: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».


name: ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

name: ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

name: «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

name: «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

name: «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

name: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

name: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε.»

name: «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» με Κλειστή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

currency: EUR

documentType: tenderNotice

description: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου/-ων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, του Παραρτήματος XIV, Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.Η ολοκλήρωση αυτής της κλειστής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, ανά τμήμα, κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής.Προσφορές υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετέχει για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ

countryName: GR

initiationType: tender


name: INTRACOM TELECOM ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

name: POWERTEC Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.

name: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

title: Μονάδες επικοινωνίας, για σύνδεση με τα ενδεικτικά διελεύσεως φάσματος (Ε.Δ.Σ.) υπόγειων δικτύων Μ.Τ..

title: Ενδεικτικά διελεύσεως φάσματος (Ε.Δ.Σ.) υπόγειων δικτύων Μ.Τ..

title: 507001 (ενδεικτικά διελεύσεως σφάλματος και μονάδες επικοινωνίας).

description: Ενδεικτικά διελεύσεως σφάλματος (Ε.Δ.Σ.) υπόγειων δικτύων Μ.Τ. και μονάδες επικοινωνίας για σύνδεση με τα Ε.Δ.Σ..

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

street: Λ. Συγγρού 98 - 100

street: 19,7 χλμ. Νέας οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου

street: Λ. Κηφισίας 255


title: Τμήμα 1.

description: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση των παραδοτέων D1.2.2, D2.2.2, D2.2.3, D3.2.2, D3.2.4, D4.2.1, D5.2.1, D5.2.2 του έργου.

title: Τμήμα 2.

description: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση των παραδοτέων D3.2.2, D3.2.4, D4.2.2, D5.2.1 του έργου.

title: «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Holistic networking of creative industries via hubs».

awardCriteria: ratedCriteria

Περιφέρεια Ηπείρου

street: Πλατεία Πύρρου 1


name: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

description: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ

description: Προμήθεια ενός σαρώθρου και ενός καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου

Δήμος Αγρινίου

street: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10

street: Ι ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 8

GEPALIFT IKE

street: ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ


description: 1) με τη σύμβαση αυτήν, η Επιχείρηση αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη άρτια οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα - μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.)», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται, και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης·2) στην έννοια του υπόψη αντικειμένου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:Η εκτέλεση υπαίθριων συγκολλήσεων ιμάντων με συρματόσχοινα και λινά σε ταινιοδρόμους (Τ/Δ) και μηχανήματα των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τεύχος «Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές».Οι συγκολλήσεις θα πραγματοποιούνται με εξοπλισμό, προσωπικό και υλικά που θα παρέχει ο ανάδοχος.

title: Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό, για συντήρηση και νέα έργα - μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.).

description: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη άρτια οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συγκολλήσεις και επισκευές ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.)».Η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει:Την εκτέλεση υπαίθριων συγκολλήσεων ιμάντων με συρματόσχοινα και λινά σε ταινιοδρόμους (Τ/Δ) και μηχανήματα των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τεύχος «τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές».Οι συγκολλήσεις θα πραγματοποιούνται με εξοπλισμό, προσωπικό και υλικά που θα παρέχει ο ανάδοχος.

street: 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας

name: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας - Κ.Μ.Μ. και Ε. - Τ.Σ.Π.Ε.Υ.


title: ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Προμήθεια λιπαντικών για τη διετία 2022 – 2023

title: ΦΟΡΕΑΣ 2. Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη διετία 2022 – 2023

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)

description: Η παρούσα αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τη διετία 2022-2023 και θα καλύψει τις ανάγκες για τον Δήμο Γρεβενών και το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού.

Δήμος Γρεβενών

street: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1


title: Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

description: Απορριμματοφόρα οχήματα (σύμμεικτων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας  16κμ)Απορριμματοφόρα οχήματα (ανακυκλώσιμων υλικών τύπου πρέσας χωρητικότητας  16κμ)

title: Β.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY

description: Απορριμματοφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου ή και συνοδευτικός εξοπλισμός (ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ)

title: Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

description: Επιβατικά οχήματα τύπου van -(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7-ΘΕΣΕΩΝ)Επιβατικά οχήματα τύπου van -(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9-ΘΕΣΕΩΝ)

title: A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

street: Άλσoυς 15


name: ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Έργα Ο.Σ.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. ΕργΟΣΕ Α.Ε.)

title: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.» (ΑΔ.2514)

description: Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου αφορά:στην κατασκευή της ηλεκτροκίνησης, της σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και του συστήματος ETCS L1 της υφιστάμενης μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής κανονικού εύρους Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα. Συγκεκριμένα:- Στην κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Λάρισας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1 (level 1). της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας.- Στην υλοποίηση συστήματος ηλεκτροκίνησης (εναέρια γραμμή επαφής 25 kV/50Hz, ενός Υποσταθμού Ισχύος Έλξης 2X15 MVA), και τηλεδιοίκησης (SCADA), της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας και την προσαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτροκίνησης με τις υφιστάμενες όμορες εγκαταστάσεις.- Στην κατασκευή των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.- Στην συμπλήρωση της περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής.- Στην προσθήκη συστήματος κύλισης βελόνης (κυλισιοτριβείς - ράουλα) στις αλλαγές τροχιάς που θα ενταχθούν στο σύστημα σηματοδότησης.- Στην κατασκευή υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με την συμβατική μέθοδο της σκυρογραμμής (σιδηροτροχιές επί σκύρων) στην περιοχή των Σοφάδων, όπου θα κατασκευαστεί γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ (ΧΘ 14+250 – ΧΘ 14+900 περίπου). - Στην κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού, αντίστοιχων διαστάσεων με την υφιστάμενη και στην εγκατάσταση σε αυτήν φωτισμού και δυο ανελκυστήρων στην υφιστάμενη πεζογέφυρα.. - Στις εργασίες ανακαίνισης ή και επισκευής μικρής κλίμακας σε χώρους των υφισταμένων κτηρίων των Σ.Σ. Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας, όπου θα στεγασθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν κυρίως σε εσωτερικές διαμορφώσεις και διαρυθμίσεις, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις καλύψεων, τελειωμάτων και μονώσεων, αντικαταστάσεις κουφωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων.- Στην εγκατάσταση ηλεκτρικής θέρμανσης αλλαγών τροχιάς στις αλλαγές του Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου με τροφοδότησης τους από την Εναέρια Γραμμή Επαφής.- Στην αντικατάσταση 38 υφιστάμενων ΑΣΙΔ και την προσθήκη ενός επιπλέον ΑΣΙΔ στην χ.θ. 61+250.- Στην επαλήθευση CE των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας - Στην επαλήθευση CE του υποσυστήματος «υποδομή» για την γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ και την αποβάθρα στον Σ.Σ. Σοφάδων.- Στην υποβολή τεχνικών φακέλων που θα συνοδεύουν τις ως άνω επαληθεύσεις, βάσει των οποίων η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) θα χορηγήσει την έγκριση θέσης σε λειτουργία των σχετικών υποσυστημάτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία του ζητηθεί ή και να συμπληρώσει τους υποβληθέντες φακέλους, αν απαιτηθεί από τη ΡΑΣ, χωρίς πρόσθετο κόστος.Η αρχή του Έργου τοποθετείται στο σταθμό Παλαιοφάρσαλος (Χ.Θ. 303+100 μέτρηση Π-Π ή Χ.Θ. 0+000, μέτρηση Π-Κ) και το τέλος στο σταθμό Καλαμπάκα (Χ.Θ. 80+441, μέτρηση Π-Κ στο πέρας του Σ.Σ. Καλαμπάκας.).Το συνολικό μήκος του άξονα της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα είναι 80,4 χιλιόμετρα.Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και οι όροι εκτέλεσης του έργου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη.

title: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ–ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ–ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ.... (Α.Δ. 2514)

description: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Δ. 2514)

mainProcurementCategory: works

street: ΚΑΡΟΛΟΥ 27

name: Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών, Γραμματεία, 2ος όροφος, Γραφείο 203

street: Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16


name: Ένωση εταιρειών: «Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. / Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.»

title: Υπηρεσίες στήριξης ωφελουμένων δομής, της Πράξης: «Δημιουργία δομών στήριξης επιχειρηματικότητας Ε.Κ.Τ.».

description:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών επιταχυντή για το business center».Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει τη διάκριση του έργου σε επιμέρους φάσεις. Οι φάσεις του έργου, το αντικείμενο, οι σχετικές ενέργειες και τα ελάχιστα παραδοτέα που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση τού έργου, θα περιγράφουν παρακάτω.Φάση 1: Ανάπτυξη και σχεδιασμός υλοποίησης (διάρκεια 2 μήνες)
Πακέτο εργασίας 1.1 (ΠΕ 1.1): Μελέτη επιχειρηματικού οικοσυστήματος
Πακέτο εργασίας 1.2 (ΠΕ 1.2): Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποδοχή αιτήσεων
Φάση 2: Εφαρμογή σχεδιασμού και υλοποίηση έργου (διάρκεια 24 μήνες)
Πακέτο εργασίας 2.2 (ΠΕ 2.2): Αξιολόγηση επιλεξιμότητας αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμαΠακέτο εργασίας 2.3 (ΠΕ 2.3): Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού επιτάχυνσης
Πακέτο εργασίας 2.4 (ΠΕ 2.4): Συνεντεύξεις - ακροάσεις υποψηφίων για το πρόγραμμα επιτάχυνσης
Πακέτο εργασίας 2.5 (ΠΕ 2.5): Προ-επιτάχυνση ανά κύκλο (εκπαίδευση και συμβουλευτική)
Πακέτο εργασίας 2.6 (ΠΕ 2.6): Επιτάχυνση ανά κύκλο (εκπαίδευση και συμβουλευτική)
Πακέτο εργασίας 2.7 (ΠΕ 2.7): Προετοιμασία για demo day: investors readiness status
Πακέτο εργασίας 2.8 (ΠΕ 2.8): Δράσεις δικτύωσης ομάδων
Πακέτο εργασίας 2.9 (ΠΕ 2.9): Συνέχιση υποστήριξης επιταχυνόμενων ομάδων (έξοδος από τη δομή).
Πακέτο εργασίας 2.10 (ΠΕ 2.10): Εκπαίδευση μεντόρων
Πακέτο εργασίας 2.11 (ΠΕ 2.11): Υποστήριξη λειτουργίας της θερμοκοιτίδας
Φάση 3: Αξιολόγηση υλοποίησης (διάρκεια 7 μήνες)
Πακέτο εργασίας 3.1 (ΠΕ 3.1): Αξιολόγηση προγράμματος επιτάχυνσης
Πακέτο εργασίας 3.2 (ΠΕ 3.2): Αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης μεντόρων
Πακέτο εργασίας 3.3 (ΠΕ 3.3): Αξιολόγηση λειτουργίας θερμοκοιτίδας

description: Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία οργανωμένης δομής επιχειρηματικότητας, που θα υποστηρίζει κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα είτε είναι άνεργος, εργαζόμενος ή επιχειρηματίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από 2 δράσεις, που αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοτροφοδοτούνται, εξυπηρετώντας ένα κοινό στόχο. Ο στόχος είναι η ολιστική στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της απασχόλησης στην Π.Ε. Δράμας. Η δομή στήριξης επιχειρηματικότητας θα αποτελεί το σύγχρονο εργαλείο ωρίμασης επιχειρηματικών σχεδίων, με κεντρικό σημείο αναφοράς το Επιμελητήριο της Δράμας. Η δομή στήριξης επιχειρηματικότητας θα ενισχύσει ολιστικά την επιχειρηματικότητα, την (αυτό)-απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία, τη δημιουργία νέων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η ομάδα «στόχος» της δομής κατά προτεραιότητα, είναι άτομα σε κατάσταση ανεργίας.

Επιμελητήριο Δράμας

street: Λ. Λαμπριανίδη 40

street: Έβρου 7


name: ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

name: ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΠΕ

name: Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α.Ε.

name: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου"

title: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αυτόματου γενετικού αναλυτή ανάγνωσης αλληλουχίας DNA applied biosystems 8 τριχοειδών, CPV: 33141625-7 και 38434540-3, προϋπολογισμού 168 640,00 EUR (με ΦΠΑ 24 %).

description: Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αυτόματου γενετικού αναλυτή ανάγνωσης αλληλουχίας DNA applied biosystems 8 τριχοειδών, με κωδικούς CPV: 33141625-7 και 38434540-3, και προϋπολογισμό είδους 168 640,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105758. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

title: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) απαγωγού με ειδικά φίλτρα για απορρόφηση ατμών οξικού και μεθανόλης, με κωδικούς CPV: 42521000-4 και 38434540-3, και προϋπολογισμό είδους 12 400,00 EUR (με ΦΠΑ 24 %).

description: Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) απαγωγού με ειδικά φίλτρα για απορρόφηση ατμών οξικού και μεθανόλης, με κωδικούς CPV: 42521000-4 και 38434540-3, και προϋπολογισμό είδους 12 400,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105756. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

title: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ολοκληρωμένου συστήματος μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με μικροσυστοιχίες, με κωδικό CPV: 33141625-7 και προϋπολογισμό είδους 250 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

description: Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ολοκληρωμένου συστήματος μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με μικροσυστοιχίες, με κωδικό CPV: 33141625-7 και προϋπολογισμό είδους 250 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105755. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

title: Προμήθεια δύο (2) δεξαμενών υγρού αζώτου αποθήκευσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων, με κωδικό CPV: 38434540-3 και συνολικό προϋπολογισμό 100 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).

description: Η προμήθεια δύο (2) δεξαμενών υγρού αζώτου αποθήκευσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων, με κωδικό CPV: 38434540-3 και συνολικό προϋπολογισμό 100 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105754. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

title: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κυτταρογενετικής ανάλυσης, με κωδικό CPV: 33141625-7 και προϋπολογισμό είδους 200 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).

description: Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κυτταρογενετικής ανάλυσης, με κωδικό CPV: 33141625-7 και προϋπολογισμό είδους 200 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105751. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

title: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης, με κωδικούς CPV: 38432200-4 και 38434540-3, και προϋπολογισμό είδους 62 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).

description: Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης, με κωδικούς CPV: 38432200-4 και 38434540-3, και προϋπολογισμό είδους 62 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105749. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

title: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος ανοσομαγνητικού διαχωρισμού, με κωδικό CPV: 38434540-3 και προϋπολογισμό είδους 390 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).

description: Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος ανοσομαγνητικού διαχωρισμού, με κωδικό CPV: 38434540-3 και προϋπολογισμό είδους 390 000,00 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105745. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

title: Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Υποέργο 8

description: Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 8 με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.183.040,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

street: Εξοχή Θεσσαλονίκης

name: Τσίκουτα Βασιλική, Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»


name: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων

description: Το έργο αφορά στην κατασκευή 4 αντλιοστασίων στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.Τα αντλιοστάσια ακαθάρτων προβλέπεται να είναι υπόγεια, με 2 θαλάμους δεξαμενών, αντλίες ξηρού θαλάμου με σχεδιασμό για πλήρη εφεδρεία, εσχάρα εισόδου της παροχής, ιδιαίτερο χώρο δικλείδων και λοιπών συσκευών, διάταξη υπερχείλισης (σε παρακείμενο ρέμα ή σε δεξαμενή αποθήκευσης) για έκτακτες ανάγκες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σύστημα απόσμησης, Η/Ζ και πίνακα εκτός του υπόγειου χώρου.Τα αντλιοστάσια ακαθάρτων θα κατασκευαστούν στις εξής περιοχές: α) Α43 Τερσανάς·β) Α44 Σταυρός· γ) Α46 Σταυρός·δ) Α47 Σταυρός.

title: Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Ε. Ακρωτηρίου, περιοχή Χωραφάκια - Σταυρός — Υποέργο: Αντλιοστάσια ακαθάρτων.

street: Μεγίστης Λαύρας 15


title: Ανοικτός Διεθνής Συμφωνίας-Πλαίσιο Σίτισης ασθενών και ιατρών ΓΝ-ΚΥ Νάξου (32 μηνών)

description: ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑνοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο σχετικά με την υπηρεσία παροχής γευμάτων για την σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, διάρκειας τριάντα δύο (32) μηνών και με CPV 55320000-9.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

street: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ


title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, για το  μόνιμο προσωπικό , αορίστου χρόνου προσωπικό, με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικό, καθώς και με πρόβλεψη για το προσωπικό του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικό προκύψει.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

street: ΚΟΡΑΗ 36 και ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


title: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

description: Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση του πρασίνου κυρίως των μεγάλης έκτασης διαμορφωμένων κοινοχρήστων χώρων, πάρκων και πλατειών του Δήμου. Οι εργασίες συντήρησης  περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες, σύμφωνα με την Γεωπονική επιστήμη, τακτικές κυρίως επεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας, της πυκνότητας  και της αντοχής στη χρήση, των υφιστάμενων χλοοταπήτων των χώρων αυτών, καθώς και την καλή κατάσταση, υγεία και εικόνα των φυτών. Κύριος στόχος των εργασιών είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου που αποτελούν   τα πιο σημαντικά αντιπροσωπευτικά δείγματα  του αστικού πρασίνου της πόληςΗ συντήρηση του πρασίνου ιδιαίτερα του παραλιακού μετώπου του Δήμου, λόγω της μεγάλης έκτασης του υφιστάμενου χλοοτάπητα, της παλαιότητας του και της μεγάλης χρήσης του, από τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών καθ όλη τη διάρκεια του έτους, απαιτεί μεγάλο αριθμό εργατοτεχνικού προσωπικού, μεγάλο κόστος χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανημάτων, σε τακτική και συνεχή  εβδομαδιαία βάση, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι υφιστάμενες φθορές και να διατηρηθεί στη βέλτιστη κατάστασηΤα συνεργεία Πρασίνου του Δήμου αποτελούνται συνολικά από 27 κηπουρούς και εργάτες κήπων, υπευθύνους για την συντήρηση  των ήδη διαμορφωμένων πάρκων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, όλων των δημοτικών ενοτήτων, συνολικής έκτασης  περίπου 1.500 στρεμμάτων. Αν λάβουμε υπόψη ότι κάθε συνεργείο συντηρεί τους χώρους αυτούς με συχνότητα τουλάχιστον δύο (2) φoρές ανά μήνα, προκύπτει ότι  κάθε κηπουρός συντηρεί περίπου 110 στρ. ανά μήνα. Επιπλέον τα ίδια συνεργεία πραγματοποιούν επεμβάσεις αποψιλώσεων και καθαρισμού των διαμορφωμένων χώρων πρασίνου  του αστικού ιστού του Δήμου, με συχνότητα τουλάχιστον πέντε (5) φορές το έτος.Επομένως είναι φανερό ότι η αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεση των  απαιτούμενων εργασιών τακτικής συντήρησης του πρασίνου του παραλιακού μετώπου του Δήμου, είναι πρακτικά ανέφικτο να γίνει από το υπηρετούν προσωπικό, ενώ οι σποραδικές μέχρι σήμερα επεμβάσεις αφορούν μόνο απλή χλοοκοπή, με αποτέλεσμα την συνεχή φθορά και υποβάθμιση του υφιστάμενου πρασίνου

title: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

street: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18


name: JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία

name: Tree Company Corporation Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική Εταιρεία Συστήματα Πληροφ. Ναυτιλιακός Εξοπλισμ. Εμπορ. Σκαφών

name: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

title: ΟΜΑΔΑ/TMHMA B: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

description: Β1 Φορητό σύστημα 3Δ σάρωσης με λογισμικό επεξεργασίας για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλωνΒ2 Τρισδιάστατος εκτυπωτήςΒ3 Επαγγελματική φωτογραφική μηχανή μικρού μεγέθους για φωτογραμμετρικές αποτυπώσειςΒ4 Τηλεόραση Smart TVΒ5 Συσκευή κεφαλής για εφαρμογές εικονικής πραγματικότηταςΒ6 Λευκός κύβος φωτογράφησης Β7 Κιτ δύο φωτιστικώνΒ8 ΠολυμηχάνημαΒ9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για την επεξεργασία δεδομένων 3Δ εκτυπωτή και 3Δ σαρωτή (2 τεμάχια)

title: ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

description: Α1 Σύστημα επίγειου σαρωτή λέιζερ τριών διαστάσεων (3D Laser Scanner)Α2 Γεωδαιτικό Δορυφορικό Σύστημα εντοπισμού θέσης GPS GNSS Base & Rover CompleteΑ3 Σύστημα Lidar με ενσωματωμένο δέκτη GNSS και αδρανειακόΑ4 Ηλεκτρονικός υπολογιστής για την επεξεργασία των δεδομένων από LIDAR και 3Δ επίγειο σαρωτή (2 τεμάχια)Α5 Πολυκόπτερο Σύστηµα µη Επανδρωµένου Ελικοφόρου Αεροσκάφους DroneΑ6 Ψηφιακός χωροβάτηςΑ7 Ηλεκτρονικός υπολογιστής για την επεξεργασία δεδομένων από τους γεωδαιτικούς σταθμούς και δέκτες (4 Συστήματα)Α8 Ηλεκτρονικός υπολογιστής για την δημιουργία περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR)Α9 Προμήθεια  ταμπλέτας  χειρισμού ΣμηΕΑ (1 τεμάχιο)Α10 Προμήθεια  ταμπλέτας αποτυπώσεων πεδίου  (2 τεμάχια)Α11 Λογισμικό GISΑ12 Λογισμικό φωτογραμμετρίας (2 άδειες)Α13 Φορητός υπολογιστής πεδίου (2 τεμάχια)

title: ΟΜΑΔΑ/TMHMA Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

description: Γ1 Επιτραπέζιο περιθλασίμετρο ακτίνων -ΧΓ2 Φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ΔιέλευσηςΓ3 Πολωτικό μικροσκόπιο σε συνδυασμό με ψηφιακή κάμεραΓ4 Στερεοσκόπιο με ενσωματωμένη ψηφιακή κάμεραΓ5 Μικροσκόπιο χειρός LEDΓ6 Φορητό σύστημα φθορισιμετρίας ακτίνων -ΧΓ7 Φορητό φασματόμετρο RAMANΓ8 ΧρωματόμετρoΓ9 Συσκευή ηλεκτροχημείας μέτρησης pH-αγωγιμότηταςΓ10 Συσκευή κοσκίνισης και προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίωνΓ11 Xειροκίνητη πρέσσα για παραγωγή pelletsΓ12 Ζυγός 3 δεκαδικώνΓ13 Ζυγός 1 δεκαδικούΓ14 Ζυγός  2 δεκαδικών για μεγάλα δείγματα

title: Υπ. αριθμ. 05/2021 Διακήρυξη Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλα΄σιο έργου Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά

description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στοχεύει στην διεύρυνση και ολοκλήρωση των ερευνητικών δυνατοτήτων του LA@UOP σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, λειτουργώντας στην κατεύθυνση δύο σύγχρονων συμπληρωματικών κατευθύνσεων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: (1) τις μη-καταστρεπτικές αναλυτικές προσεγγίσεις τέχνεργων και υλικών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με έμφαση στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και με σύνοδες φασματοσκοπικές τεχνικές για την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων αναλυτικών συσκευών, εστιάζοντας κυρίως σε εργαλεία της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, και (2) Τις ψηφιακές αποτυπώσεις υλικών και χώρων για την ολιστική διαχείριση τέχνεργων, μνημείων και χώρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

street: Ερ. Σταυρού 28 & Καρυωτάκη

street: Παναγή Τσαλδάρη 3, Μαρούσι

street: ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

street: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 9


name: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

title: Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς

description: Προμήθεια Εξοπλισμού  παιδικής χαράς

title: Προμήθεια οργάνων εκγύμνασης υπαίθριου χώρου

title: Προμήθεια για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η συντήρηση και αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και συγκεκριμένα η  προμήθεια νέων οργάνων προς αντικατάσταση  των παλιών και μη πιστοποιημένων οργάνων και υλικών επίστρωσης των δαπέδων, έτσι ώστε να πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΕΝ 1176 όλης της σειράς αυτής ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τις 28492/11-5-09 και 48165/30-07-09, αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων» σύμφωνα με την ΚΥΑ-36873/07. Επίσης η τοποθέτηση  δαπέδων  και περιφράξεων όπου απαιτούνται.        Σε χώρους που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τις παιδικές χαρές και τις υφιστάμενες πλατείες θα τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής ενηλίκων για υπαίθρια χρήση.

street: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α


name: «ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ»

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».

Δήμος Φυλής

street: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

street: Αχαρνών 21 & Καμπόλη


title: Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού αέρα τύπου Β

description: Προμήθεια μηχανήματων καθαρισμού αέρα τύπου Β

title: Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού αέρα τύπου Α

description: Προμήθεια μηχανήματων καθαρισμού αέρα τύπου Α

title: Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την «προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.»

description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα, για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.», της Πράξης  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

street: Κτίριο Διοίκησης-Πανεπιστημιούπολη


name: Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης

title: Εργασίες μηχανικών μερών και προληπτικής συντήρησης οχημάτων.

description: Επισκευή των μηχανικών μερών και προληπτική συντήρηση όλων των οχημάτων που διαθέτει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων.

title: Εργασίες ηλεκτρολογικές - ταχογράφων.

description: Πάσης φύσεως εργασίες ηλεκτρολογικές και ταχογράφων.

title: Εργασίες φανοποιίας και βαφής.

description: Πάσης φύσεως εργασίες φανοποιίας και βαφής οχημάτων και μηχανημάτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων.

title: Εργασίες υπερκατασκευών απορριμματοφόρων - πλυντηρίων.

description: Όλες οι εργασίες που αφορούν στην επισκευή των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων και πλυντηρίων, που έχει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων.

title: Ελαστικά οχημάτων - εργασίες επισκευής ελαστικών και ζαντών.

description: Επισκευή - αλλαγή ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων, και εργασίες επισκευής ζαντών.

title: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.

description: Εργασίες επισκευής μηχανημάτων έργου, που εδρεύουν στον Χ.Υ.Τ.Α. Ξάνθης.

title: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων, έτους 2021 - 2022.

description: Επισκευή γενικά όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων.


name: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

description: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην επέκταση του συστήματος αυτομάτου ελέγχου, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, την εξασφάλιση της επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πύργου. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην:Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού, για την παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών / ποσοτικών παραμέτρων του νερού σε βασικές υποδομές υδροδότησης των Κοινοτήτων Κατάκολου, Βούναργου, Καράτουλα, Επιταλίου, Βαρβάσαινας και Λατζόι. Πιο συγκεκριμένα, στις δεξαμενές υδροδότησης των εν λόγω οικισμών θα εγκατασταθούν προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, πίνακες αυτοματισμού και λοιπά μετρητικά όργανα, μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι παροχές, οι στάθμες των δεξαμενών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, έλεγχος παραβίασης του χώρου, καθώς θα πραγματοποιείται και αυτόματη χλωρίωση των δεξαμενών (σταθμοί τύπου Τ.Σ.Ε.).Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για τη παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών / ποσοτικών παραμέτρων του νερού στα κομβικά σημεία των δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Βούναργου, Καράτουλα και Επιταλίου. Πιο συγκεκριμένα, σε επιλεγμένα σημεία ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος των εν λόγω οικισμών θα εγκατασταθούν τηλεμετρικές διατάξεις, μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, η πίεση και η θερμοκρασία (σταθμοί τύπου Τ.Σ.Ε.Π.Π.).Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ελέγχου καταναλώσεων στο υπόλοιπο του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Πύργου, καθώς και στις Κοινότητες Κατάκολου, Βούναργου, Καράτουλα, Επιταλίου, Βαρβάσαινας και Λατζόι. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να τοποθετηθούν σημεία παρακολούθησης της κατανάλωσης στις απολήξεις των εν λόγω περιοχών, τα δεδομένα των οποίων θα λαμβάνονται μέσω διερχόμενου οχήματος και στη συνέχεια θα μεταδίδονται στον Κ.Σ.Ε. για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία (σταθμοί τύπου Τ.Σ.Ε.Κ.).Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών για τη λήψη, επεξεργασία, συνολική διαχείριση δεδομένων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (επέκταση σταθμού τύπου Κ.Σ.Ε.).Παροχή υπηρεσιών ανίχνευσης, εντοπισμού και αποτύπωσης όλων των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. καιΠαροχή υπηρεσιών δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης.

title: Επέκταση συστήματος αυτόματου ελέγχου και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Πύργου.

description: Η Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την: «Επέκταση συστήματος αυτόματου ελέγχου και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Πύργου», με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας τού πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης της, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο και μη ικανοποιητικό / μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας.

street: ΓΕΡΜΑΝΟΥ 25


title: Α5: Ανταλλακτικά οχημάτων ομάδας Ε – Χωματουργικών μηχανημάτων, φορτωτών, περονοφόρων - μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά

title: Α4: Ανταλλακτικά υπερκατασκευών οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ

title: Α3: Ανταλλακτικά οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλην υπερκατασκευών)

title: Α2: Ανταλλακτικά οχημάτων οχημάτων ομάδας Γ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά

title: Α1: Ανταλλακτικά δικύκλων – ομάδας Ζ

title: Ε8: Εργασίες φανοποιίας - βαφής.

title: Ε5: Επισκευής οχημάτων ομάδας Ε – Χωματουργικών μηχανημάτων, φορτωτών, περονοφόρων - μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλην μηχανουργικών εργασιών)

title: Ε4: Επισκευή υπερκατασκευών, μηχανουργικές εργασίες (όλα τα οχήματα πλην δικύκλων)

title: Ε3: Επισκευή οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλην υπερκατασκευών, μηχανουργικών εργασιών)

title: Ε2: Επισκευή οχημάτων ομάδας Γ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλην υπερκατασκευών, μηχανουργικών εργασιών)

title: Ε1: Επισκευή δικύκλων – ομάδας Ζ

title: Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων

description: ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και δίκυκλων  με τοποθέτηση των αναγκαίων ανταλλακτικών από εξωτερικά συνεργεία, καθώς επίσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για αυτά σε εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο συνεργείο του Δήμου. Η ανάθεση εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αφορά περιπτώσεις που το συνεργείο του Δήμου αδυνατεί να διεκπεραιώσει, λόγω της έλλειψης κατάλληλων εγκαταστάσεων, του αναγκαίου εξοπλισμό και των απαιτούμενων ειδικοτήτων εργαζομένων.

Δήμος Χανίων

street: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29


title: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

description: Φορητοί Υπολογιστές

title: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΡΑΦΙΔΕΣ

description: Ψηφιακές Γραφίδες

title: ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

description: Μικρά Περιφερειακά

title: ΟΘΟΝΕΣ-ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ

description: Οθόνες-Προβολικά

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

description: Εξοπλισμός Ιατρικής Σχολής

title: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

description: Εκτυπωτές

title: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

description: Υπολογιστής Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

description: Εξοπλισμός τμήματος Χημειας

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

description: Εξοπλισμός τμήματος Φυσικής

title: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

description: Καταστροφείς εγγράφων

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

description: Εξοπλισμός Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

description: Εξοπλισμός Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

description: Εξοπλισμός Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

title: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΥΤΠΕ

description: Εξοπλισμός ΚΥΥΤΠΕ

title: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

description: Εξοπλισμός Διοίκησης

title: Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

street: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΒΟΥΤΕΣ


name: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

description: Το έργο για το οποίο ο τεχνικός σύμβουλος (Τ.Σ.) θα παρέχει τις υπηρεσίες είναι: «Μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής». Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του Τ.Σ. αφορούν στις παρακάτω ομάδες εργασιών:— εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ.,— εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου,— εργασίες μετά από τη σύναψη της σύμβασης και κατά τη φάση κατασκευής του έργου,— εργασίες μετά από την κατασκευή και έως το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο Τ.Σ., είναι συμβουλευτικές και αφορούν στην υποστήριξη τού εργοδότη στη διαχείριση και τον έλεγχο εφαρμογής της σύμβασης, και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ του Φορέα υλοποίησης και τρίτων (μελετητές, κατασκευαστές, λοιποί συμμετέχοντες φορείς κ.λπ.). Οι υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου αφορούν στην υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής, αφενός στη δημοπράτηση, διαχείριση και τον έλεγχο εφαρμογής της σύμβασης, και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και τρίτων (κατασκευαστές, λοιποί συμμετέχοντες φορείς, Περιφέρεια Αττικής κ.λπ.), και αφετέρου στην επίβλεψη κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

title: Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου, για το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής».

description: Tο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής».

street: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90


name: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΕΥΩΝ Α.ΚAΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

name: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

name: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

name: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣKΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

title: Ομάδα ΣΤ: Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό, μεικτού φορτίου 19tn (τεμ 1).

description: Ομάδα ΣΤ: Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό, μεικτού φορτίου 19tn. Βλέπε αναλυτική διακήρυξη της Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται για κάθε όχημα ξεχωριστά.

title: Ομάδα Ε: Ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και αρπάγη, μεικτού φορτίου 14tn (τεμ 2).

description: Ομάδα Ε: Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 2.000lt. Βλέπε αναλυτική διακήρυξη της Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται για κάθε όχημα ξεχωριστά.

title: Ομάδα Δ: Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 2.000 lt (τεμ 2).

description: Ομάδα Δ: Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 2.000 lt. Βλέπε αναλυτική διακήρυξη της Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται για κάθε όχημα ξεχωριστά.

title: Ομάδα Γ: Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 4.000 lt (τεμ 2).

description: Ομάδα Γ: Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 4.000 lt. Βλέπε αναλυτική διακήρυξη της Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται για κάθε όχημα ξεχωριστά.

title: Ομάδα Β: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 10 κ.μ., με πλύση κάδων (τεμ. 3).

description: Ομάδα Β: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 10 κ.μ., με πλύση κάδων. Βλέπε αναλυτική διακήρυξη της Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται για κάθε όχημα ξεχωριστά.

title: Ομάδα Α: Δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 8 κ.μ. (τεμ. 3).

description: Ομάδα Α: Δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 κ.μ.. Βλέπε αναλυτική διακήρυξη της Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται για κάθε όχημα ξεχωριστά.

title: «Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας»

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης.

Δήμος Πειραιά

street: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

name: Δημαρχείο Πειραιά, Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς

street: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162

street: Κουτσοχέρα 8

street: ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 8

street: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162


name: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Ε.Ρ.Τ Α.Ε )

title: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5

title: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

title: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

title: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

description: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4324/2015, Ν.4339/2015), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποχρεούται να αναπτύξει δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 42800/5-10-2012 (ΦΕΚ Β’ 2704) [όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις: ΥΑ 14879/9-11-2018 (ΦΕΚ Β’ 4991) και ΚΥΑ αριθμ.οικ18/17-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1752) - Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος].

title: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

title: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

description: Υπηρεσίες πρόσκτησης και αδειοδότησης εκπόνησης μελετών και υπηρεσιών, απαραίτητων για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τον Ν. 4635/2019 όπως εκάστοτε ισχύει.

street: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ