name: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

title: Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

description:
Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
                  A szett álljon:
                  A beültethető covered stentből
                  A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)
                  A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.
                  A stent specifikációi:
                  Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása céljából. PTFE borítással legyen ellátva. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől függően, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérője az eredeti hossztól függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).
                  A bejuttató ballonkatéter specifikációi:
                  A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatndó stent még repozionálható legyen. A külső ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.
                  10 db.

title: Ballon septostomiás katéterek

description:
Ballon septostomiás katéterek
                  2./ Pitvari ballonseptostomiára alkalmas, kívülről irányítható, 50-60 cm hosszú, max. 6 F. sheath – be jól bevezethető, kellően sugárfogó biztonságosan nyitható és zárható ún. „blade” septostomias katéter.
                  5 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Méret:
                  4 F
                  5 F.

title: Ballon septostomiás katéterek

description:
Ballon septostomiás katéterek
                  1./ 4-5 F méretű, pitvari ballonseptostomiára alkalmas, vég- vagy oldalnyílás nélküli, egyszeres bellumenű, 50-60 cm hosszú, max. 6 F sheat – be jól bevezethető, 2 mm /6 F/ shaft átmérőjű, nem konikus kiképzésű ballonnal rendelkező katéter, /ún. Rashkind katéter/, melynek distalis végén minimum 1,0 mm flexibilis tip legyen. A megerősített anyagból készült, felfújt ballon űrtartalma min. 1,5 ml, amely min. 12,0 mm ballonátmérőt bizosít.
                  30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  4 F – 15 db
                  5 F – 15 db.

title: Retriever-idegentest fogó

description:
Retriever-idegentest fogó
                  Jellemzői:
                  — 4 F átmérőjű vagy annál kisebb
                  — soft tip kialakítás
                  — rozsdamentes alapanyaggal és felületi védő bevonattal ellátott
                  — kívülről működtethető, harapófogó szerű, coil-hoz illeszthető
                  Hossz: 60-120 cm
                  Mennyiség: 5 db.

title: Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál

description:
Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál
                  Általános jellemzők:
                  — felületaktív bevonat
                  — acél spirálszerkezet
                  — csavarmenetes vagy hasonló technikai megoldású biztonsági spirálleoldás
                  — jó sugárfogó képesség.
                  30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Méret átmérő: 5 – 8 mm Menetek száma: 3 – 5
                  Típusok:
                  5 mm – 3 menettel
                  5 mm – 4 menettel
                  5 mm – 5 menettel
                  6,5 mm – 3 menettel
                  6,5 mm – 4 menettel
                  6,5 mm – 5 menettel
                  8 mm – 3 menettel
                  8 mm – 4 menettel
                  8 mm – 5 menettel
                  A spirál bevezetéshez szükséges speciálisan hozzátartozó bevezető drótkészlet, mely az alábbi részekből áll:
                  30 db, amely az fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  a./bejuttató szett:
                  0 038 inch, 80-120 cm hosszú
                  80 cm-es
                  110 – 120 cm-es
                  b./ katéter:
                  az introducer set-hez illeszkedő, 5F-6F, kizárólag végnyílású, non-tapered, speciális nagy bel-lumenű min. 0 041 inch belső átmérő, hajlított katétervégű, ún. multipurpose görbületű katéter.
                  amely a fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Hossza: 70 – 80 cm
                  5 F
                  6 F
                  A kereskedelmi ajánlatban az occlusiós spirál és a bevezető drót ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

title: Snare eszköz

description:
Snare eszköz
                  18 db
                  4 Fr 10 mm – 5 db
                  5 Fr 15 mm – 11 db
                  6 Fr 20 mm – 2 db
                  6 F vagy ennél kisebb, 100 cm vagy annál hosszabb eszköz, amelynek vége kinyitott állapotban 90 fokos szöget zárjon be a katéter hossztengelyével, legyen kívülről hajlítható, nyitható valamint zárható, és intracardiális – intravasculáris eszközök, fragmentumok biztonságos elérésére szükség esetén eltávolítására is alkalmas. A „lasszó” átmérője 15-30 mm között legalább 2 méretben álljon rendelkezésre.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  3./ Stent implantatióra alkalmas, extra keménységű csere guidewire.
                  Sugárfogó, 5 cm-es flexibilis véggel rendelkező, sima felszínű, thromboresistens felületű, kontrollal, irányíthatósággal és alaktartással, valamint a stent behelyezéséhez szükséges különösen erős támasztékot /„extra support”/ és biztos pozicionálhatóságot biztosító 0,035 inch átmérőjű 260-300 cm hosszú vezetődrót.
                  Mennyiség: 20 db.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  2./ Sugárfogó, sima felszínű, thromboresistens felületű, extra support/extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 025 inch-től – 0 035 inch-ig terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, „J” végű csere guidewire, amelynek valamennyi átmérőben flexibilis tip-je 3-6 cm között változik.
                  220 db, amely az alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  méretek:
                  0 025 inch
                  0 032 inch
                  0 035 inch.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
1./ B,
                  Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  (Road runner )
                  Sugárfogó, sima felszínű, thropmboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 018 inch átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, csere guidewire, amelynek flexibilis tipje min 2, max 3 cm
                  Csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.
                  50 db
                  Megjegyzés: 0 018 inch esetén csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.

title: Interventióhoz használatos vezetődrótok

description:
1./ A,
                  Interventióhoz használatos vezetődrótok
                  Sugárfogó, sima felszínű, thropmboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0,025 – 0,035 inch-g terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, egyenes végű csere guidewire, amelynek flexibilis tipje 3 cm
                  Méretek:
                  méretek: 3 cm-es flex. Tip
                  0 025 inch
                  0 032 inch
                  0 035 inch
                  120 db.

title: Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/

description:
80 db
                  Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/
                  Újszülött, csecsemő, kisded veleszületett obstruktiv szív- és nagyér elváltozásainak kezelésére használatos ballon katéterek.
                  Általános jellemzők:
                  — egyszer használatos,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszthető,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — kívül-belül thromboresistens felületkialakítású,
                  — egyenes végű, alacsony shaft profilú,
                  — coaxialis helyzetű shafttal bíró,
                  — kellő hajlékonyságú distális tip-el rendelkező,
                  — minimum 2 kellő intenzitású sugárfogó markerű,
                  — noncompliant ballon, amely thermoplasticus elastomer vagy fizikai
                  tulajdonságaiban azonos alapanyagból készült.
                  — További kívánalom a polymer katétertest,
                  — igen rövid inflációs és deflációs idő,
                  — biztonságos ballon deflációs karakterisztika,
                  — min. nyomástűrő képesség: 1,5-5 atm.
                  Szükséges méretek: A felfújt ballon átmérő 4-25 mm-ig terjedően 1-2 mm-ként növekvő méretben. Valamennyi mérettartományban 2-4 cm között a ballonhossz szabadon választható legyen. A katéterhossz 70-100 cm között.
                  Katétermérettől függően a bevezető guidewire mérettartománya: 0 018 inch – 0 035 inch.
                  80 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  Az introducer set – ballonkatéter méret viszonya 4-11F között az alábbiak szerint változzon:
                  4 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
                  6 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
                  8 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
                  10 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
                  12 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
                  14 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
                  16 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
                  18 mm-s ballonkatéter 9F sheat-be
                  20 mm-s ballonkatéter 10F sheat-be
                  22 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
                  25 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
                  legyen bevezethető.

title: Coronarográfiás fecskendő

description:
Coronarográfiás fecskendő
                  10-12 ml kapacitású, biztonsági reservoirral rendelkező, gumigyűrűvel ellátott, fix male luer végű, rotating adapterrel ellátott / lehetőleg finger grip – típusú /, kontrasztanyag fecskendő.
                  5 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  3., Atrombogén, „hydrophil” bevonattal ellátott hajlított végű, és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 150 cm hosszú guidewire.
                  méretek:
                  0,025 inch – 10 db
                  0,032 inch – 20 db
                  0,035 inch – 10 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  2., Atrombogén, műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott egyenes, soft-tip-el és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 145-150 cm hosszú guidewire.
                  méretek:
                  0,018 inch – 20 db
                  0,021 inch – 60 db
                  0,025 inch – 10 db
                  0,032 inch – 30 db
                  0,035 inch – 138 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  1., Atrombogén, műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott egyik végén 3 mm sugarú „J” végű, másik végén egyenes soft-tip-el és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 150 cm hosszú guidewire.
                  méretek:
                  0,025 inch – 18 db
                  0,032 inch – 5 db
                  0,035 inch – 25db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 8./ MULTI -TRACK típusú katéter,amely segítségével az angiográfia és a nyomásmérés a vezetődröt eltávolitása és ujrapozicionálása nélkül kivitelezhető; pontos pull-back és push-up nyomásmérési útvonal biztosítható. A katéter kiváló mozgathatóságú,nagy flow kapacitású (900 – 1000 PSI ),és max.0 035 inch guide wire befogadására legyen alkalmas.
                  méretek:
                  4 F 80 cm – 5 db
                  4 F 100 cm – 5 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 7./ Berman típusú, 60-80-110 cm hosszú, csak végnyílású, a katéter végén elhelyezkedő
                  0.75 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 021 inch guidewire befogadására alkalmas katéter.
                  méretek:
                  5 F (110 cm) – 10 db
                  4 F – 45 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 6., Berman típusú, 80 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén elhelyezkedő 0.75 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 025 inch guidewire befogadására alkalmas angiográfiás katéter.
                  méretek:
                  5 F – 40 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 5., Berman típusú, 50 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén elhelyezkedő 0.60 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 018 inch guidewire befogadására alkalmas angiográfiás katéter és guidewire.
                  méretek:
                  4 F – 35 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 4., NIH típusú, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek.
                  méretek:
                  4 F / 65 cm – 10 db
                  5 F / 65 cm – 5 db
                  5 F / 80 cm – 40 db
                  5 F / 100 cm – 200 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 3., Multipurpose típusú, oldal-végnyílású, és soft-tip-el ellátott, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek.
                  270 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  méretek:
                  4 F / 65 cm
                  4 F / 80 cm
                  5 F / 100 cm.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok: 2., Judkins típusú, soft tip-el ellátott, 100 cm hosszú, 0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású, coronarográfiás katéterek.
                  méretek:
                  4 F / JR 2.5 max. 85 cm hosszú
                  130 db.

title: Diagnosztikus szívkatéterek

description:
Diagnosztikus szívkatéterek
                  Általános jellemzők:
                  — az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
                  — a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
                  — nagy flow kapacitású,
                  — nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
                  — atraumatikus soft-tip-el ellátott,
                  — kiváló torque-kontrollal bíró,
                  — kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
                  — megfelelő sugárfogó képességű,
                  — optimális kezelhetőségű,
                  — külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
                  — „kink-resistant” kialakítású,
                  — kívül-belül thrombo-resistens felületű,
                  — sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
                  — egyszerhasználatos
                  katéter legyen.
                  A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
                  Katéter típusok:
                  1., Vég-, és oldalnyílással rendelkező, nagy flow kapacitású Pigtail típusú katéter szívüregek és nagyerek katéterezésére, angiográfiájára, amely PSI értéke: 1200, és 0 038 inch méretű guidewire befogadására alkalmas.
                  méretek:
                  4 F – 40 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  4 F / 80 cm
                  4 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/
                  4 F / 110 cm hajlított /min. 6 oldalnyílás/
                  5 F – 30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  5 F / 65 cm
                  5 F / 80 cm
                  5 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/
                  5 F / 110 cm hajlított (min. 6 oldalnyílás).

title: Speciális hosszú sheath

description:
Speciális hosszú sheath
                  Méretek: 10F, 11F, 12F, 14F
                  Típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
                  A szilikon bevonatú sheath 60-90 cm hosszban álljon rendelkezésre, egyenes, vagy un. Mullins görbülettel rendelkezzen. A proximalis szakaszán megerősített /un. kink-resistant/, oldalággal és azon csappal ellátott, maximális biztonságú hemostatikus szeleppel rendelkezzen.
                  35 db.

title: Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /

description:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
                  Vékonyfalú, 2.5 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
                  70 db.

title: Torquer

description:
Torquer
                  csavaros szerkezettel rögzíthető, mely nem ragad be
                  csúszásmentes illeszthetőség
                  0,014" guidewire-hez illeszthető
                  22 db.

title: Y-adapter

description:
Y-adapter
                  tökéletesen átlátszó
                  belső átmérő >= 2,8mm
                  egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter
                  0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep
                  2 és 3 ágú (1 ill. 2 hemostatikus szeleppel) változatban is rendelhető
                  100 db.

title: Indeflator + Y-adapter

description:
Indeflator + Y-adapter
                  Indeflator:
                  — teljesen átlátszó műanyag fecskendő rész
                  — 12-20 ml űrtatrtalom
                  — biztonsági reservoir
                  — 10-15 cm-es – rotating adapterrel ellátott végű – hosszabbító
                  — hiteles, jól látható skálájú, >=28 ATM nyomásig mérő manométer
                  — könnyű, gyors kezelhetőség
                  — pontos nyomás beállíthatóság
                  Y-adapter
                  — tökéletesen átlátszó
                  — belső átmérő >= 2,8mm
                  — egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter
                  — 0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep
                  — választható nyomógombos vagy csavarmenetes záródású szeleppel
                  — 2 ágú, 1 hemostatikus szeleppel
                  1800 db
                  A kereskedelmi ajánlatban az indeflator és az y-adapter ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

title: Thrombus aspirációs katéter

description:
Thrombus aspirációs katéter
                  friss thrombus eltávolítására szolgáló rapid exchange katéter
                  6F és 7F változatban is elérhető
                  0,014” guidewire kompatibilis
                  zárható vákuum fecskendővel és filter kosárral szállítva
                  tip profile <= 0,03" (lesion entry profile)
                  crossing profile <=0,06"
                  100 db.

title: Vágó ballon

description:
Vágó ballon
                  mikrosebészeti ballonkatéter, éles microtome pengékkel
                  Átmérő választék: <=2,0 – 4,0<=
                  Hossz választék <=6 – 15<=
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >= 8 ATM
                  Típus: semi-compliant vagy noncompliant
                  25 db.

title: Gyógyszerkibocsátó ballon

description:
Gyógyszerkibocsátó ballon
                  Hatékony gyógyszer-hordozóanyag mátrix bevonat
                  3 μg/mm2 gyógyszer dózis
                  A megajánlott termékkel készült publikált klinikai vizsgálat megléte
                  Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab
                  Átmérő választék: <=2,0 – 4,0<=
                  Hossz választék <15 – 30<=
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >= 12 ATM
                  Típus: semi-compliant vagy noncompliant
                  80 db.

title: „High pressure” ballonkatéterek

description:
"High pressure" ballonkatéterek
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,25 – 4,0<=
                  Hossz választék (Ø 3.0mm): <=10 – 20<=
                  Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >= 6 ATM
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >18 ATM (2,25-4,0 átmérőnél)
                  Tip entry profile (Ø 3.0mm): <= 0,018"
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2,0F, <= 2.7F
                  Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 140 cm
                  Típus: NC
                  150 db.

title: CTO ballonkatéterek

description:
CTO ballonkatéterek
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm):<=1,25 – 4,0<=
                  Hossz választék (Ø 3.0mm):<=10 – 30<=
                  Nominális nyomás (Ø 3.0mm):>= 6 ATM
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm):>= 14 ATM
                  Tip entry profile (Ø 3.0mm):<= 0 017"
                  Crossing profile (Ø 3.0mm):<= 0 026"
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm):<= 2.0F, <= 2.5F
                  Shaft hosszúság (Ø 3.0mm):> 140 cm
                  Markerek (Ø 3.0mm):2 darab
                  Típus:SC (RX)
                  300 db.

title: Ballonkatéterek utódilatációhoz

description:
Ballonkatéterek utódilatációhoz
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,0 – 5,0<=
                  Hossz választék (Ø 3.0mm): <8 – 25 <=
                  Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >=12 ATM
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >=20 ATM
                  Tip entry profile (Ø 3.0mm): < 0,018"
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm): < 2,0F, <=2.6F
                  Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab
                  Típus: NC
                  900 db.

title: Standard ballonkatéterek

description:
Standard ballonkatéterek
                  Átmérő választék (Ø 3.0mm): semicompliant (SC) <=1,2-4,0<=mm; noncompliant (NC) <=2,0-5,0<=mm
                  Hossz választék (Ø 3.0mm): <=8-30<=mm (SC), legalább 6 féle
                  Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): SC >=14 ATM; NC >=18 ATM
                  Tip entry profile: <= 0 017" (SC)
                  Crossing profile: <= 0 026" (SC)
                  Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2.1F (SC), <= 2.4F (SC)
                  Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 142 cm (SC és NC)
                  Típus: SC (RX, OTW), NC
                  1000 db.

title: Mikrokatéter anterográd CTO-hoz

description:
Mikrokatéter anterográd CTO-hoz
                  OTW típusú
                  130 és 150 cm hosszban is elérhető
                  min. guiding katéter méret 5F
                  Distal külső/belső átmérő 0.60/0.45 mm
                  Hidrofil bevonat
                  10 db.

title: CTO guidewire

description:
CTO guidewire
                  0,014" átmérőjű, sugárfogó vég elérhető legyen >15 cm-ben is
                  jó torque kontroll
                  merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")
                  "tip load" <=0.6 – 12G<=, min. 3 keménységi fokozatban
                  sima, thromboresistens felületű
                  elkeskenyedő, <= 0,01" végű változatban is elérhető
                  175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
                  >9 cm-es sugárfogó, jó formatartású, vég
                  egyenes és J végződéssel is elérhető
                  hidrofil és polymer típus is elérhető
                  elzáródott coronáriák megnyitására alkalmas
                  100 db.

title: Hidrofil PCI guidewire

description:
Hidrofil PCI guidewire
                  0,014" átmérőjű
                  jó torque kontroll
                  merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú
                  merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")
                  hidrofil polimer bevonatú
                  sima, thromboresistens felületű
                  175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
                  sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég
                  egyenes és J végű is elérhető
                  min. három különböző keménységű típusa van
                  70 db.

title: Standard PCI guidewire

description:
Standard PCI guidewire
                  0,014" átmérőjű
                  jó torque kontroll
                  merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú
                  a belső merev váz nem ér a drót disztális végéig
                  hidrofil bevonatú
                  sima, thromboresistens felületű
                  175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
                  sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég
                  egyenes és J végű is elérhető
                  min. három különböző keménységű típusa van
                  2700 db.

title: Guide extension

description:
Guide extension
                  mély katéter intubációt lehetővé tevő guiding meghosszabbító katéter
                  6F guiding katéterrel kompatibilis
                  >20 cm guiding rész
                  40 db.

title: Guiding katéterek II.

description:
Guiding katéterek II.
                  5F, 6F, 7F, 8F
                  belső átmérő: 5F >=0,058"; 6F >=0,070"; 7F >=0,081"
                  atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel
                  nagy back-up kontroll
                  drót-fonat merevítés
                  PTFE belső bevonat
                  hossz 100cm
                  típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS)
                  valamennyi forma oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhető
                  lehetőség egyéni végkialakítások megvalósítására
                  1100 db.

title: Guiding katéterek I.

description:
Guiding katéterek I.
                  6F, 7F, 8F
                  belső átmérő:6F >=0,070"; 7F >=0,081"; 8F >=0,091"
                  atraumatikus soft tip, végén sugárfogó markerrel
                  nagy back-up kontroll
                  kettős drót-fonat merevítés
                  PTFE belső bevonat
                  hossz 100cm
                  típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS), Art (3,5-4,5)
                  a JL, JR, Extra back-up görbületek oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhetők
                  1140 db.

title: Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására

description:
Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására
                  a punkciós nyílás zárása sebészeti, nem felszívódó varrófonallal
                  gyorsvágó mechanizmus
                  1 eszközzel 6-8.5F, 2 varrattal akár 24F legyen zárható
                  80 db.

title: Radialis komprimáló eszköz

description:
Radialis komprimáló eszköz
                  szelektív kompressziós eszköz az artéria radialis punkcióját követő komprimáláshoz
                  felépítése lehetővé teszi a szúrás helyének vizuális kontrollját
                  precíz, kontrollálható erősségű kompressziót biztosít
                  4600 db.

title: Coronarográfiás fecskendő

description:
Coronarográfiás fecskendő
                  10-12 ml kapacitású
                  biztonsági reservoirral rendelkező
                  gumigyűrűvel ellátott
                  male luer végű
                  rotating adapterrel ellátott
                  finger grip-típusú
                  kontrasztanyag fecskendő
                  230 db.

title: Összekötők

description:
Összekötők
                  nagynyomású (min. 900 psi)
                  nagy flow kapacitású
                  egyik végén luer végű, másik végén rotating adapterrel ellátott
                  átlátszó összekötő line
                  70-80cm-es és 90-100cm-es hosszban is elérhető
                  10 db.

title: Lunderquist „extra stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz

description:
Lunderquist "extra stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz
                  atrombogén felszínű
                  egyik végén 7mm sugarú "J" végű
                  15cm fokozatosan csökkenő keménység, 4cm hosszú lágy disztális rész
                  260cm-es hossz
                  0,035" átmérőjű
                  10 db.

title: Amplatz „super stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz

description:
Amplatz "super stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz
                  atrombogén felszínű
                  egyik végén 3mm sugarú "J" végű
                  7cm hosszú lágy disztális rész
                  260cm-es hossz
                  0,035" átmérőjű
                  250 db.

title: Vezetődrótok hidrofil bevonattal

description:
Vezetődrótok hidrofil bevonattal
                  atrombogén felszínű
                  hidrofil bevonattal ellátott
                  450-ban hajlított tip és egyenes vég is elérhető
                  120-150-180-260 és 300 cm-es hosszban is elérhető
                  0,018”, 0,025", 0,032", 0,035" és 0,038" átmérőben is rendelhető
                  300 db.

title: Vezetődrótok

description:
Vezetődrótok
                  atrombogén felszínű
                  műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott
                  egyik végén 3 mm sugarú "J" végű
                  másik végén egyenes, soft tippel
                  150-180 és 260cm-es hosszban is elérhető
                  0,035" átmérőjű
                  350 db.

title: Bioptom katéterek

description:
Bioptom katéterek
                  6F kompatibilis
                  50-60 cm és 100-110 cm hosszúságban is elérhető (transjugularis, transfemoralis)
                  a bioptomnál 5-6 cm-rel rövidebb sheath, mely külön is rendelhető
                  min. 2,45 mm3 szövetminta vételére alkalmas
                  200 db.

title: Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez

description:
Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez
                  4F, 5F
                  a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő
                  nagy flow kapacitású, belső átmérő >0,041" (4F)
                  nagy nyomás-állóságú (>=1000 psi, >=15ml/sec flow)
                  atraumatikus soft tippel ellátott
                  kívül-belül thrombo-resistens felületű
                  "kink-resistant", fémfonat-merevítésű
                  egyszerhasználatos
                  100-110 cm hosszúságú
                  típusok: radiális/brachiális görbületek (legalább 2 féle TIG görbület, IKARI), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose
                  7000 db.

title: Diagnosztikus katéterek transzfemoralis katéterezéshez

description:
Diagnosztikus katéterek transzfemoralis katéterezéshez
                  5F, 6F, 7F
                  a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő
                  nagy flow kapacitású, belső átmérő >=0,045" (5F)
                  nagy nyomás-állóságú (>=1000 psi, >=15ml/sec flow)
                  atraumatikus soft tippel ellátott
                  kívül-belül thrombo-resistens felületű
                  "kink-resistant", fémfonat-merevítésű
                  egyszerhasználatos
                  100-110 cm hosszúságú
                  >120 cm hosszúságban is elérhető (pigtail)
                  típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose (MP I, II), NIH, speciális radiális/brachiális görbületek (legalább 3 féle)
                  400 db.

title: Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)

description:
Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)
                  összecsukott állapotban 12-15F (külső átmérő), teljesen kinyitva 18-19F (belső átmérő)
                  egyszerhasználatos
                  oldalággal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező
                  20-40 cm hosszú
                  6 db.

title: Sheath (strukturális intervenciókhoz)

description:
Sheath (strukturális intervenciókhoz)
                  12F, 14F, 16F, 18F
                  egyszerhasználatos
                  oldalággal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező
                  25-35 cm hosszú
                  62 db.

title: Sheath (biopsziához)

description:
Sheath (biopsziához)
                  7F
                  42-45 és 95-98 cm-es hosszúságban elérhető
                  egyenes és „multipurpose” végkialakítású változata is van
                  dilatátorral vagy 7F multipurpose katéterrel együtt szállítva
                  40 db.

title: Sheath (radiális punkcióhoz)

description:
Sheath (radiális punkcióhoz)
                  4F, 5F, 6F
                  egyszerhasználatos
                  dilatatorral, 20 vagy 22G tűvel és választhatóan 0,018", 0 021" vagy 0,025" méretű rövid guidewire-el
                  hossz >= 7cm
                  oldalággal és azon csappal ellátott
                  hemostatikus szeleppel rendelkező
                  teljes hosszában hidrofil bevonatú változat is elérhető
                  >=20 cm hosszúságban is elérhető
                  5600 db.

title: Sheath (femorális punkcióhoz)

description:
Sheath (femorális punkcióhoz)
                  4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F
                  egyszerhasználatos
                  hidrofil bevonattal ellátott
                  dilatatorral, 0 025", 0 035" vagy 0,038" méretű rövid guidewire-el
                  hossz >= 10cm
                  teljes hosszában kink – resistant
                  oldalággal és azon csappal ellátott
                  hemostatikus szeleppel rendelkező
                  20-30 cm hosszúságban is elérhető
                  1300 db.

title: Seldinger tű

description:
Seldinger tű
                  rozsdamentes acélból készült, két síkban köszörült, vékonyfalú
                  6,5-7,5 cm hosszú, 19 Gauge
                  0,038" méretű vezetődrót befogadására alkalmas
                  conuson jelölve a tű metszésiránya
                  hegykiképzés: teljesen sima, lépcsőmentes, a vezetődrótra simuló tűheggyel
                  luer végű, pajzs nélküli
                  1400 db.

title: Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

description:
Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
                  A szett álljon:
                  A beültethető stentből
                  A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)
                  A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.
                  A Stent specifikációi:
                  Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása céljából. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől függően, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérője az eredeti hossztól függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).
                  A bejuttató ballonkatéter specifikációi:
                  A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatndó stent még repozionálható legyen. A külső ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.
                  10 db.

description:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
                  Vékonyfalú, 4 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
                  mennyiség 30 db.

title: Elnevezés: Guiding katéterek III.

description:
Guiding katéterek III.
                  5F, 6F
                  belső átmérő: 5F >=0,058", 6F >=0,071"
                  atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel
                  nagy back-up kontroll
                  drót-fonat merevítés
                  hidrofil külső bevonat a prox. és diszt. szegmentumok kivételével
                  hossz 100cm
                  >110 cm-es, flexibilis végű változatban is elérhető (5F)
                  típusok: radiális görbületek (TIG), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose
                  140 db.

description:
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek.
— a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
— a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
— az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08-11 óráig bonyolítja le,
— Soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
— A szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.
Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére,

name: Pethőné Tarnai Erzsébet, főigazgató gazdasági helyettese

Biotronik Hungária Kft

street: Apor Vilmos tér 11-12 Hegyvidék Bevásárlóközpont I. em


currency: HUF

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: „Microsoft vagy azzal egyenértékű felsőoktatási szoftverlicencek beszerzése, 2017.”

description:
A magyarországi felsőoktatási intézmények 2001 óta részt vesznek az ún. felsőoktatási tisztaszoftver programban. Jelen beszerzés célja, hogy biztosítsa a közös közbeszerzésben részt vevő felsőoktatási intézmények részére (beleértve azok oktatóit és hallgatóit) a meglévő rendszereik, alkalmazásaik további jogtiszta szoftverhasználatát.
A közbeszerzés célja tehát a 28.2.2017-án lejáró DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL licencek megújítása annak érdekében, hogy a meglévő Microsoft Windows operációs rendszerű eszközök frissítése, OfficePro Plus irodai alkalmazáscsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, email kliens, jegyzetelő-szoftver, adatbáziskezelő), valamint a Core Cal klienshozzáférési jogok által nyújtott szolgáltatások továbbra is elérhetőek legyenek a közbeszerzésben részt vevő intézmények oktatói és hallgatói számára.
A beszerzés tárgya: az asztali operációs rendszer-frissítés, irodai szoftvercsomag, és szerverekhez való kliens-hozzáférési jog képezi, ennek keretében az alább tételesen specifikált Windows frissítés, az Office Pro Plus, a Core Cal termékek – vagy azzal az alábbiakban meghatározottak szerint egyenértékű termékek – mindenkori legfrissebb verzióját kell biztosítani azzal, hogy bármely korábbi verzió használatát is biztosítani kell.
A következő termékek – vagy azzal egyenértékűek – felelnek meg az ajánlatkérő elvárásainak:
Cikkszám Termék Mennyiség [felsőoktatási ekvivalens].
5XS-00001 O365ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 17 915.
KW5-00358 WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk MVL 17 915.
W06-00022 CoreCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL 17 915.
A közbeszerzés tárgyának részletes ismertetését, a műszaki egyenértékűség részletes meghatározását és annak igazolási módját a műszaki specifikáció tartalmazza.

documentType: tenderNotice

description: Microsoft vagy azzal egyenértékű felsőoktatási („Campus”) desktop licencek beszerzése, felhasználónként min. 0,5TB tárhellyel, logisztikai rendszer működtetése, valamint opcionálisan, számítógép-felügyeleti / végpontbiztonsági célú szolgáltatást biztosító szoftverlicenc beszerzése.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Magyar Képzőművészeti Egyetem

street: Andrássy Út 69-71

countryName: HU

Debreceni Egyetem

street: Egyetem Tér 1.

Baptista Teológiai Akadémia

street: Benczúr u. 31.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

street: Hunyadi J. u. 11.

Edutus Főiskola

street: Stúdium Tér 1.

name: Debreceni Református Hittudományi Egyetem

street: Kálvin Tér 16

name: Dr. Boda István informatikai csoportvezető

name: Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép—hálózati Egyesület (HUNGARNET Egyesület)

street: Victor Hugo utca 18-22.

Szent István Egyetem

street: Páter Károly utca 1.

Széchenyi István Egyetem

street: Egyetem tér 1.

Dunaújvárosi Főiskola

street: Táncsics M. utca 1/A.

Tomori Pál Főiskola

street: Szent István u. 2-4.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

street: Börzsöny u. 11.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

street: Zugligeti út 9-25.

Budapesti Corvinus Egyetem

street: Fővám tér 8. 37058

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

street: Szentkirályi Utca 28.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

street: Ludovika Tér 2.

Pető András Főiskola

street: Kútvölgyi út 6.

Eötvös József Főiskola

street: Szegedi Út 2

Szent Pál Akadémia

street: Gyömrői Út 69

Evangélikus Hittudományi Egyetem

street: Rózsavölgyi Köz 3

Budapesti Metropolitan Egyetem

street: Nagy Lajos király Útja 1-9.

Kodolányi János Főiskola

street: Fürdő u. 1.

countryName: MT

Óbudai Egyetem

street: Bécsi Út 96/B

name: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

street: Műegyetem Rakpart 3

Pécsi Tudományegyetem

street: Vasvári Pál Utca 4.

Eszterházy Károly Egyetem

street: Eszterházy Tér 1.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

street: Egyetem Tér 1-3.

Miskolci Egyetem

street: Egyetemváros -

Állatorvostudományi Egyetem

street: István u. 2.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

street: Scheiber Sándor u. 2.

Gábor Dénes Főiskola

street: Mérnök u. 39.

name: Endrődi Tamás, informatikai intézet igazgató

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

street: Záhony u. 7.

Kaposvári Egyetem

street: Guba Sándor utca 40.

Magyar Táncművészeti Főiskola

street: Columbus u. 87-89.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

street: Rákóczi Út 21

Testnevelési Egyetem

street: Alkotás utca 44.

Pápai Református Teológiai Akadémia

street: Március 15. Tér 13-14.

Károli Gáspár Református Egyetem

street: Kálvin Tér 9

Nyíregyházi Egyetem

street: Sóstói Út 31/b

Esztergomi Hittudományi Főiskola

street: Szent István Tér 10

Gál Ferenc Főiskola

street: Dóm Tér 6

name: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

street: Piarista Köz 1

Közép Európai Egyetem

street: Nádor u. 9.


name: Mátra Party Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.

title: Élelmezési szolgáltatások vidéken

description:
A H.2-n az RM konyhai bútorzat (asztalok, szekrények, polcok) korábbi szolgáltatótól történő megvétele vagy beszerzése.
                  A H.2-n svédasztalos ellátás az emelt normás betegeknek.
                  Az ételek egyéni tálcás tálalása, betegágyig történő kiszállítása (H.1., a H.2., és a BfT-n csak fekvőbetegnek).
                  Az ételek éttermi tálalása betegeknek dietetikus felügyeletével (H.1., a H.2., és a BfT-n járó betegeknek R, E,V).
                  Az ételek éttermi tálalása az alkalmazottaknak a H.1., a H.2., és a BfT-n felszolgáló rendszerben.

title: Élelmezési szolgáltatások Budapesten

description:
SzH, PuT, és SzuT helyben főző konyha működtetése.
                  Az ételek kiszállítása TuT-re.
                  PuT teljes felszerelése. Nagy és kis értékű tárgyi eszközök, konyhai felszerelés biztosítása. A dolgozóiétterembe külön fehér mosogatógép biztosítása.
                  Az ételek egyéni tálcás tálalása, osztályig történő kiszállítása (SzH és PuT-n teljes létszámra, SzuT-n reggeli ésebéd részben).
                  Az ételek éttermi tálalása betegeknek dietetikus felügyeletével (SzuT-n reggeli, ebéd, csak a járó betegeknek).
                  Az ételek éttermi tálalása az alkalmazottaknak a SzH-n, PuT-n, SzuT-n és TuT-n önkiszolgáló rendszerben.
                  Influenza osztály felállítása esetén, az osztályon fekvő betegek élelmezése.
                  NN betegeinek élelmezése az alap ellátás mellett kiegészül az élelmezési nyertes AT és a NN Biztosító közöttikülön szerződésben foglaltak szerint (PuT) (2015. évben 1 604,9 élelmezési nap).
                  A dializált betegek ellátása (2 szendvics,folyadék) az egész napi nyersanyag norma reggeli hányadának (30 %)értékében.

title: Élelmezési szolgáltatások beszerzése.

description:
Tervezett élelmezési szolgáltatás mennyisége:
               1. rk:
               — betegélelmezés 399 116 élelmezési nap/ év,
               — igényjogosulti ellátás 8 649 élelmezési nap/év,
               — dolgozói menüs ellátás 52 065 adag ebéd/év,
               — dolgozói ala carte ellátás 79 800 adag ebéd/év;
               2. rk:
               — betegélelmezés 125 394 élelmezési nap/év,
               — igényjogosulti ellátás 141 élelmezési nap/év,
               — dolgozói menüs ellátás 30 800 adag ebéd/év.
               Nyertes ajánlattevőnek (NyÁ) a vállalkozási keretszerződés ideje alatt rendelkeznie kell érvényes, legalább 50000 000 HUF/év és legalább 25 000 000 HUF/káresemény limithatárú közétkeztetés tevékenységre vonatkozófelelősség biztosítással, ISO 22000; 14001; 9001, OHSAS 18001-val, szerztervben meghat. szoftverrel.
               NyÁ a HACCP rendszer kiépítését elvégezi a szerződés aláírásától számított 30 napon belül és teljesidőtartama alatt fenntartja.
               1.rk:NyÁ rendelkezzen szerztervben meghat tartalékkonyhával.
               A mindkét rk-re vonatkozó részletes leírását -karakterszám -a kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

street: Róbert Károly Körút 44

street: Baross utca 4. 3/14.

initiationType: tender


name: Törökszentmiklós Térségi Építő szerelő és Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő a TINUSZ BAU KFt-vel)

name: TINUSZ-BAU Közműépítő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Vállalkozási szerződés a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére „Állami beruházásban megvalósuló tanuszodához kapcsolódó kiegészítő építési munkálatok elvégzése” tárgyban

title: Törökszentmiklós Városi Önkormányzata részére „Állami beruházásban megvalósuló tanuszodához kapcsolódó kiegészítő építési munkálatok elvégzése”

description:
I. rész:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére állami beruházásban megvalósuló tanuszodához kapcsolódó vízvezeték hálózat bővítési-, felújítási munkák, csapadékvíz elvezetés
A.) Batthyány úti vízvezeték hálózat bővítési munkák
[NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG]
B.) Törökszentmiklós Batthyány úti tanuszoda csapadékvíz elvezetése Batthyány úti és Toldi utcai vízelvezető rendszer átépítésével
[ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG]
C.) Kossuth Lajos utca - Szemere Bertalan út - Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkák
[ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG]
D.) Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítási munkák
[NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG]
***
II. rész:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére állami beruházásban megvalósuló tanuszodához kapcsolódó villamos szerelési munkálatok elvégzése
[BEJELENTÉS KÖTELES TEVÉKENYSÉG]

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails:
1Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 1 fő): 5
2Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (minimum 12 hónap): 25
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

street: Kossuth Lajos Utca 135

Szolnok Aszfalt Kft.

roles: supplier tenderer

street: Rákóczi tér 3. 2/18.

countryName: Magyarország

street: Dózsa György u. 17.

street: Rákóczi út 21.


description:
„Az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekt teljes körű lebonyolítása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet műszaki ellenőrre vonatkozó és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet beruházás lebonyolítóra vonatkozó előírásainak megfelelően a projektre vonatkozó mindenkori Támogatói Okiratok előírásainak és vonatkozó műszaki tartalmának megfelelően.
                  A projekt jelenleg tervezett rövid tartalma az 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat szerint:
                  — a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,
                  — a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
                  — a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya),
                  — az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca),
                  — az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
                  A fenti feladatok keretében restaurátori, és műemléki rekonstrukciós, valamint várfal rekonstrukciós/restaurátori feladatok megvalósítására is sor kerül.
                  A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek alkalmaznia kell szerver alapú dokumentumkezelőt.
                  A 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet beruházás lebonyolítóra vonatkozó előírásainak megfelelően a teljesítés során a nyertes ajánlattevő feladata lesz a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) műszaki előkészítési feladatainak ellátása is.
                  A projekt tervezett összköltsége: bruttó 4 809 000 000 HUF.
                  A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja: 31.12.2018.
                  Vonatozó jogszabályok:
                  1. 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat.
                  2. 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat.
                  A Zárkándy-bástya felújítására vonatkozó kivitelezésre Ajánlatkérő Támogatói Okirattal rendelkezik, a többi projektelem megvalósítására vonatkozó Támogatói Okirat megkötésére még nem került sor. Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő a szerződést két ütemre bontja, a Zárkándy-bástyához kapcsolódó teljeskörű beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok, valamint a többi projektelemre vonatkozó Támogatói Okirat megkötéséhez szükséges beruházás lebonyolítói feladatok képezik a szerződés I. ütemét, amely tekintetében a szerződés a felek általi aláírással lép hatályba. A szerződés II. üteme a projekt többi részének megvalósítására vonatkozó Támogatói Okirat aláírását követő beruházás lebonyolítói feladatokat valamint az ezen projektelemekre vonatkozó teljeskörű műszaki ellenőri feladatokat tartalmazza, mely tekintetében a szerződés az ezen elemekre vonatkozó Támogatói Okirat hatálybalépésével egy időben lép hatályba. Az I. ütemre vonatkozó nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a teljes nettó ajánlati ár 30 %-át.
                  A nyertes ajánlattevő feladata „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló 4 809 000 000 HUF összegű projekt teljes körű lebonyolítása és a műszaki ellenőri feladatainak ellátása a mindenkori Támogatói Okiratok tartalmának megfelelő műszaki tartalom tekintetében, azaz a megadott keretösszegen belüli műszaki tartalom változásra hivatkozással a nyertes ajánlattevő szerződésmódosításra, illetőleg többlet díjigényre nem jogosult.
                  A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

title: Megbízási szerződés „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

mainProcurementCategory: services

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

street: Dobó tér 2.

FŐBER Zrt.

street: Váci út 140.


name: GOLD ÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

description:
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület csónakház részleges felújítása és annak járulékos munkái.
A felújítás során az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor:
Csónakház részleges felújítása és annak járulékos munkái
A beruházás helyszíne Tiszaújváros délkeleti része, a Tisza folyó és az erőmű közti terület. A Tiszavirág út, azaz a gát védett oldalán helyezkedik el. Itt áll a meglévő épület, mely - jelenleg a Tiszaújvárosi Kajak - Kenu és Sárkányhajó Egyesület hajótárolójaként funkcionáló - rámpán megközelíthető felső szintjének terv szerinti átalakítása a kivitelezői feladat. A tervezett átalakítás nem minősül építési engedélyhez kötött tevékenységnek.
A tervezés célja a terület infrastruktúrájának fejlesztése, a Tiszán túrázók számára kulturált, higiénikus alapszolgáltatások létrehozása: tisztálkodási és mosási-, mosogatási lehetőség, fedett közösségi tér kialakítása. Az ingatlan rendelkezik közmű ellátással, új kiépítése nem szükséges. A területen védendő növényzet nem található.
Az elvégzendő feladatok többek között:
• A tartószerkezet megtartásával új homlokzati kitöltő fal készítése, homlokzati vékonyvakolattal.
• A meglévő kitöltő fal és a belső falak is bontandók.
• Külső és belső nyílászárók beépítése
• Belső térben szerelt válaszfalazás, burkolás, festés
• Új erősáramú épületvillamossági szerelés
• Új vizes épületgépészeti berendezések szerelése és szerelvényezése a már meglévő, részben kiépített kiállásokra csatlakozva
• Új előtető létesítése.
• Az épület nem fűtött.
• HMV ellátást a földszinten felszerelt 2 db 200 literes villanybojler mellé felszerelt harmadik biztosítja.
• A beépítendő épületszerkezetek hagyományosak. Falazott külső kitöltő falszerkezet, műanyag tok- és zárszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók, gipszkarton falak, meleg és hideg padló és falburkolatok.
• A bejárati híd alatti vizes helyiség felújításánál, új épületgépész és villamos szerelés és szerelvényezés, a meglévő padló és falburkolat cseréjével, mennyezetfestéssel
• A közösségi épületben festés, burkolás, világításkorszerűsítés és új teakonyha kiépítése a meglévő helyére.
• Az épület átalakítással érintett alapterülete 199 m2
• A bejáró alatti korszerűsítendő vizesblokk alapterülete 34 m2
• A korszerűsítendő faszerkezetű közösségi épület alapterülete 72 m2

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails:
1Teljesítési határidő (min. 70 nap - max. 90 nap): 30
2Késedelmi kötbér mértéke (minimum 0,5 % - maximum 5 %): 20
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

street: Tiszavirág út 16

street: Ipari Park 0277/63.

Beliot Kft.

street: Debreceni út 304.

Silver Beton Kft.

street: Béke u. 221. hrsz.


name: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

description:
A jelen közbeszerzés tárgya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által, a KEHOP1.6 015201500001 azonosítószámú „Tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása” elnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt) keretében megrendelt hidraulikus mentőeszköz készletek beszerzése az alábbiak szerint:
                  Alapmennyiség: 40 hidraulikus mentőeszköz készlet.
                  Opció: 12 hidraulikus mentőeszköz készlet.
                  A Projekt Kedvezményezettje a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
                  A Kedvezményezett (BM OKF) és az Ajánlatkérő (BM HEROS Zrt.) között 8.4.2016-án a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjának alapján, 939/
                  2016. illetve Z1060164 iktatószámon szerződés jött létre a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (20142020) KEHOP1.6 015201500001 azonosítószámú Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése keretében 108 darab tűzoltó gépjármű gyártása és szállítása” tárgyában.
                  A 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése alapján a tárgyi eljárás a Korm. rendelet 101109. § szerinti ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
                  A megajánlott hidraulikus mentőeszköz készletnek meg kell felelnie az MSZ EN 13204 szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány előírásainak. A hidraulikus mentőeszköz készletnek tartalmaznia kell
                  — tápegységet 2x20 m hosszú tömlővel,
                  — legalább AS40/600 legfeljebb 20 szabvány szerinti besorolású feszítőszerszámot,
                  — legalább BC165, H legfeljebb 19 szabvány szerinti besorolású vágószerszámot,
                  — feszítő hengert küszöbtámasszal,
                  — kézi szivattyút 5 mes tömlővel.
                  A hidraulikus mentőeszköz készlet összetételét, a vonatkozó műszaki előírásokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
                  Amennyiben a készlet leszállítása nem használatra kész állapotban történik, a nyertes Ajánlattevő díjmentesen köteles a terméket  beüzemeltetni a szállítási címen.
                  Jótállási határidő: 36 hónap.
                  A mentőeszközök gyártó által előírt, a felhasználó által el nem végezhető karbantartása, javítása, felülvizsgálata csak a gyártó által
                  elfogadott vagy feljogosított szakszervizben történhet. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az általa leszállított termék
                  átadásának időpontjától a gyártói szavatosság időtartamáig a termék karbantartásához, javításához, felülvizsgálatához a gyártó által
                  elfogadott vagy feljogosított, Magyarországon működő szakszervizt vagy külföldön működő szakszervizt, és a termékek átadásához,
                  átvételéhez közép magyarországi régióban működő szervizpontot biztosít. A külföldi szakszervizbe történő szállítási költség a nyertes
                  Ajánlattevőt terheli. A gyártó által előírt, a felhasználó által el nem végezhető karbantartások ciklusideje egy évnél rövidebb nem lehet.
                  Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell adnia:
                  — a megajánlott készlet előírt és értékelt valamennyi paraméterét,
                  — a motoros tápegységgel elérhető szállítási mennyiséget a diszkrét pontoknál, vagy fokozatmentes szabályozás esetén a szélső értékeket, (a diagramot az ajánlatban meg kell adni),
                  — felhasználó által el nem végezhető karbantartási műveltek megnevezését, rövid leírását és ciklusidejét.
                  Ajánlatkérő a keretszerződés alapján a beszerzés tárgyát képező termék tekintetében meghatározott alapmennyiség megrendelésére
                  vállal kötelezettséget, de fenntartja magának a jogot a fent megjelölt opciós mennyiségnek megfelelő mennyiségű termék további
                  megrendelésére a keretszerződés időtartama alatt. Nyertes ajánlattevő az opcióval érintett tételek szállítására az alapmennyiség
                  tekintetében megajánlott egységárakon azonos szerződéses feltételekkel köteles.

title: Adásvételi keretszerződés hidraulikus mentőeszköz készletek beszerzéséhez.

street: Asztalos Sándor út 2.

SziFire Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

street: Bodza u. 37. fszt. 1.


title: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

description:
A) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajzi és az OHKT-ben meghatározott közlekedési jellemzői: Tápiószecső Nagyközség közigazgatási területe (belterülete és meghatározott külterületi részei) érintett a szolgáltatással. A terület domborzata alapvetően sík.
                  Területe:38.38 km2.
                  A szolgáltatással érintett utcák jegyzékét a Dokumentáció melléklete ismerteti, mely ismerteti a burkolt, ill. burkolatlan utakat is.
                  b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal: 6 186 fő.
                  c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:
                  — Kezdés időpontja: 1.7.2017.
                  4
                  — Szerződés időtartama: szerződéskötést követő 24 hónap.
                  d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzői: A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 6/2008. (IV. 10.) valamint a 17/2013. (XII., 20. ) számú önkormányzati rendeletek.
                  A rendelet szövegek terjes terjedelemben letölthetőek a www. tapioszecso.hu oldalról.
                  e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: Hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanok száma: 2436 db
                  2015-ben az elszállított hulladék mennyisége:
                  Hulladékszállítás 1 100 liter 36 db.
                  Hulladékszállítás 120 liter 8 600 db.
                  Hulladékszállítás 200 liter 190 db.
                  Hulladékszállítás 60 liter 11 473 db.
                  Hulladékszállítás 80 liter 3 885 db.
                  mindösszesen: 24 169 db.
                  2016 I. negyedévben elszállított hulladék mennyisége:
                  Hulladékszállítás 1 100 liter 12 db.
                  Hulladékszállítás 120 liter 3 088 db.
                  Hulladékszállítás 200 liter 72 db.
                  Hulladékszállítás 60 liter 3 983 db.
                  Hulladékszállítás 80 liter 1 379 db.
                  mindöszesen: 8 533 db.
                  Lakosság hulladékgyűjtő edényzetei:
                  a.) 60 l-es 10 222 db.
                  b.) 80 l-es 352 db.
                  c.) 120 l-es 723 db.
                  d.) 200 l-es -15 db.
                  Intézményi és vállalkozói (azaz nem lakossági) hulladékgyűjtés:
                  a) 60 l-es 5 db.
                  b) 80 l-es 3 db.
                  c) 120 l-es 78 db.
                  d) 200 l-es 5 db.
                  e) 1100 l-es konténer 5 db.
                  Fajtája: vegyes háztartási hulladék
                  Az edényzetben gyűjtött vegyes háztartási hulladék mellett a háztartásoktól elszállítandó az elkülönítetten zsákos módszerrel gyűjtött hulladék papír, műanyag és fémhulladék is.
                  1 db, pontonként 2 db 1 100 l-es üveghulladék konténer (gyűjtőpont) helyszíne:
                  2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 1.
                  II.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató különösen az alábbiak szerint látja el feladatát, ill. az alábbi szolgáltatásokat köteles elvégezni:
                  a) Az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató a gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is – heti egyszeri alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött hulladék tekintetében havi egy alkalommal, vagy amennyiben vállalta 2
                  5 alkalommal. A gyűjtőedény ürítése az ingatlannál történik;
                  A gyűjtőedény tartalmát meghaladó települési hulladékot műanyag zsákokban is ki lehet helyezni a gyűjtés napján az edény mellé. A Közszolgáltató köteles gondoskodni az NHKV Zrt. által kiszámlázott díj ellenében a szolgáltatást igénybe vevők részére a műanyag zsákok biztosításáról, melynek elszállítási költségét a zsák ára tartalmazza. Többlethulladékos zsákot az ügyfélszolgálaton jegyzőkönyvezés mellett vehetnek át a lakosok.
                  b) A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal ingyenesen átveszi és elszállítja, a közterületet feltakarítja.

title: Lakossági, intézményi és hulladékudvari hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Tápiószecsőn.

description: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Tápiószecső közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, hulladékudvar üzemeltetése.

Tápiószecső nagyközség Önkormányzata

street: Deák Ferenc Utca 18.

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

street: Pesti út 65.


name: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

name: IFS Hungary Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

name: SALGGLAS Üvegipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: „Integrált vállalatirányítási rendszer megvalósítása és bevezetése, a szükséges ERP licencek szállítása”

description:
Integrált vállalatirányítási rendszer megvalósítása és bevezetése, a szükséges ERP licencek szállítása
A szállítandó műszaki tartalom:
• ERP (vállalati erőforrás-tervező integrált vállalatirányítási rendszer) licenc 50 nevesített felhasználó részére, lehetőség a licensz bővíthetőségére akár 100 felhasználóig
• a közbeszerzés magában foglalja az Integrált vállalatirányítási rendszer megvalósítása és bevezetése tekintetében szükséges valamennyi tanácsadás (tervezés, fejlesztés, paraméterezés, tesztelés, migráció, oktatás, átállás, éles indulás) tevékenységét.
A bevezetésre kerülő rendszernek legalább az alábbi funkciókat kell tartalmaznia:
1. pénzügy-számvitel (magyar számviteli törvénynek való megfelelés),
2. tárgyi eszköz gazdálkodás,
3. vezetői információk grafikus megjelenítése
4. dokumentumkezelés
5. gyártás, termeléstervezés
6. beszerzés menedzsment,
7. készletvezetés és raktározás,
8. értékesítés és számlázás,
9. munkafolyamat támogatás,
10. emberi erőforrás gazdálkodás (nem beleértve a bérszámfejtést).
11. EDI és XML üzenetek küldése és feldolgozása
12. Vonalkódos eszközök támogatása
13. Rendszer távoli elérésének lehetősége
14. Quality management
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki tartalom meghatározására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel került sor.
Az átadás-átvételt követően tizenkettő (12) hónap jótállás biztosítása kötelező.

awardCriteriaDetails:
1A szoftver architektúrája lehetővé teszi felhasználó által egyedi mezők, táblák létrehozását: 15
2Szoftver támogatja az Oracle adatbázis kezelőt: 10
3A szoftver elérhető a következő nyelveken: a) magyar és angol b) magyar és német: 5
Ár szempont – Megnevezés::

street: Budapesti út 29

street: Mór utca 2-4.

Pannon Szoftver Informatikai Kft.

street: Infopark, Gábor Dénes u. 2. D. ép. I. em.

BCS Business Consulting Services Kft.

street: Rétköz u. 5.

street: Váci út 22-24.


title: Temetői út burkolat felújítása

title: Temetői út burkolat felújítása

description: Temetői út (2.520 m2) felújítása 4+1 cm aszfaltozással, oldalanként 80 cm szélességben padkarendezéssel.

awardCriteriaDetails:
1Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 % max. 1%), a kötbér maximuma a nettó vállalási ár 20%-a: 5
2Előírtnál kedvezőbb jótállás időtartama (min. 12 hó, max. 60 hó): 10
3Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %, max 5 %): 5
4Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 30 nap, max. 60 nap): 10
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Székkutas Községi Önkormányzat

street: Béke Utca 2.

DÉLÚT Kft.

street: Kastélykert u. 171.

Soltút Kft.

street: Kecskeméti út 34.

Alapközmű Kft.

street: Gőzmalom utca 2.


title: Földgázkereskedő kiválasztása

description:
Földgáz adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése a 1.10.2017. – 30.9.2018. közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító, mindösszesen 18 056 242 m3 (+ 9 028 122 m3 opció) mennyiségű földgáz megvásárlására vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, mely magában foglalja a rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljeskörű elszámolását is.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

title: Földgázkereskedő kiválasztása.

description: Földgázkereskedő kiválasztása a 1.10.2017. – 30.9.2018. közötti időszakra.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Széchenyi István Egyetem

street: Egyetem tér 1.

name: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

street: Temesvári krt. 62.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

street: Zugligeti út 9-25.

Pécsi Tankerületi Központ

street: Színház Tér 2

Pető András Főiskola

street: Kútvölgyi út 6.

Eötvös József Főiskola

street: Szegedi Út 2

Óbudai Egyetem

street: Bécsi Út 96/B

street: Műegyetem Rakpart 3

Pécsi Tudományegyetem

street: Vasvári Pál Utca 4.

Eszterházy Károly Egyetem

street: Eszterházy Tér 1.

Miskolci Egyetem

street: Egyetemváros -

name: Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft.

street: Tass puszta 0165 hrsz

Kaposvári Egyetem

street: Guba Sándor utca 40.

Magyar Táncművészeti Főiskola

street: Columbus u. 87-89.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

street: Széchenyi tér 1.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

street: Rákóczi Út 21

Testnevelési Egyetem

street: Alkotás utca 44.

Semmelweis Egyetem

street: Üllői Út 26.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

street: Liszt Ferenc Tér 8.

Budapesti Gazdasági Egyetem

street: Buzogány utca 11-13.

Nyugat-magyarországi Egyetem

street: Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Neumann János Egyetem

street: Izsáki Út 10

Szegedi Tudományegyetem

street: Dugonics Tér 13

E2 Hungary Zrt.

street: Infopark sétány 1


name: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

description: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya „Budget üzleti tervező program továbbfejlesztése"

awardCriteriaDetails:
1Késedelmi kötbér napi mértéke a vállalkozói díj %-ában: 30
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

street: Városház Utca 9-11.

WS-Dev Informatikai Szolgáltató Kft.

street: Damjanich János u. 85. fszt 2.


title: Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzésére.

description: Adásvételi szerződés preanalitikai labor és mikrobiológiai labor berendezések beszerzésére.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

street: Diós árok - 3.


description:
Vill-01 jelű vezeték tervezési szakasz hossza 1 402 fm. Tervezett vezetékszakasz átmérője, anyaga MSZ EN 545:2011-nek megfelelő DN150, GÖV anyagú cső, C40 nyomásosztály, kívül passzív teljes pórusmentes, belül ivóvíz engedélyes cementhabarcs bevonattal, standard tokos-gumigyűrűs kötésekkel. Tervezési szakasz indulási pontja Móricz Zsigmond körtér Spar áruház előtti csomópont (4325/1 hrsz). Tervezési szakasz végpontja Karolina úti középső zöld sáv alatti csomópont, 4760hrsz. A tervezett bekötések KPE anyagúak: D32 14 db, D63 9 db, D90 1 db, D110 1 db és tervezett kiállás tűzcsaphoz D90 10 db.
                  Vill-02 jelű vezeték tervezési szakasz hossza 1 362 fm. Tervezett vezetékszakasz átmérője, anyaga MSZ EN 545:2011-nek megfelelő DN150, GÖV anyagú cső, C40 nyomásosztály, kívül passzív teljes pórusmentes, belül ivóvíz engedélyes cementhabarcs bevonattal, standard tokos-gumigyűrűs kötésekkel. Tervezési szakasz indulási pontja Móricz Zsigmond körtér 4. szám előtt található csomópont, 4325/1 hrsz. Tervezési szakasz végpontja Villányi út 87. számú ház előtt található föld feletti tűzcsap (4760 hrsz.) A tervezett bekötések KPE anyagúak: D32 10 db, D63 4 db, D90 3 db, D110 1 db és tervezett kiállás tűzcsaphoz D90 11 db.
                  A két tervezési szakaszon a munkát párhuzamosan, min. 2 helyen kell kivitelezni egy időben, két külön munkabrigáddal, a mielőbbi befejezés érdekében.
                  A burkolat helyreállítást az érvényben lévő út műszaki előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A munka során tömörség és teherbírás méréseket is kell végez(tet)ni a nyertes ATnek. Az új vezeték üzembe helyezését követően a megszűnő vezetékek szerelvényeit el kell bontani. Az időközben lejáró engedélyek, hozzájárulások és közmű pecsétek meghosszabbítása és újbóli beszerzése nyertes AT feladata. A kivitelezés alá vett egyes szakaszokon a munkálatokat folyamatosan kell végezni a burkolat helyreállításának elkészültéig, az egyes szakaszok kivitelezési munkálatait nem lehet megszakítani. Egy-egy megkezdett szakasz burkolat helyreállításának befejezése előtt újabb szakasz kivitelezését csak AK külön írásbeli jóváhagyásával lehet megkezdeni.
                  A Budapest-Közút munkakezdési hozzájárulását AK szerzi be, a forgalomtechnikai terv szerinti közút nem közlekedési igénybevételi díjat nem kell költségelni, azonban az azon felüli esetleges közterületi díjakat, felvonulási területeket költségelni szükséges.
                  Az értékelés szempontja: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása.
                  Értékelési részszempontok:
                  1. Vállalt jótállás időtartama (hónap) (min. 60 hónap, maximum 120 hónap) Súlyszám: 30.
                  A 60 hónap alatti vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen, az 120 hónap fölötti ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során AK 120 hónapot vesz figyelembe. A megajánlást egész hónapban kell megadni.
                  2. Ár – Súlyszám: 70.
                  Azon értékelési szempontok esetében, ahol AK minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.

title: Vízvezeték rekonstrukció Budapest XI. kerület Lágymányosi út (Bartók Béla út – Budafoki út – Stoczek utca) szakaszon

description:
LÁM-1 tervezési szakasz hossza 305 fm. Tervezett vezetékszakasz átmérője, anyaga MSZ EN 545:2011-nek megfelelő DN150 göv anyagú cső, C40 nyomásosztály, kívül megerősített, belül ivóvíz engedélyes cementhabarcs bevonattal, standard tokos-gumigyűrűs kötésekkel. A tervezési szakasz indulási pontja a Bartók Béla út torkolata közelében, az üzemelő Bartók Béla úti leágazás feltárandó csomópontja. (4982/1 hrsz) Tervezési szakasz végpontja a Budafoki út torkolata közelében a szintén tervezett Budafoki úti csőcsere bekészítése a Lágymányosi út felé, 5013 hrsz. A tervezett bekötések KPE anyagúak: D32 3 db, D63 11 db – ebből 1 db, az 5014/1 hrsz bekötése csak átkötés, mert a nyilvántartás szerint 2012-ben lett kiépítve, és tervezett kiállás tűzcsaphoz D90 3 db.
                  LÁM-2 tervezési szakasz hossza 179 fm. Tervezett vezetékszakasz átmérője, anyaga MSZ EN 545:2011-nek megfelelő DN100 göv anyagú cső, C40 nyomásosztály, kívül megerősített, belül ivóvíz engedélyes cementhabarcs bevonattal, standard tokos-gumigyűrűs kötésekkel. A tervezési szakasz indulási pontja a Budafoki út torkolat közelében, a Lágymányosi út ingatlanhatáránál, ideiglenes véglezárási csomópont ff. tűzcsappal, (4125 hrsz) A tervezett bekötések KPE anyagúak: D63 6 db, és tervezett kiállás tűzcsaphoz D90 2 db.
                  A burkolat helyreállítást az érvényben lévő út műszaki előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A munka során tömörség és teherbírás méréseket is kell végez(tet)nie nyertes ATnek. Az új vezeték üzembe helyezését követően a megszűnő vezetékek szerelvényeit el kell bontani. Az időközben lejáró engedélyek, hozzájárulások és közmű pecsétek meghosszabbítása és újbóli beszerzése nyertes AT feladata. A kivitelezés alá vett egyes szakaszokon a munkálatokat folyamatosan kell végezni a burkolat helyreállításának elkészültéig, az egyes szakaszok kivitelezési munkálatait nem lehet megszakítani. Egy-egy megkezdett szakasz burkolat helyreállításának befejezése előtt újabb szakasz kivitelezését csak AK külön írásbeli jóváhagyásával lehet megkezdeni.
                  Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít.
                  Az értékelés szempontja: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása.
                  Értékelési részszempontok:
                  1. Vállalt jótállás időtartama (hónap) (min. 60 hónap, maximum 120 hónap) Súlyszám: 30.
                  A 60 hónap alatti vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen, az 120 hónap fölötti vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során AK 120 hónapot vesz figyelembe. A megajánlást egész hónapban kell megadni.
                  2. Ár – Súlyszám: 70.
                  Azon értékelési szempontok esetében, ahol AK minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.

title: „Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából Budapest, XI. kerületben két helyszínen (Lágymányosi és Villányi út)”

description:
Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából Budapest XI. kerületben két helyszínen (Lágymányosi és Villányi út).
               1. rész: Vízvezeték rekonstrukció Budapest XI. kerület Lágymányosi út (Bartók Béla út – Budafoki út -Stoczek utca) szakaszon.
               2. rész: Vízvezeték rekonstrukció Budapest XI. kerület Villányi út (Móricz Zsigmond körtér – Karolina út) szakaszon.

mainProcurementCategory: works

Fővárosi Vízművek Zrt.

street: Váci út 182.


name: Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

description:
(1) VMware termékek verziókövetése és gyártói támogatása. A követelményspecifikációban meg-adott termékek esetében a gyártói szolgáltatást a lejárat napjától 26.8.2020. nap-jáig kell biztosítani.
                  (2) 384 óra mennyiségű, opcionális, mérnökóra alapú eseti támogatási szolgáltatás.

title: VMware termékek verziókövetése és támogatása.

Magyar Nemzeti Bank

street: Szabadság tér 8-9.

street: Montevideo Utca 5.


title: A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - VP-2-4.1.1.5.-16

title: A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - II. Rész: Termelő épületek / építmények technológiájának kivitelezése

title: A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése VP-2-4.1.1.5.-16 - I. Rész: Termelő épületek / építmények teljes építészeti kivitelezése

description:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) egy mindösszesen 1500 férőhelyes sertéstelep építése, a telep teljes újjáépítése valósul meg. Egy az állatjóléti, környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő sertéstelep kerül felépítésre, mely ugyanakkor megfelelő gazdasági hatékonysággal tud majd működni. Tervezett férőhely: 1500 koca és szaporulata
A közbeszerzés két részben valósul meg:
I. Rész - Termelő épületek / építmények teljes építészeti kivitelezése
II. Rész - Termelő épületek komplex technológiájának kivitelezése

awardCriteriaDetails:
1Vállalt jótállási idő (min.12 hónap max. 60 hónap): 25
2Teljesítési határidő (14 hónap és 18 hónap között): 5
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Nyílt eljárás

FIORÁCS Kft.

street: Fő utca 43.


description:
1. rész: A 67. sz. főút Kaposvár és az M7 közötti szakaszán a Kaposfüred elkerülő út R67 jelű gyorsúttá (távlatban autóúttá) történő fejlesztése, KHT készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, út, híd és vízépítési engedélyezési terv készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, MT felülvizsgálat, kiviteli terv készítés (K067.05 Kaposfüred elkerülő).
                  A 67. sz. főút 43+040 – 46+339 km szelvények között 2x1 sávos kiépítéssel megvalósult Kaposfüred elkerülő szakasz 2x2 sávos fizikai elválasztású, 20,5 m koronaszélességű gyorsúttá történő fejlesztés tervezése kb. 3,2 km hosszban.
                  1 db környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint benyújtása az engedélyező hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés.
                  1 db teljes körű engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, valamint benyújtása az engedélyező hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés.
                  1 db Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálat a Kaposfüred elkerülő út vonatkozásában.
                  1 db teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

title: 2. rész: Tervezési szerződés a 67. főút Látrány elkerülő R67 jelű gyorsúttá történő fejlesztése, engedélyezési dokumentáció készítésére

description:
2. rész: A 67 sz. főút Kaposvár és az M7 közötti szakaszán a Látrány elkerülő út, kb.9,9 km hosszban, R67 jelű gyorsúttá (távlatban autóúttá) történő fejlesztése 2x2 sávos fizikai elválasztással, KHT és Natura2000 hatásbecslés készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, út, híd és vízépítési engedélyezési terv készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, MT felülvizsgálat, kiviteli terv készítés (K067.06 Látrány elkerülő).
                  1 db Natura2000 hatásbecslés és 1 db környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint benyújtása az engedélyező hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés.
                  1 db teljes körű engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, valamint benyújtása az engedélyező hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés.
                  1 db Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálat a Látrány elkerülő út vonatkozásában.
                  1 db teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

title: 1.rész:Terv.szerz.67. főút Kaposfüred elk.R67 jelű gyorsúttá fejl, eng. terv; kiv.terv készítése 2.rész:Terv.szerz.67. főút Látrány elk.R67 jelű gyorsúttá fejlesztése, eng., kiv dok.készítése.

description:
1. rész: A 67. sz. főút Kaposvár és az M7 közötti szakaszán a Kaposfüred elkerülő út R67 jelű gyorsúttá (távlatban autóúttá) történő fejlesztése, KHT készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, engedélyezési terv készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, MT felülvizsgálat, kiviteli terv készítés (K067.05 Kaposfüred elkerülő).
               2. rész: A 67 sz. főút Kaposvár és az M7 közötti szakaszán a Látrány elkerülő út R67 jelű gyorsúttá (távlatban autóúttá) történő fejlesztése, KHT és Natura2000 hatásbecslés készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, engedélyezési terv készítés, benyújtás a hatóság részére és az engedélyezésben való közreműködés, MT felülvizsgálat, kiviteli terv készítés (K067.06 Látrány elkerülő).

NIF Zrt.

street: Váci út 45.


name: Medimetál Gyógyászati Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.

title: CNC-menetmarógép beszerzése

description:
CNC-menetmarógép és kiegészítései, tartozékok beszerzése adásvételi szerződés keretében teljesítés helyére szállítva, beüzemelve, betanítással és bemutatással.
Alapgépnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
— kezelő által beírható programozás,
— kezelő- és adatbeviteli felület magyar nyelvű,
— sokszög marásához, több bekezdésű menetekhez, változó emelkedésű menetekhez alkalmas program,
— maró szögbeállítás CNC-vezérléssel,
— maró fogásállítás CNC-vezérléssel,
— felfogható marótárcsa átmérője 50 – 65 mm,
— főorsó horizontális mozgatás CNC-vezérléssel,
— szegnyereg beállítás CNC-vezérléssel,
— főorsó és szegnyereg azonos hossz-szánra építve, szinkronmozgatással vagy külön vezérelhetőséggel a pontosabb párhuzamosság érdekében,
— FANUC gépvezérlés kettős biztonsági rendszerrel (dual safety),
— rugalmas, univerzális adagoló-, elszedő berendezés,
— a munkadarabok ellenőrzött és kímélő, sérülésmentes lerakása összehangolt mozgású kihordó szalagra.
Adagoló dob rendszer – 1 db.
Berendezés orvosi csavarokhoz – 1 db (spongiosa-, corticalis- és speciális csontcsavarokhoz alkalmas plexi adagoló, szorító patronok, vezetőperselyek).
Hűtőberendezés 2 db forgácstartóval fém munkadarabokhoz.
Elektrosztatikus szűrő.
Munkadarab-optimalizált tartozékok – 12 féle (dinamikus csípőcsavarhoz, Schanz-csavarhoz, átmérő 1,5 – 2,0 – 2,7 – 3,5/1,25 – 3,5/1,75 – 4,5 – 4,0 – 6,5 – 5,0 mm csontcsavarokhoz).
CE minősítéssel kell rendelkezni valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek.
Gépbemutatás és betanítás.
Ajánlattevő köteles a gyártás után gépbemutatást és betanítást tartani Ajánlatkérő számára, ennek módja: 4 nap a gyártó telephelyén, átadás és szállítás előtt, majd 4 nap a vevő telephelyén a gép felállítására, beüzemelésére és helyszíni átadására.

title: CNC-menetmarógép beszerzése.

description: CNC-menetmarógép beszerzése.

street: Eger Berva felsőtárkányi 2478. hrsz.


title: EFOP 1.8.1 RedHat és VmWare licenszek beszerzése

description: : Az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósuló Központi infrastruktúra beszerzéséhez kapcsolódó operációs rendszerek, licenszek beszerzése (RedHat, VmWare)

awardCriteriaDetails:
1Szállítási határidő (minimum 14, maximum 30 nap a szerződéskötéstől számítva): 100
Ár szempont – Megnevezés::

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

street: Albert Flórián út 2-6.

ALPHANET Informatikai Zrt.

street: Pünkösdfürdő u. 52.

IDBC Creative Solutions Kft.

street: Rákóczi út 70-72.


title: Vállalkozási szerződés

description:
Rétközi-tó vízpótlásához szükséges villamos energia előállítását biztosító napelemes rendszer kivitelezési munkáinak elvégzése
- -200,2 kWp teljesítményű hálózatra visszatápláló napelemes rendszer építése Szabolcsveresmart 95/1. és 95/2. helyrajzi számon lévő ingatlanokon a következő főbb műszaki paraméterekkel:
- Előkészítő földmunka: 11385 m2 területen tereprendezés növényzet irtással, kitűzési munkával
- Tartószerkezet: 770 db tartószerkezet telepítése gödörfúrással és betonozással, napelem panelek felszerelése leszorítókkal
- Napelem panel: 770 db 260Wp polykristályos napelem,
- Kábelek, védőcsövek: földmunka, kábelfektetés, tereprendezés
 1500 m 20 mm átmérőjű védőcső, 1460 m Solar kábel, 221 m NAYY-O 1x95 mm2 0,6/1 kV, 250 m VNYM-J 3x4 mm2 300/500 V
- 4 db 50kVA teljesítményű inverter

awardCriteriaDetails:
1Építési munkákra vállalt jótállás időtartama (hónap): 30
2Teljesítési határidő (nap): 20
Ár szempont – Megnevezés::

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

street: Széchenyi utca 19.

SOLAR-HOLDING Kft.

street: Korányi Frigyes utca 282.


name: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: 1-2,5,8,14,17-18,23,44,46,51-52,61,63,66,72,91,94,102,104,106-107,112,118,127

description:
139 rész vonatkozásában összesen 422 595 db (tabletta, ampulla, üveg, tasak, tartály, tubus) gyógyszer beszerzése a dokumentációban részletezett információk szerint.
                  Ajánlat az egyes részekben foglalt teljes mennyiségre tehető.
                  A szállítandó termékekkel kapcsolatos részletes követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

title: 3,31,34,43,65,67,79,80,110

title: ,16,45,62,68,81,84,87,88,108,113,117,126,128

title: 10,26-27,37-39,41,73-77,83,133,136,137

title: 13,15,47-49,59-60,78,93,95-98,109,119-120,125

title: 9,20-22,50,55-57,69,71,85,99-101,111,114,139

title: ,6,11-12,19,24-25,33,40,42,53-54,58,64,70,86,89-90,92,103,105, 115-116,121-124,129-132,134,138

title: 28-30,32,35-36,82,135

title: Adásvételi szerződés gyógyszerek beszerzésére.

Bajai Szent Rókus Kórház

street: Rókus utca 10.

street: Dorottya Utca 1

street: Király Utca 12

Fresenius Kabi Hungary Kft.

street: Szépvölgyi út 6. III.em.

Egis Gyógyszergyár Zrt.

street: Keresztesi út 30-38.

street: Dorottya Utca 1.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

street: Pallagi Út 13.

B. Braun Trading Kft.

street: Felhévízi Utca 5.