title: Kontrasztanyag_19.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08CA10Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: dinátrium-gadoxetátHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 0,25 mmol/ml 1x10ml injekció fecskendőbenMennyiség: 50 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_18.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08CA09Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: gadobutrolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 1,0 mmol/ml 1x15ml oldatos injekcióMennyiség: 100 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_17.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08CA02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: gadotersavHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 0,5 mmol/ml 1x60ml oldatos injekcióMennyiség: 1 690 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_16.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08CA02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: gadotersavHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 0,5 mmol/ml 1x15 ml oldatos injekcióMennyiség: 600 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_15.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08CA02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: gadotersavHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 0,5 mmol/ml 1x20 ml oldatos injekcióMennyiség: 1 430 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_14.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08BA01Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: bárium-szulfátHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 1 g/ml belsõleges szuszpenzió vagy végbél szuszpenzió 1X2000 mlMennyiség: 172 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_13.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AD01Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: jódozott mák olaj etil-észterekHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 480 mg I/ml 1x10ml oldatos injekcióMennyiség: 105 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_12.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB11Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iobitridolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 350 mg/ml 1x500ml oldatos injekcióMennyiség: 1 852 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_11.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB11Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iobitridolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 350 mg/ml 1x200ml oldatos injekcióMennyiség: 756 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_10.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB09Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iodixanolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 320 mg I/ml 6x500ml oldatos injekcióMennyiség: 210 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_9.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB09Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iodixanolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 320 mg I/ml 10X50 ml oldatos injekcióMennyiség: 240 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_8.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB05Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iopromidHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 370 mg/ml 10x50mlMennyiség: 340 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_7.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iohexolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 350 mg I/ml 6X500 ml oldatos injekcióMennyiség: 740 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_6.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iohexolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 350 mg I/ml 10X50 ml oldatos injekcióMennyiség: 50 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_5.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iohexolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 350 mg I/ml 10X100 ml oldatos injekcióMennyiség: 150 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_4.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iohexolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 300 mg I/ml 6X500 ml oldatos injekcióMennyiség: 330 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_3.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iohexolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 300 mg I/ml 10X50 ml oldatos injekcióMennyiség: 130 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_2.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AB02Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: iohexolHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: 300 mg I/ml 6X20 ml oldatos injekcióMennyiség: 10 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: Kontrasztanyag_1.

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére.Műszaki követelmények:Beszerzésre kerülő termék ATC kódja: V08AA01Beszerzésre kerülő termék hatóanyaga: nátrium-amidotrizoát, meglumin-amidotrizoátHatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelési egység: belsőleges oldat vagy végbéloldat 10X100 mlMennyiség: 322 db a fent említett kiszerelési egységből.Nyertes ajánlattevő köteles az árut a teljesítés helyén átadni. Nyertes ajánlattevő köteles a forgalomból kivont, ajánlatkérő által összegyűjtött árut elszállítani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő -— amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában — a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

title: DEK-630_Kontrasztanyagok beszerzése

description: Adásvételi keretszerződés kontrasztanyagok beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház részére 19 részben.


title: Intézményi villamos energia szállítás

description: „Az ajánlatkérőknek a műszaki leírásban meghatározott valamennyi fogyasztási hely tekintetében, összesen 1.11.2018 00:00 órától 31.10.2019 24:00 óráig tartó időtartamra profil elszámolás alapú fogyasztási pontoknál 2,047 GWh/időszak +30 %, távmért-idősoros fogyasztási pontoknál 3,694 GWh/időszak +30 %. villamos energia szállítása kereskedelmi szerződés keretében”

scheme: CPV

title: Intézményi villamos energia beszerzés

documentType: tenderNotice

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

Szollak Vagyonkezelő Kft.

street: Jókai U. 3.

countryName: HU

name: "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.

street: Kossuth Tér 1

name: Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda

street: Templom Utca 8

Újszász Városi Önkormányzat

street: Szabadság Tér 1

name: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

street: Városmajor Út 67/a

name: Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

street: Tiszaliget Pf 178.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

street: Kossuth tér 9.

name: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

street: Kossuth Tér 1.

Tószeg Községi Önkormányzat

street: Rákóczi Út 37.

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft

street: Tiszaligeti Sétány 2

name: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

street: Kossuth Tér 2.

Damjanich János Múzeum

street: Kossuth Tér 4.

name: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

street: Tiszaparti Sétány 4/a.

name: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

street: Dr. Durst János Út 1.-3. 5610

name: Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.

street: Jókai u. 3.

Csataszög Községi Önkormányzat

street: Szebb Élet Út 42

Szajol Községi Önkormányzat

street: Rózsák Tere 1

name: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja

street: Bajcsy-Zs. Út 20

Tiszasüly Községi Önkormányzat

street: Kiséri Út 21.

name: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

street: Kossuth Tér 9

RepTár Szolnok Nonprofit Kft.

street: Indóház Út 4-6

name: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

street: Vízpart Krt 3.

Nagykörű Községi Önkormányzat

street: Május 1 Út 1

Rákóczifalva Város Önkormányzata

street: Szabadság Tér 2

Szászberek Község Önkormányzat

street: Kossuth Lajos Út 197.

Vezseny Községi Önkormányzat

street: Templom Utca 1.

name: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

street: Szabadság Tér 3.

name: Szolnoki Kistérség Töbcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

street: Kossuth Út 13

name: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft

street: Hild János Tér 1

name: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

street: Táncsics Mihály Utca 20

initiationType: tender


currency: HUF

measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

documentType: awardNotice

description:
2 darab 3D bioreaktor beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján.
Garancia 1 év, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban - így különösen a Műszaki Leírásban -, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
1Autoklávozható kamrák száma (min. 1 db): 20
Ár – Súlyszám:: 80

procurementMethodDetails: Nyílt eljárás

Pécsi Tudományegyetem

street: Vasvári Pál utca 4

Sigma-Aldricht Kft.

street: Október huszonharmadika utca 6.-10.


title: „Zirc, út- és járdafelújítás I. és II. részfeladat kivitelezőjének kiválasztása”

description:
I. részfeladat:
Vállalkozási szerződés a „Zirc, út- és járda felújítási munkák I. részfeladat kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban.
II. részfeladat:
Vállalkozási szerződés a „Zirc, út- és járda felújítási munkák II. részfeladat kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban.

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails:
1Késedelmi kötbér mértéke (Ft/napban meghatározva; minimum 50.000,- Ft/nap; maximum 200.000,- Ft/nap): 15
2Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap): 15
Ár szempont –:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Zirc Városi Önkormányzat

street: Március 15. Tér 1.

Via Vomito Kft.

street: KádártaI út 27.

Zirci Építő Kft.

street: Három-hegyi u. 2.

STRABAG Általános Építő Kft.

street: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület)

Colas Út Zrt.

street: Bocskai út 73.


measure: smeBids

name: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

title: Valsalva tasakot formáló graftok

description:
Zselatinnal impregnált, zéró porozitású, szövött érprotézis, mely alakjával a sinus Valsalva tasakot formázza thermo kauter készülékkel kiegészítve.
                  Mennyiség: 9 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Egyenes graftok

description:
Zselatinnal impregnált, zéró porozitású, szövött érprotézis.
                  Mennyiség: 11 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Annuloplasztikus tricuspidális ring

description:
Annuloplasztikus ring, tricuspidalis pozícióban, semiflexibilis kivitelben.
                  Mennyiség: 18 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Annuloplasztikus mitrális ring

description:
Semirigid annuloplastikus ring turbostatikus szerkezetű szén bevonattal mitrális pozícióban.
                  Mennyiség: 18 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Mechanikus billentyűs conduit

description:
Mechnikus aorta műbillentyűt tartalmazó conduit.
                  Mennyiség: 6 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétlemezes mechanikus aorta műbillentyűk

description:
Kétlemezes mechanikus műbillentyű aorta pozícióban, varrókeret turbosztratikus szerkezetű szén bevonattal.
                  Mennyiség: 22 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Biológiai (stentelt és stentless) mitralis billenytűk

description:
Stentelt, sertés mitrális szívillentyű, sertés pericardiummal bevont varrókerettel, a gyártási folyamat során heparinnal kezelt, méregtelenített, 2 %-os benzilalkohol oldatban.
                  Mennyiség: 2 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Biológiai (stentelt és stentless) aorta billenytűk

description:
Stentelt biológiai aorta billentyű borjú-pericardiumból (bovine). A billentyű felfüggesztő váza műanyagból, a varrókerete pedig rugalmas szilikonból készüljön, a billentyű csökkentett méretű és puha varrókerettel rendelkezzen, melyben 3 db radio-opaque marker legyen megtalálható, a varrókeret wolfram porral impregnált legyen.
                  Mennyiség: 40 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel

description:
Rendelkezzék pitvar-kamrai diszkrimináció algoritmussal.
                  Paraméterek:
                  — Súly: 95 g vagy az alatt,
                  — Térfogat: 46 cm3 vagy az alatt,
                  — Élettartam: 100 % biventricularis pacing 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 35 J,
                  — Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház-can, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával),
                  — IEGM alapú automatikus AV és VV optimalizálás,
                  — Pitvarfibrillációt megelőző algoritmusok,
                  — Biventricularis trigger mód.
                  Programozhatóság:
                  — Ingerlési mód: DDD(R)/CRT, DDI(R), VVI(R), AAI(R),
                  — Bal és jobb kamrai elektróda függetlenül programozhatók,
                  — VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db,
                  — Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min,
                  — Impulzus amplitúdó: 0,5-6 V,
                  — Frekvencia hysteresis, negativ AV hysteresis, rate adaptive AV késleltetés, automatikus mode switch,
                  — Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható,
                  — Cardioversio/Defibrillatio,
                  — Sokk hullámforma: bifázisos,
                  — Programozható bal kamrai ingerlési konfigurációk száma minimálisan 3,
                  — Sokk hullámforma: bifázisos. Programozható sokk útvonal.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Elektrofiziológiai vizsgálat: T hullám sokk, HF sokk, programozott extrastimuláció,
                  — Holter funkció. IEGM,
                  — Automatikus impedancia, pitvari, jobb és bal kamrai küszöbmérés,
                  — Paraméterek, beteg adatok dokumentálása, mely a nemzeti regiszter alapja lehet,
                  — Alkalmas spontán ritmuszavarok analízisére,
                  — Beteg riasztás.
                  A bal kamrai elektródák.
                  — A bal kamrai elektródák IS-1 vagy IS-4 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek,
                  — A bal kamrai elektróda 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető.
                  Paraméterek:
                  — Hossz: 75-92 cm között,
                  — Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda,
                  — CE minősítéssel rendelkező valamennyi bal kamrai elektródát igény szerint kell felajánlani,
                  — Stylet-tet és 1db OTW drótot mellékelni kell.
                  A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20 %-ban további sinus coronarius sheath és 20 %-ban inner sheath szükséges.
                  Diszlokáció gyakoriság:
                  A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.
                  Mennyiség: 3 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal

description:
Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.
                  Paraméterek:
                  — Súly: 75 g vagy az alatt,
                  — Volumen 40 cm3 vagy az alatt,
                  — Élettartam: 100 % biventricularis ingerlés 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J,
                  — Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/CRT, DDD/R, VVI/R, AAI/R,
                  — Bal és jobb kamrai ingerlés paraméterei egymástól függetlenül állíthatók,
                  — VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db,
                  — Bradycardia terápia: frekvencia: 40-120/min,
                  — Impulzus amplitúdó: 0,5-7,5 V,
                  — Hysteresis: ON, OFF,
                  — Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható,
                  — Cardioversio/Defibrillatio,
                  — Sokk hullámforma: bifázisos,
                  — Legalább 5 sokk leadásának lehetősége VF esetén, bifázisos.
                  Non-invazív elektromos repozíció:
                  — Programozható bal kamra ingerlési konfigurációk száma: minimum 4.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció,
                  — Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis electrogram 3 db,
                  — Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet,
                  — Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20 %-ban további sinus coronarius sheath és 20 %-ban inner sheath szükséges.
                  Mennyiség: 6 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, sokk elektródákkal

description:
Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.
                  Paraméterek:
                  — Súly: 75 g vagy az alatt,
                  — Volumen 38 cm3 vagy az alatt,
                  — Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt),
                  — Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/R, VVI/R, AAI/R,
                  — VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db,
                  — Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min,
                  — Impulzus amplitúdó: 2.0-6,0 V,
                  — Hysteresis: ON, OFF,
                  — Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható,
                  — Cardioversio/Defibrillatio,
                  — Sokk hullámforma: bifázisos,
                  — Minimalizált kamrai ingerlés megvalósítására szolgáló, AAI-DDD vagy azzal egyenértékű üzemmódváltást biztosító algoritmus, a klinikai evidenciák részletezésével.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció,
                  — Holterfunkció: RR intervallum,
                  — Intracardialis elektrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés,
                  — Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet.
                  Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.
                  Mennyiség: 2 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 92 g vagy az alatt,
                  — Volumen 38 cm3 vagy az alatt,
                  — Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”: minimum 100 db 39 J (tárolt),
                  — Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
                  Programozhatóság:
                  — Mód: VVI, VVIR, VDD,
                  — VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db,
                  — Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min,
                  — Impulzus amplitúdó: 2,0-7,0 V,
                  — Hysteresis: ON, OFF,
                  — Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható,
                  — Cardioversio/Defibrillatio,
                  — Sokk hullámforma: bifázisos. Pitvari szenzitivitás 0,2-2 mV.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció,
                  — Holterfunkció,
                  — Intracardialis electrogram,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.
                  Mennyiség: 4 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek és kistestű felnőttek részére

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 70 g alatt,
                  — Volumen 35 cm3 vagy az alatt,
                  — Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: legalább 5 év. Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
                  Programozhatóság:
                  — Mód: VVI, VVIR,
                  — VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db,
                  — Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-5,4 V,
                  — Hysteresis: ON, OFF,
                  — Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható,
                  — Cardioversio: 5,0-30 J,
                  — Defibrillatio: legalább 30 J,
                  — Sokk hullámhossz: bifázisos.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció,
                  — Holterfunkció: RR intervallum,
                  — Intracardialis electrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc,
                  — Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.
                  Wireless, programozó fej nélküli kommunikáció.
                  Telemetria megléte előny:
                  — Lekérdező telemetriás eszköz biztosításával,
                  — A rendszer Magyarországon működjön.
                  Mennyiség: 4 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal gyermekek és kistestű felnőttek részére

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 25 g alatt,
                  — Térfogat legfeljebb 17 cm3,
                  — Autocapture funkció,
                  — Élettartam: (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4 ms; 100 %-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni) legalább 10 év,
                  — Csatlakozó: IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R,
                  — Frekvencia nem R üzemmódban: 30-185/min,
                  — Impulzus-amplitúdó tartomány: 1,5-5,0 V,
                  — Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV,
                  — AV késleltetési idő: 90-250 ms. AV késleltetés kiterjesztés: 0-125 ms. AV késleltetési idő: adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — Intrinsic vezetést támogató algoritmus min. kamrai ingerlés elérésére,
                  — Pitvari aritmia során kamrai regularitást biztosító algoritmus,
                  — Nyugalmi és alvási frekvencia beállíthatóság,
                  — Automatikus elektróda polaritás beállítás,
                  — Automatikus implantáció detekció,
                  — Pitvarfibrillációs prevenciós algoritmus (antitachycardia funkció).
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter),
                  — Intracardiális electrogram, vagy marker EGM, vagy IEGM megléte követelmény, pitvari aritmia eseményrögzítés, kamrai aritmia eseményrögzítés, automatikus elektróda impedancia mérés, készülék általi noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Mennyiség: 9 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Atriobiventricularis pacemaker quadripoláris bal kamrai elektródával szettben

description:
Paraméterek:
                  — Súly: legfeljebb 30 g,
                  — Élettartam: legalább 6 év (100 % RV-LV pacing 2,5 V, 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm),
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 és IS4-LLLL,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/CRT, DDD/R, DDI/R, AAI/R, VVI/R, DOO,
                  — Alsó frekvencia határ: 40-90/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min,
                  — Impulzus amplitúdó tartomány: 0,5-7,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-4,0 mV,
                  — AV késleltetési idő: 60-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — RV-LV pacing egymástól független paraméterekkel,
                  — VV időzítés,
                  — Éjszakai vagy azzal egyenértékű program.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális elektrogram megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Elektromos repozició:
                  — Quadripoláris bal kamrai elektródával legalább 10 ingerlési vektor - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  A bal kamrai elektróda paraméterek:
                  — A quadripoláris bal kamrai elektróda IS-4 szabvány konnektorokkal rendelkezzen,
                  — A bal kamrai elektróda 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető,
                  — CE minősítéssel rendelkező valamennyi bal kamrai elektródát igény szerint kell felajánlani,
                  — Hossz: 75-92 cm között,
                  — Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda,
                  — Stylet-et és 1db OTW drótot mellékelni kell.
                  A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20 %-ban további sinus coronarius sheath és 20 %-ban inner sheath szükséges.
                  Diszlokáció gyakoriság:
                  A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.
                  Mennyiség: 4 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Atriobiventricularis, MR kondicionális pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T), MR vizsgálatra tesztelt pitvari, kamrai és bal kamrai elektródákkal szettben

description:
Paraméterek:
                  — Súly: legfeljebb 32 g,
                  — Élettartam: legalább 6 év (100 % RV-LV pacing 2,5 V, 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm),
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/CRT, DDD/R, DDI/R, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO,
                  — Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min,
                  — Impulzus amplitúdó tartomány: 0,5-7,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-4,0 mV,
                  — MRI módok: ON, OFF,
                  — AV késleltetési idő: 60-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — RV-LV pacing egymástól független paraméterekkel,
                  — VV időzítés,
                  — Pitvari frekvencia hysteresis megléte,
                  — Éjszakai program: ON, OFF,
                  — Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális elektrogram megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Elektromos repozíció:
                  — Bipoláris bal kamrai elektróda esetén legalább 3 ingerlési vektor - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Elektródák:
                  — Minden készülék mellé 3 db (1 db pitvari, 1 db kamrai és 1 db bal kamrai) MR kondicionális elektróda tartozékként történő szállítása. CE minősítéssel rendelkező valamennyi bal kamrai elektródát igény szerint kell felajánlani,
                  — Az elektródák MR kondicionálisak legyenek és a készülékkel együtt MR kondicionális rendszert alkossanak.
                  Pitvari és kamrai elektródák:
                  — Hossz: 45-60 cm,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon,
                  — Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda,
                  — Csatlakozó: IS1,
                  — Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció. 6 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető (stylettel),
                  — Passzív és aktív fixációs elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelően.
                  Bal kamrai elektródák:
                  — Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek,
                  — 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.
                  Paraméterek:
                  — Hossz: 70-90 cm között,
                  — Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda,
                  — Stylet-tet és OTW drótot mellékelni kell,
                  — MRI vizsgálatokra tesztelt, MR kondicionális verziót kell szállítani.
                  A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20 %-ban további sinus coronarius sheath és 20 %-ban inner sheath szükséges.
                  Diszlokáció gyakoriság:
                  — A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.
                  Telemetria:
                  — Lekérdező telemetriás eszköz biztosításával,
                  — Klinikai vizsgálatokkal igazoltan képes legyen az aritmiák korai detekciójára és az intézeti pacemaker follow-upok számának biztonságos csökkentésére,
                  — A telemetriás rendszerrel végzett utánkövetés klinikai vizsgálatokkal bizonyítottan, legalább 50 %-kal csökkentse a szívelégtelen betegek mortalitását, a hagyományos utánkövetéshez képest (klinikai vizsgálattal igazoltan),
                  — A felhasználó által beállított teljes adatmennyiség automatikus jelentése napi rendszerességgel a beteg aktív közreműködése nélkül, illetve a telep élettartamának jelentős csökkentése nélkül (max 2 %, vagy max 1 hónap a teljes élettartamra vetítve).
                  Mennyiség: 5 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék dual szenzorral kronotópiás inkompetencia kezelésére

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 30 g alatt,
                  — Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4 ms; 100 %-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év,
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/frekvenciaválasz fiziológiás szenzorral, DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO,
                  — Alsó frekvencia határ: 40-90/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min. Impulzus amplitúdó tartomány: 1,5-5,0 V,
                  — Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV,
                  — AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — Éjszakai program: ON, OFF.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Szenzor:
                  — Legalább két különböző típusú frekvenciaválaszt szabályozó szenzor elérhetősége.
                  Légzésszám mérése:
                  — Légzésszám mérése transthoracalis impedancia mérési elven.
                  Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
                  — Üzemmódváltással vagy azzal egyenértékű algoritmussal biztosítsa a kamrai ingerlés minimalizálását. Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
                  Kronotópiás inkompetencia kezelése:
                  Kronotópiás inkompetencia kezelésére klinikailag bizonyítottan alkalmas algoritmus megléte és kezelése automatikus optimalizációs lehetőséggel. Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
                  Mennyiség: 3 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ MR kondicionális készülék dual fiziológiás szenzorral, MR kondicionális pitvari és kamrai elektródákkal szettben

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 30 g alatt,
                  — Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4 ms; 100 %-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év,
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/frekvenciaválasz fiziológiás szenzorral, DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO,
                  — MRI mód: ON, OFF,
                  — Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min,
                  — Impulzus amplitúdó tartomány: 1,2-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms,
                  — Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV,
                  — AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — Éjszakai program: ON, OFF,
                  — Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön,
                  — Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Szenzor:
                  — Legalább két különböző típusú (egyik fiziológiás) frekvenciaválaszt szabályozó szenzor elérhetősége.
                  Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
                  — Üzemmódváltással vagy azzal egyenértékű algoritmussal biztosítsa a kamrai ingerlés minimalizálását. Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
                  Kronotópiás inkompetencia és Syncope kezelésére alkalmas rendszer:
                  — Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
                  Elektróda paraméterek:
                  — Minden készülék mellé 2 db (1 db pitvari és 1 db kamrai) MR kondicionális bipoláris elektróda tartozékként történő szállítása,
                  — A készülékkel együtt MR kondicionális rendszert alkossanak,
                  — Passzív és aktív fixációs, különböző hosszúságú elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelően,
                  — Hossz: 45-60 cm,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda,
                  — Csatlakozó: IS1.
                  Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció. 6 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető (stylettel).
                  Mennyiség: 18 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 30 g alatt,
                  — Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4 ms; 100 %-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év,
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO,
                  — Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min,
                  — Impulzus amplitúdó tartomány: 1,2-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms. Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV,
                  — AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — Éjszakai program: ON, OFF,
                  — Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön,
                  — Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
                  — AAI-DDD üzemmódváltást, vagy azzal egyenértékű algoritmust.
                  Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
                  Mennyiség: 18 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű AV szekvenciális /DDDR üzemű/ pacemaker pitvarfibrilláció monitorozási lehetőséggel

description:
Paraméterek:
                  — Súly: legfeljebb 30 g,
                  — Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4 ms; 100 %-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év,
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD, DDI, VDD, AAI, VVI, DOO, SOO,
                  — Alsó frekvencia határ (LRL): 40-110/min. Felső frekvencia határ (UTRL): 100-160/min,
                  — Impulzus amplitúdó: 1,2-5,0 V. Kamrai refrakteritás: 250-400 ms. Pitvari érzékenység: 0,3-4,0 mV. Kamrai érzékenység: 1,0-7,5 mV. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms,
                  — AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — Éjszakai program: ON, OFF.
                  Pitvarfibrilláció monitorozási funkció: részletezni kell.
                  Automatikus IEGM tárolás: Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, P-R amplitúdó mérés, trendmonitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Mennyiség: 14 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend�� termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/ pacemaker elektródával szettben (A készülék kétüregű egy elektródás P hullám vezérelt kamraingerléses)

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 30 g alatt,
                  — Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4 ms; 100 %-os, VDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év,
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: VDD, VVI, VVIR,
                  — Alsó frekvencia határ (LRL): 40-110/min. Felső frekvencia határ (UTRL): 100-150/min,
                  — Impulzus amplitúdó: 1,2-5,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-1,0 mV,
                  — Pitvari refrakteritás: 250-500 ms,
                  — AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive,
                  — Programozható frekvencia hysteresis funkció VDD üzemmódban: legalább min. 40/min,
                  — Éjszakai program: ON, OFF,
                  — Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön,
                  — Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — P-R hullámmérés, eseményszámláló, threshold teszt, elektród ellenállás, P-R hullám mérés, és trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális electrogram, vagy marker EGM követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Elektróda paraméterek:
                  — A megrendelt pacemaker mennyiséghez képest legalább 90 %-ban kell elektródát biztosítani,
                  — Az elektróda max. 11 F-es introducerrel bevezethető legyen, IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzen,
                  — A VDD elektródánál legalább két különböző csúcs-pitvari ring távolságú elektródát kell biztosítani,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
                  Elektródarögzítés: passzív fixáció.
                  Mennyiség: 12 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker MR vizsgálatra tesztelt pitvari és kamrai elektródákkal szettben

description:
Paraméterek:
                  — Súly: 30 g alatt,
                  — Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4 ms; 100 %-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 8 év,
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO, AAI/R-DDD/R - vagy azzal egyenértékű.
                  MR kompatibilitás:
                  — A pacemaker rendszer legyen MR kompatibilis: teljes testfelületen legyen MR vizsgálat végezhető,
                  — MRI üzemmód: ON, OFF,
                  — Alsó frekvencia határ: 40–110/min. Felső frekvencia határ: 100–150/min,
                  — Impulzus amplitúdó tartomány: 1,0-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300–500 ms,
                  — Pitvari érzékenység: 0,5-2,0 mV, automatikus érzékenység állítás lehetősége,
                  — AV késleltetési idő: 90–300 ms, rate responsive,
                  — PMT megelőző és felfüggesztő algoritmus.
                  Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
                  — Az algoritmus legyen tehetővé AAI-DDD és AAIR-DDDR vagy azzal egyenértékű algoritmus. Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés,
                  — Intracardiális elektrogram, vagy marker EGM megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  Elektród:
                  — 2 db (1 db pitvari és 1 db kamrai) MRI kompatibilis bipoláris elektróda IS-1 csatlakozóval. Hossz az intézeti igények szerint,
                  — 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető,
                  — Irányítható stylettel vagy sheattel együtt adandó.
                  Elektróda paraméterek:
                  — Hossz: 45-58 cm,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
                  Elektródarögzítés: aktív vagy passzív fixáció.
                  Mennyiség: 9 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Együregű MR kondicionális szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és MR vizsgálatra tesztelt elektródával szettben

description:
Paraméterek:
                  — Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4ms; 100 %-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 10 év,
                  — Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon,
                  — IS-1 uni-bipoláris. Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor,
                  — Rtg identifikációs kód.
                  Programozhatóság:
                  — Mód: SSI/R, SOO/R, SST/R,
                  — MRI mód: ON, OFF,
                  — Frekvencia R üzemmódban: 40–150/min. Impulzus amplitúdó: 1,2–6,9 V,
                  — Pitvari érzékenység: 0,5–4,0 mV. Kamrai érzékenység: 1,0–5,0 mV,
                  — Hysteresis funkció: legalább min. 40/min,
                  — Éjszakai program: ON, OFF,
                  — Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris és bipoláris elektródával egyaránt működjön.
                  Diagnosztikus funkciók:
                  — Treshold teszt, elektróda ellenállás, eseményszámláló, trendmonitor: (hisztogram-Holter), élettartam kijelzés, polaritás uni-bipoláris, P-R hullámmérés,
                  — Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény,
                  — Automatikus elektróda impedancia mérés.
                  Frekvenciaválasz:
                  — Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
                  MR vizsgálatra tesztelt elektródákkal szembeni követelmények:
                  — Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek,
                  — Az elektródák legyenek bipolárisak és MR kondicionálisak,
                  — 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető (stylettel).
                  Paraméterek:
                  — Hossz: 45-60 cm,
                  — Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció,
                  — A passzív és aktív fixációs elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelően.
                  Mennyiség: 9 db.
                  A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
                  Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: „Tételes elszámolás alá eső, NEAK által természetben biztosítandó szívbillentyűk, pacemakerek, ICD-k beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével, gyorsított nyílt eljárás keretében, 23 részben”

description:
Tételes elszámolás alá eső, NEAK által természetben biztosítandó szívbillentyűk, pacemakerek, ICD-k beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével, gyorsított nyílt eljárás keretében, 23 részben,az aj.felhív.kieg.dok.részét kép.műszaki leírás(specifikáció)sz.,össz.: 246 db termék.A részenként előírt menny.től -az egységár vagy más szerz.feltét. mód.nélk.-AK a II.2.11. pontokban meghat.%-os mértékben eltérhet.
               Kih.árurakt.feltételei: AK a rendszer üzemeltetéséért díjat(a felhasz. áru br.ért.2,5 %-a) számol fel AT részére;a kih.árurakt. induló alapkészl.minden méretből 1 havi menny. köt. AT leszállítani;a kih.árurakt. első feltölt.hat.ideje a szerz.köt. köv. 5 m.nap;az alapkészl.feltölt. kéthetente csüt. napon 8:00–11:00 óra között kerül sor; soron kívüli megrend. esetén 3 napon belül száll.köt. terheli ATt;AT az aj.ban nyíl. köt. a kih.árurakt. lét. feltét.elfogadásáról,vmint arról,h. az adásvét.és a raktározási szerz. egymás elválaszthatatlan részei.A nyil. hiányában az aj. érv.telen.
               Ada.

name: Pethőné Tarnai Erzsébet, főigazgató gazdasági helyettese

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

street: Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék Bevásárlóközpont I.em.


name: Master Build Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

title: Művelődési ház felújítás

title: Tájház fő- és melléképület építés

description: Tuzsér Nagyközség Művelődési ház felújítás és Tájház fő- és melléképület építés kivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban, illetve annak mellékletét képező műszaki tartalomban és Vállalkozási szerződésben foglalt feltételek szerint.

awardCriteriaDetails:
1Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hónap - maximum 36 hónap): 30
Ár szempont –:

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

street: Kossuth Utca 70.

street: Ady Endre Utca 26

countryName: Magyarország

street: Vasút Utca 600/7 hrsz.

street: Hunyadi Utca 53


title: Villamos energia beszerzés

description:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése a 2018.03.01 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes
ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Hatvani Tankerületi Központ

street: Radnóti tér 2.

E2 Hungary Zrt.

street: Infopark sétány 1.

MVM Partner Zrt.

street: Szentendrei Út 207-209.

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

street: Váci út 72-74.


name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

title: Szigethalom, Mű út HÉV vonal különszintű átvezetés

description: Közbeszerzés tárgya: Szigethalom, Mű út - HÉV vonal kereszteződésében különszintű átvezetés előkészítéseKözbeszerzés mennyisége:A szigethalmi Mű út (51104 sz. út) és a ráckevei H6 HÉV vonal kereszteződésében 1 db különszintű átvezetés megtervezése, a keresztező műtárgy (alul- vagy felüljáró) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.Az ajánlattevő feladata:— Döntéselőkészítő tanulmány készítése az 5101, 5102, 51101 jelű utak kapacitáshiányos csomópontjaira vonatkozóan, valamint a beazonosított csomópontokra tanulmányterv elkészítése— Tanulmányterv elkészítése a szigethalmi Mű út (51104 sz. út) és a ráckevei H6 HÉV vonal különszintű keresztezés műtárgyára,— Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a különszintű HÉV keresztezésre vonatkozóan, benyújtása engedélyezésre, építési engedély megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés— kiviteli tervek elkészítése a különszintű HÉV keresztezésreA feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

mainProcurementCategory: services

street: Váci út 45.

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

street: Lövőház Utca 37.


title: A KRE épületeinek takarítása 2. részajánlati kör

description: Ajánlatkérő az alábbi épületeinek takarítására kér ajánlatot:1042 Budapest, Viola u. 2-4. Oktatási épület 4 116 m21042 Budapest, Viola u. 3-5. Oktatási épület 1 175 m21042 Budapest, Hajnal u. 13. Kollégium 1 082 m2Mindösszesen: 6 373 m2.Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap illetve linóleum burkolattal rendelkeznek.A lépcsők csúszásmentes kő, vagy műanyag borításúak. A fal felületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni.A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum,PVC, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton és a berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyébszennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani.A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra,szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló.A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyébszennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét,rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok, illatosítók)nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykő-képződést meg kell akadályozni, azok tisztán tartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről rendszeresen gondoskodni kell.Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal vagy PVC-vel fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.A mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztán tartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!Lakószobák: Ezeket a helyiségeket csak évente egyszer a nagytakarítás keretében kell kitakarítani.Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte.

title: A KRE épületeinek takarítása 1. részajánlati kör

description: Ajánlatkérő az alábbi épületeinek takarítására kér ajánlatot:1091 Budapest, Kálvin tér 9. Rektori Hivatal 547 m21091 Budapest, Kálvin tér 7/A. Gazdasági igazgatóság 648 m21146 Budapest, Dózsa György út 25-27. Oktatási épület 5 279 m21088 Budapest, Reviczky u. 4. Oktatási épület 4 072 m21116 Budapest, Temesvár u. 18. Kollégium 3.20 m21037 Budapest, Bécsi u. 324. Oktatási épület 3 272 m21085 Budapest, Horánszky utca 26. Kollégium 2 470 m21091 Budapest, Ráday utca 28. Oktatási épület 1 424 m2Összesen: 20 732 m2.Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap illetve linóleum burkolattal rendelkeznek.A lépcsők csúszásmentes kő, vagy műanyag borításúak. A fal felületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyébszennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni.A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum,PVC, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton és a berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyébszennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani.A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra,szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló.A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyébszennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét,rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok, illatosítók)nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykő-képződést meg kell akadályozni, azok tisztán tartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről rendszeresen gondoskodni kell.Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal vagy PVC-vel fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.A mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztán tartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!Lakószobák: Ezeket a helyiségeket csak évente egyszer a nagytakarítás keretében kell kitakarítani.Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte.

title: KRE takarítási feladatainak ellátása 2018–2020-II.

description: A Károli Gáspár Református Egyetem épületeinek takarítása

Károli Gáspár Református Egyetem

street: Kálvin Tér 9


title: PSZC Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium energetikai megújítása

awardCriteriaDetails:
1Vállalt jótállási idő (hó) (minimum: 36 hónap - értékelési maximum összesen. 60 hónap): 15
2Vállalt késedelmi kötbér (minimum: 50.000,- Ft/nap, értékelési maximum 200.000 Ft/nap): 5
3MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (értékelési maximum 36 hó): 10
Ár szempont –:

Pápai Szakképzési Centrum

street: Erkel Ferenc Utca 39.

Structor Invest Kft.

street: Ifjúság útja 50.

Vektorbau Invest Kft.

street: Keszthelyi utca 38.