name: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)

Presentacion

value: EVENTO

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de instalaciones comerciales, industriales o salones

title: resolucion_1302185391739.PDF

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Garantias de alquiler

description: Garantias de alquiler

description: Servicios administrativos

title: resolucion_1302185391739.PDF

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

title: resolucion_1302185391739.PDF

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

title: resolucion_1302185391739.PDF

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

title: resolucion_1302185391739.PDF

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

title: resolucion_1302185391739.PDF

value: UNIDAD

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

title: resolucion_1302185391739.PDF

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

title: resolucion_1302185391739.PDF

title: 3 - Alquiler de oficina

title: 7 - Alquiler de oficina

title: 9 - Garantias de alquiler

title: 5 - Alquiler de oficina

title: 4 - Alquiler de oficina

title: 1 - Alquiler de oficina

title: 6 - Alquiler de oficina

title: 2 - Alquiler de oficina

title: 8 - Alquiler de oficina

description: Garantias de alquiler

description: Garantias de alquiler

streetAddress: Asuncion

description: Servicios administrativos

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

description: Alquiler de oficina

title: ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: carta_de_invitacion_1298387259919.pdf

title: dictamen_uoc_1298387300895.PDF

title: resolucion_lc_1298387313802.PDF

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: HUMAITA 145 EDIF. PLANETA I SENAVE-UOC, PLANTA BAJA || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Oscar F. Birks - Ronald Birks - Yolanda Birks de Aranda

description: Servicios administrativos

description: Servicios administrativos

description: ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE

title: contrato_zillich__1__1302535443192.pdf

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

title: contrato_roque_pedro_1302185875838.PDF

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

title: contrato_karina_1302186500836.PDF

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

title: contrato_tamara_1302186335132.PDF

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

title: olivieri_1303848562018.PDF

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

title: contrato_land_piso_15_1306420224526.PDF

title: contrato_land_piso_16__1__1306420883496.PDF

title: contrato_hans_1302186122879.PDF


Unidad

currency: PYG

description: Servicio de mantenimiento y reparacion de embarcaciones

scheme: UNSPSC

status: active

title: resolucion_de_adjudicaicon_1299601763971.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: informe_de_adjudicacion_1299601761073.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: cuadro_comparativo_rep_de_casco_de_lancha_1299601772814.zip

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

statusDetails: Adjudicado

title: 1 - REPARACIÓN DE CASCODE LANCHA Y TRAILER

statusDetails: Activo

title: REPARACIÓN DE CASCODE LANCHA Y TRAILER

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: iao.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios

title: modelo_carta_invitacion_actualizada_1297262388499.pdf

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: adenda1_reparaci_n_de_casco_de_lancha0001_1298303469709.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: cgc.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Adjudicada

name: Rectorado / Universidad Nacional de Asunción

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: UOC Rectorado UNA Sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de la UNA || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Contratación Directa

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

scheme: DNCP-SICP-CODE

legalName: Universidad Nacional de Asunción (UNA)

scheme: PY-PGN

legalName: Universidad Nacional de Asunción

type: Unidad Contratación

level: Universidades Nacionales

entityType: Entidades Descentralizadas

NAUTICA CARIBE SRL

roles: notifiedSupplier supplier

region: Central

locality: ASUNCION (DISTRITO)

countryName: Paraguay

streetAddress: MECANICOS DE AVIACION Casa #1644

activityTypes: goods services

scheme: PY-RUC

legalName: NAUTICA CARIBE SRL

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: 73161601- Servicios de construccion, reparacion y mantenimiento de embarcaciones

description: REPARACIÓN DE CASCODE LANCHA Y TRAILER

title: orden_de_servicios_1299601905314.pdf

documentType: contractSigned

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

initiationType: tender


Procedencia

value: ITALIA

Presentacion

value: CAJA

Marca

value: LTA

description: Reactivo para urea

description: Reactivo para urea

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Magnesio

description: Magnesio

description: Reactivos o soluciones quimicos

Procedencia

value: ARGENTINA

Marca

value: DVS

description: Microcontenedores para T.P

description: Microcontenedores para T.P

description: Glicemia

description: Glicemia

description: Reactivos o soluciones quimicos

Procedencia

value: INDIA

Presentacion

value: FRASCO

Marca

value: HIMEDIA

description: Glucosa anhidra

description: Glucosa

description: Reactivo para colesterol

description: Reactivo para colesterol

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Calibrador para Contador Quimico

description: Calibrador para Contador Quimico

value: FAETA

description: Gradilla para tubos

description: Gradilla para tubos

description: Gradilla o porta tubos

description: Reactivo para trigliceridos

description: Reactivo para trigliceridos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Macrocontenedores para T.P

description: Macrocontenedores para T.P

description: Calibrador para Contador Quimico

description: Calibrador para Contador Quimico

Procedencia

value: CHINA

Presentacion

value: ROLLO

Marca

value: SHANGAI CHANNELMED

relatedLot: fSnMHQM+tlA=

description: Papel termico

description: Papel termico

description: GPT

description: GPT

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Proteina LCR

description: Proteina LCR

description: Reactivos de analizadores de proteinas

description: Cubeta para Complemento

description: Cubeta para Complemento

description: Cubetas biologicas

description: Control biologico de esterilidad

description: Control biologico de esterilidad

description: Cubeta de Reaccion

description: Cubeta de Reaccion

description: Cubetas

description: Tubo de plastico

description: Tubo de plastico

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Placa para elisa

description: Placa para elisa

description: Microplacas

description: Agua Oxigenada Solucion

description: Agua Oxigenada Solucion

description: Antisepticos de peroxido de hidrogeno

description: Microcontenedores sin anticoagulante

description: Microcontenedores sin anticoagulante

description: Fosforo

description: Fosforo

description: Reactivo para acido urico

description: Reactivo para acido urico

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Espatula de acero inoxidable

description: Espatula de acero inoxidable

description: Espatulas de laboratorio

description: Gas carbonico

description: Gas carbonico

description: Gas dioxido de carbono CO2

description: Alcohol de quemar

description: Alcohol de quemar

description: Alcoholes o sus sustitutos

description: Fosfatasa alcalina

description: Fosfatasa alcalina

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Macrocontenedores para T.P

description: Macrocontenedores para T.P

description: Detergente no ionico

description: Detergente no ionico

description: Detergentes/ Limpiador de laboratorio

description: Amilasa

description: Amilasa

description: Microcontenedores con Anticoagulante

description: Microcontenedores con Anticoagulante

description: Reactivo para creatinina

description: Reactivo para creatinina

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: GOT

description: GOT

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Tubos de ensayo de vidrio

description: Tubos de ensayo de vidrio

description: HDL colesterol

description: HDL colesterol

description: Reactivos o soluciones quimicos

title: resolucion_cd_n__06_11_1305896021149.PDF

title: evaluacion_cd_n__06_11_1305895998350.zip

title: comparativo_cd_n__06_11_1305896005424.zip

title: 5 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 1 - REACTIVOS

title: 9 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 4 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 12 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 10 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 18 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 14 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 17 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 7 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 8 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 16 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 15 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 11 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 19 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 3 - AGUA OXIGENADA

title: 2 - MATERIALES - LABORATORIO

title: 6 - MATERIALES DESCARTABLES

title: 13 - MATERIALES DESCARTABLES

description: GOT

description: GOT

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivo para creatinina

description: Reactivo para creatinina

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivo para acido urico

description: Reactivo para acido urico

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: GPT

description: GPT

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Amilasa

description: Amilasa

description: Calibrador para Contador Quimico

description: Calibrador para Contador Quimico

description: Reactivo para colesterol

description: Reactivo para colesterol

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Fosfatasa alcalina

description: Fosfatasa alcalina

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Fosforo

description: Fosforo

description: Glicemia

description: Glicemia

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Glucosa anhidra

description: Glucosa

description: HDL colesterol

description: HDL colesterol

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Magnesio

description: Magnesio

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Proteina LCR

description: Proteina LCR

description: Reactivos de analizadores de proteinas

description: Detergente no ionico

description: Detergente no ionico

description: Detergentes/ Limpiador de laboratorio

description: Reactivo para trigliceridos

description: Reactivo para trigliceridos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivo para urea

description: Reactivo para urea

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Control biologico de esterilidad

description: Control biologico de esterilidad

description: Cubeta de Reaccion

description: Cubeta de Reaccion

description: Cubetas

description: Agua Oxigenada Solucion

description: Agua Oxigenada Solucion

description: Antisepticos de peroxido de hidrogeno

description: Alcohol de quemar

description: Alcohol de quemar

description: Alcoholes o sus sustitutos

description: Gas carbonico

description: Gas carbonico

description: Gas dioxido de carbono CO2

description: Cubeta para Complemento

description: Cubeta para Complemento

description: Cubetas biologicas

description: Calibrador para Contador Quimico

description: Calibrador para Contador Quimico

description: Espatula de acero inoxidable

description: Espatula de acero inoxidable

description: Espatulas de laboratorio

description: Gradilla para tubos

description: Gradilla para tubos

description: Gradilla o porta tubos

description: Macrocontenedores para T.P

description: Macrocontenedores para T.P

description: Macrocontenedores para T.P

description: Macrocontenedores para T.P

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Macrocontenedores sin anticoagulante

description: Microcontenedores con Anticoagulante

description: Microcontenedores con Anticoagulante

description: Microcontenedores para T.P

description: Microcontenedores para T.P

description: Microcontenedores sin anticoagulante

description: Microcontenedores sin anticoagulante

description: Papel termico

description: Papel termico

description: Placa para elisa

description: Placa para elisa

description: Microplacas

description: Tubos de ensayo de vidrio

description: Tubos de ensayo de vidrio

description: Tubo de plastico

description: Tubo de plastico

title: ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES DESCARTABLES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: adenda_2_1300727357441.pdf

title: aclaraci_n_adenda_cd_n__6_11_1300112456734.pdf

title: acta_de_apertura_de_prorroga_cd_6_11_1300112326827.pdf

title: invitacion_1299071374026.zip

title: iao.pdf

title: cgc.pdf

name: Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: DR. MONTERO N° 688 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

Carol Paola Quintana Velilla

streetAddress: Alberdi 733 c/ Victor Haedo, Edificio Ypacarai Piso 3, Dpto. 31

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

GUAINDUPAR S.A

name: HECTOR RUBEN RECALDE INSFRÁN - LAURA GOMEZ

LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.

streetAddress: Avenida Republica Argentina casi Mcal Lopez Torre de las Americas piso 10 oficina A y B

name: Carlos Domingo Ernesto- Pablo Troche Robbiani

CHACO INTERNACIONAL SA

streetAddress: San Juan María Vianney N° 1684 c/ Bruno Guggiari e/ Juan Pablo II

description: 41121703- Gradilla o porta tubos

description: Gradilla o porta tubos

description: 41116105- Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: 41113036- Microplacas

description: Microplacas

description: 41116113- Reactivos, soluciones o tinturas citologicos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: 51102709- Antisepticos de peroxido de hidrogeno

description: Antisepticos de peroxido de hidrogeno

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: 41121701- Tubos de ensayo multiproposito o generales

description: 12142104- Gas dioxido de carbono CO2

description: Gas dioxido de carbono CO2

description: 41121813- Cubetas

description: Cubetas

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: 41115816- Accesorios o suministros de analizadores hematologicos

description: 42142302- Componentes o accesorios de sistemas medicos de representacion grafica

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: 41116130- Reactivos, soluciones o tinturas microbiologicos o bacteriologicos

description: 41116012- Reactivos de analizadores de proteinas

description: Reactivos de analizadores de proteinas

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: 41113036- Microplacas

description: Microplacas

description: Detergentes de laboratorio

description: Detergentes/ Limpiador de laboratorio

description: 12352104- Alcoholes o sus sustitutos

description: Alcoholes o sus sustitutos

description: 41103704- Cubetas biologicas

description: Cubetas biologicas

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: Reactivos o soluciones quimicos

description: 41116015- Reactivos y standares para unidad de control de calidad

description: 41122403- Espatulas de laboratorio

description: Espatulas de laboratorio

title: contrato_cd_n__06_11_1305888382259.zip


Marca

value: ROMAGNOLE

Fabricante

value: Romagnole Productos Elétricos S.A.

Modelo

value: Trifásico

Procedencia

value: Brasil

description: Transformador de potencia trifásico

status: valid

value: La Consolidada S.A. de Seguros

Marca

value: Weg

Modelo

value: Transformador de potencia trifásico de 500 KVA

description: Transformador de potencia trifásico

value: Seguridad Seguros S.A.

Marca

value: TRAFOPAR

Fabricante

value: Transformadores Paraguayos S.A.

Procedencia

value: Paraguay

description: Transformador de potencia trifásico

value: La Consolidada  S.A.

Marca

value: TRAFOSUR

Fabricante

value: TRAFOSUR S.A.

Modelo

value: Trifasico

Procedencia

value: Paraguaya

description: Transformador de potencia trifásico

Marca

value: SUPER KVA

Modelo

value: 500 KVA

Procedencia

value: PARAGUAY

description: Transformador de potencia trifásico

value: SEGUROS CHACO S.A.

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

value: BRASIL

description: Transformador de potencia trifásico

description: Transformador de potencia trifásico

title: eva_adj_lco_1_11_1306269632230.pdf

title: subasta_id_210166_acta_1306269617737.pdf

title: reso_adj_lco_1_11_1306269644739.pdf

title: 1 - Transformador de potencia trifásico

statusDetails: Cerrado Con Lances

description: Transformador de potencia trifásico

description: Transformador de potencia trifásico

title: LCO 01/2011 - Adquisicion de Transformadores de Potencia Trifasica

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: adenda_1_pliego_lco_1_11_ram_1299858912983.pdf

title: iao_subasta.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios por Subasta

title: cgc_subasta.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios por Subasta

title: pliego_sbe_lco_transformadores_1297454080434.pdf

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: Detalles Técnicos

description:
Necesitamos mayores detalles tècnicos, pues el listado de materiales implica el costo de instalaciòn de un solo transformador, mientras que se solicita la provisiòn de 2 unidades.
Asì mismo hay divergencias en la cantidad de accesorios, e incluso, en el caso del cable NYY de 120mm, no se adecua al terminal solicitado de 240mm.

title: Consultas

answer:
Respuesta 1
Ajustarse a las especificaciones de la Adenda 1

Respuesta 2
Cada empresa debe presentar una consulta previa a la ANDE por si mismo

Repuesta 3
La primera columna indica la cantidad unitaria, la segunda columna es la cantidad total que se requiere

description:
Favor dar respuesta a las siguientes consultas, con referencia a la Adenda 1:
1- ¨La empresa adjudicada se hara responsable de todos los tramites y pagos a la ANDE¨ Aclaramos que para poder cotizar dichos pagos a la ANDE se debe previamente presentar una consulta previa para que ellos determinen los valores que debe pagarse en concepto de refuerzo de linea, derecho de conexion, gtia de consumo. Debido que la linea existente enfrente es protegida y la ANDE debe realisar los trabajos, lo que ellos tambien cobran.
2- Cada empresa debe presntar una consulta previa a la ANDE por si mismo, o el Ministerio va a presentar y facilitar las copias a los oferentes?
3- En la Adenda 1 figuran dos columnas de cantidades pero en las mismas no especifica si es minimo o maximo. Como debe ser cotizado?

title: Consulta Aclaratoria

answer:
RESPUESTA: La convocante no facilito por correo electronico ninguna aclaracion o diagrama del Pliego de Bases y Condiciones, siendo las especificaciones tecnicas del PBC las que estan vigentes para este llamado.
A fin de aclarar las especificaciones tecnicas la convocante emitira una adenda al PBC;CONSULTA: Adjunto documento enviado por correo por la  parte tecnica Sra. Helana Duarte. Aguardamos la Adenda de manera a tener en cuenta la cantidad de los transformadores a cotizar.

description:
En función al llamado de referencia solicitamos las siguientes aclaraciones:
El conexionado de puesto de distribución de 500kva seria conectado al tablero general del depósito  o se tiene prevista otra ubicación.
Se va a respetar el Diagrama en Bloque que facilito la convocante por correo o se tendrá en cuenta solo la provisión con su puesto de distribución.
La provisión solicitada no queda muy claro ya en el  PBC  Especificaciones técnicas, solicitan 2 (un) Transformadores de 500kva y en referencia  a la visita solicitan solo 1 (un).
El listado de materiales proveído por el Dpto. Técnico no coincide con lo que indica el pliego de beses y condiciones.
A efecto de una Mejor cotización rogamos una pronta respuesta.

title: Consultas

description:
1- Favor aclarar la cantidad de transformadores que precisan, ya que en el pliego especifica 2 unidades y en el listado de materiales es referente a un transformador.
2-En el punto 11: Cable de cobre NYY 120mm, aclaramos que esta medida no soporta la carga de un transformador de 500 Kva.
3- En el punto 12: Terminales de compresion de 240 mm. Favor aclarar de que medida debe ser, ya que no hay cables de 240 mm.
4- En el punto 20: Tablero de adosar de 50x40 con tapa presentable. Este tablero es seccional o de distribucion y donde debe ser instalado
5- En el punto 21: Transformador de corriente 750/5 amper. Este transformador de corriente (TC) es para medicion? La ANDE normalmente provee los mismos, o debe ser proveido por el oferente?
6- En el punto 24: Instalacion y puesta en funcionamiento del transformador, tablero, conexiones, puesta a tierra, tomas, etc. Segun normas equilibrio de las cargas. A que conexion se refiere ? A cuales tomas se refiere? Para el equilibrio de la carga se requiere de un estudio de la carga y proyecto para la instalacion de tableros seccionales o de distribuicion en los diferentes bloques.
7- Con referencia a los tramites y gestiones ante la ANDE como consulta previa presentacion de solicitud de abastecimiento, el oferente debe preveer eso o el Ministerio de Salud ya lo hizo?
Con referencia a los pagos a la ANDE por Garantia de consumo y refuerzo de linea, los mismos quedan a cargo del Ministerio de Salud?.
Desde ya muchas gracias.

title: Diagrama de Bloque

description: Favor aclarar cuál es el Diagrama de Bloque que facilitó la convocante por correo? conforme a la consulta presentada. Favor facilitar el mismo en caso de existir.

streetAddress: Sistema SBE

awardCriteriaDetails: Por Item

streetAddress: Sistema SB

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Sistema SB || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Concurso de Ofertas

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

roles: buyer procuringEntity payer

type: Entidad

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.

region: Asunción

locality: ASUNCION

streetAddress: PARAGUARI 935

legalName: EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.

name: FEDERICO LEWKOWITZ Y/O FRIEDRICH LEWKOWITZ

S.A.C.I. H. PETERSEN

locality: LIMPIO

streetAddress: RUTA III GENERAL ELIZARDO AQUINO

legalName: S.A.C.I. H. PETERSEN

name: JUAN HAAKON PETERSEN SEMPE - JUAN MARIA PETERSEN LANUS - FEDERICO MARIA PETERSEN LANUS - KAREEN MARIA PETERSEN LANUS - JUAN PABLO LURASCHI

TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

locality: FERNANDO DE LA MORA

streetAddress: Coronel Franco N°  888

legalName: TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

name: Valeria Andrea Felippo Ivanauskas - Gianmarco Felippo Ivanauskas  - Alessandro Martin Felippo  Ivanauskas - Enrique Duarte Luraghi

RIEDER Y CIA. SACI

streetAddress: AVDA.ARTIGAS 1945

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

name: JUAN RODOLFO RIEDER CELLE - FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE - CARLOS ENRIQUE RIEDER CELLE - JORGE OSCAR RIEDER SALVADOR MALDONADO DIAZ - HILDA JUDITH RIEDER  CELLE

RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

name: ARNOLD KLASSEN - RONALD FRIESSEN- DANIELA BERGEN- RAFAEL RUIZ WIEZEL

TRAFOSUR SA

streetAddress: AV.MOLAS LOPEZ C/ ARTIGAS 2321 STMA TRIN

name: JUAN CARLOS GUANES CARRILLO- JUAN MARIA GUANES

title: Periodo Aleatorio

title: Beneficio MIPYME

title: Propuesta

description: 39121001- Transformadores de potencia de distribucion y accesorios

description: Adquisicion de Transformadores

title: contrato_16_lco_1_11_gotze_1306437344340.pdf


Marca

value: Fresenius

Fabricante

value: Fresenius Medical Care

Modelo

value: Fresenius 4008 "B"

Procedencia

value: Alemania

description: Equipo de hemodialisis

value: La Consolidada S.A de Seguros

Marca

value: NIPRO

Modelo

value: DIAMAX

Procedencia

value: JAPÓN

description: Equipo de hemodialisis

value: MI GARANTIA

Marca

value: BBRAUN

Modelo

value: DIALOG+

Procedencia

value: ALEMANA

description: Equipo de hemodialisis

value: SEGUROS GENERALES SA

Marca

value: MAC (Mac-Check)

Fabricante

value: Matsuoka Meditech Corp.

Procedencia

value: Japon

description: Aparato de presion

Marca

value: MAC (Mak-Check)

description: Aparato de presion

value: La Consolidada S.A. de Seguros

value: BC BIOMEDICAL

Procedencia

value: USA

description: Monitor Medidor de Gases Anestesicos

Marca

value: SPACELABS

Modelo

value: CARDIOEXPRESS SL3

description: Electrocardiografo

description: Equipo Simulador de ECG

description: Equipo Analizador de Desfibrilador

name: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

value: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

Marca

value: BC Biomedical

Fabricante

value: BC Group

Modelo

value: No tiene

description: Osciloscopios

description: Monitor Medidor de Gases Anestesicos

description: Equipo Simulador de ECG

description: Equipo Analizador de Desfibrilador

value: Aseguradora del Este S.A

Marca

value: CRITICARE

Fabricante

value: CRITICARE SYSTEM. INC.

Modelo

value: 8500Q Poet IQ2

description: Monitor Medidor de Gases Anestesicos

Marca

value: SEEUCO

Fabricante

value: Seeuco Electronics Technology Co., Ltd.

Procedencia

value: CHINA

description: Electrocardiografo

value: EL COMERCIO PARAGUAYO

Marca

value: Philips

Fabricante

value: Philips Medical Systems

description: Ecocardiografo

value: El Sol S.A.

Marca

value: ESAOTE

Procedencia

value: ITALIA

description: Electrocardiografo

Modelo

value: MyLab30 Gold

description: Ecocardiografo

Marca

value: FLUKE

Fabricante

value: Fluke Biomedical

description: Equipo Simulador de ECG

description: Equipo Analizador de Desfibrilador

description: Ecocardiografo

description: Aparato de presion

description: Electrocardiografo

description: Aparato de presion

description: Equipo Simulador de ECG

description: Equipo Analizador de Desfibrilador

description: Aparato de presion

description: Electrocardiografo

description: Aparato de presion

description: Ecocardiografo

description: Ecocardiografo

description: Aparato de presion

description: Aparato de presion

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

description: Aparato de presion

description: Aparato de presion

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

title: reso_adj_lpn_4_11_equipos_1304964723526.pdf

title: acta_apertura_lpn_4_210144_1304971580738.pdf

title: eva_lpn_4_11_equipos_1304964733693.pdf

description: Ecocardiografo

description: Ecocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Ecocardiografo

description: Ecocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

title: eva_lpn_4_11_equipos_1304964733693.pdf

description: Equipo de hemodialisis

description: Equipo de hemodialisis

description: Unidad de hemodialisis y accesorios

title: eva_lpn_4_11_equipos_1304964733693.pdf

description: Monitor Medidor de Gases Anestesicos

description: Monitor Medidor de Gases Anestesicos

description: Equipos para anestesia y accesorios

title: eva_lpn_4_11_equipos_1304964733693.pdf

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

title: eva_lpn_4_11_equipos_1304964733693.pdf

title: 7 - Ecocardiografo

title: 4 - Osciloscopios

title: 8 - Aparato de presion

title: 10 - Electrocardiografo

title: 5 - Equipo de hemodialisis

title: 2 - Equipo Analizador de Desfibrilador

title: 3 - Equipo Simulador de ECG

title: 9 - Aparato de presion

title: 6 - Ecocardiografo

title: 1 - Monitor Medidor de Gases Anestesicos

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Aparato de presion

description: Aparato de presion

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

description: Aparato de presion

description: Aparato de presion

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

description: Ecocardiografo

description: Ecocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Ecocardiografo

description: Ecocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Equipo de hemodialisis

description: Equipo de hemodialisis

description: Unidad de hemodialisis y accesorios

description: Osciloscopios

description: Osciloscopios

description: Osciloscopios

description: Equipo Simulador de ECG

description: Equipo Simulador de ECG

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Equipo Analizador de Desfibrilador

description: Equipo Analizador de Desfibrilador

description: Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rigidas

description: Monitor Medidor de Gases Anestesicos

description: Monitor Medidor de Gases Anestesicos

description: Equipos para anestesia y accesorios

title: LPN 4/2011 - Adquisicion de Equipos Medicos y Equipos de Reparación

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: cgc_subasta.pdf

title: adenda_1_lpn4_1299859686798.pdf

title: pliego_sbe_lpn__equipos_1297878140954.pdf

title: adenda_2_lpn4_1300213868433.pdf

title: iao_subasta.pdf

title: ITEM 10 ELECTROCARDIOGRAFO

answer: Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido

description: Solicitan ?Manual de Usuario y Servicio? en español, solicitamos permitan cotizar manuales en inglés, ya que los originales de los fabricantes solo son provistos en dicho idioma.

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: Ajustarse a la especificación a la especificación técnica

description: Se podrán ofertar transductores con ancho de banda de al menos 2 a 4 MHz? Ya que con este ancho de banda se pueden realizar todas las aplicaciones solicitadas y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

title: Constancia de Habilitación

answer: Si es  recomendable

description: Se solicita se incluya como documentación a presentar constancia de habilitación de Servicio Técnico expedida por el M.S.P. y B.S.

title: ITEM 6  ECOCARDIOGRAFO

answer:
Ajustarse a las especificaciones del PBC

AJUSTARSE A 8.000 o mayores

Se Modifica a 4 puertos  p/ conexión de periféricos

Se Modifica a  a 2048 o mas

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC. No es necesario

Se  agrega función Modo Anatomico del  Strain  Rate integrado a la consola

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Se agrega la función:?Software para imagen extendida

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz

description:
Solicitan ?Pantalla: Monitor al menos 19? (pulgadas), medidas diagonalmente.?, Solicitamos permitan cotizar equipos con monitor LCD de 17´´, tamaño considerable para la visualización durante la practica médica, para permitir la participación de un mayor numero de oferentes.

Solicitan: ?Memoria de Cine de al menos 8000 cuadros?.
Sugerimos ampliar este requerimiento a memoria de cine de al menos 180000 cuadros,
Ya que estudios cardiológicos requieren bucles de cine muy superiores a 10.000 cuadros.

Solicitan: ?Puertos USB para conexión de periféricos? Sugerimos modificar este requerimiento por: ?Al menos 4 puertos USB para conexión de periféricos, y dispositivos de almacenamiento de datos USB flash drive?.

Solicitan: ?1024 o más canales de procesamiento no multiplexados?.
Sugerimos ampliar este requerimiento a ?2048 canales de procesamiento no multiplexados?, ya que en estudios cardiológicos es necesaria una mayor resolución y velocidad de adquisición de imágenes.

Solicitan ?Modo M Anatómico?, sugerimos solicitar que este pueda ser obtenido tanto en tiempo real como desde bucles de cine para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.

Sugerimos soliciten Modo Flujo B Sanguíneo sin utilización de efecto Doppler, Modo que permite la visualización de la íntima del vaso sin ser ocultada como  ocurre con el Doppler Color.

Solicitan Strain Rate por el método 2D Speckle Tracking,  sugerimos soliciten la obtención de Strain rate por los métodos de Doppler Tisular y Speckle Tracking, ya que ambos son complementarios entre sí.

Solicitan Strain Rate, sin embargo no se menciona el Modo M curvo del Strain Rate, herramienta necesaria para la interpretación de la información de Strain Rate, ya que todos los trabajos publicados en el mundo con Strain rate utilizan el modo M Curvo. Por lo tanto sugerimos solicitar modo M curvo del Strain Rate formando parte integral en la consola, sin necesidad de utilización de estación de trabajo externa. Además de la capacidad del equipo de la obtención del modo M curvo desde bucles de cine de archivo.

Para facilitar el traslado del equipo en las salas de terapia sugerimos soliciten unidad de alimentación interrumpida (UPS) con autonomía mínima de al menos 10 minutos, como parte integral interna al equipo desde fabrica.

Sugerimos solicitar capacidad de Post Proceso de Imágenes de archivo de los siguientes parámetros,  ganancia Modo B, Modo M, Modo PW, velocidad de barrido espectral, corrección del ángulo.

Sugerimos solicitar al menos Seis niveles de armónica para transductores sectoriales adultos y al menos una armónica por inversión de pulso, ya que el rango de pacientes a estudiar es muy amplio y las necesidades encontradas así lo requieren.

Sugerimos la incorporación de Software de Vision extendida con transductores lineales a los requerimientos, herramienta que permitirá la construcción, visualización y medición, en una imagen simple en 2D de segmentos mayores a los obtenidos en un barrido simple del transductor.

Sugerimos Solicitar Software de Calculo de la fracción de eyección con detección automática de los bordes.

Solicitan ?Transductor Phased Array adulto con ancho de banda de 1 a 4 MHz.?, Solicitamos permitan cotizar transductores con ancho de banda de 1.5 a 3.6 MHz, rango de frecuencias suficiente para la exploración en pacientes adultos y de este modo permitir la participación de un mayor numero de oferentes.

Solicitan ?Transductor Phased Array pediátrico con ancho de banda de 5 a 8 MHz.?, Sugerimos solicitar transductores con ancho de banda de 3.0 a 8.0 MHz, para la exploración en pacientes pediátricos tanto neonatales como niños mayores.

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: Ajustarse a la especificación a la especificación técnica

description: Podrán ofertarse equipos con Memoria  Cine de al menos 1000 cuadros? Que igualmente permita almacenar hasta varios segundos de cine, suficiente para realizar revisión de latidos completos y que permita la participación de mayor cantidad de oferentes.

title: Item Nº8 Aparato de presion p/adulto

answer: Se refiere a un brazal estandar para adulto

description: En las especificaciones tecnicas del aparato de presion para adulto dice Brazal extra largo para adulto, este se refiere al brazal especial para adulto obeso o se refiere al brazal estandard para adulto? Favor aclarar

title: item 10 Electrocardiografo

answer:
1/15. SI,  los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real. De esta forma se podrá corregir cualquier error en alguna de las derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel. De esta forma se economiza errores de impresión y por lo tanto papel.

2/15 si el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable paciente. Recomendado para economizar tiempo de conexión y errores de impresión.

3/15 si es necesario que el equipo cuente con filtro de línea de AC (50Hz). Este filtro elimina el ruido de la alimentación eléctrica

4/15 Si es recomdable

5/15 si es necesario que el equipo cuente con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz que son utilizados para filtrar el desvío de la línea de base horizontal en el trazado del electrocardiograma cuando existe se utiliza un buen contacto entre los electrodos, provocado por un gel deficiente, piel o pelos del paciente

6/15 si es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia

7/15 si  es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia

8/15  SI   todas derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora de chorro de tinta, a través de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante una falta de papel, utilizando un papel y una impresora padrón

9/15 Si  Se recomienda 0,05 a 150Hz o mejor rango

10/15 Ajustarse a la especificación a la especificación técnica

11/15 Si se recomienda 1000hz o mejor

12/15  Ajustarse a la especificación a la especificación técnica

13/15 Ajustarse a la especificación a la especificación técnica

14/15 se recomienda como mínimo superior a 100 dB

15/15 si el equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario

description:
CONSULTA1/15: Favor aclarar si los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real. De esta forma se podrá corregir cualquier error en alguna de las derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel. De esta forma se economiza errores de impresión y por lo tanto papel.

CONSULTA 2/15: Favor aclarar si el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable paciente. Recomendado para economizar tiempo de conexión y errores de impresión.

CONSULTA 3/15: Favor aclarar si es necesario que el equipo cuente con filtro de línea de AC (50Hz). Este filtro elimina el ruido de la alimentación eléctrica.

CONSULTA 4/15: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc.

CONSULTA 5/15: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz que son utilizados para filtrar el desvío de la línea de base horizontal en el trazado del electrocardiograma cuando existe se utiliza un buen contacto entre los electrodos, provocado por un gel deficiente, piel o pelos del paciente.

CONSULTA 6/15: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia.

CONSULTA 7/15: Favor indicar si el electrocardiograma debe ser almacenado en la memoria interna del equipo. Esto permite que el médico pueda hacer una revisión de los electrocardiogramas adquiridos por el equipo.

CONSULTA 8/15: Favor aclarar si las todas derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora de chorro de tinta, a través de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante una falta de papel, utilizando un papel y una impresora padrón.

CONSULTA 9/15: Favor indicar la respuesta en frecuencia del equipo (ancho de banda para el electrocardiograma). Se recomienda 0,05 a 150Hz o mejor rango.

CONSULTA 10/15: Favor indicar la resolución de la conversión Analógica-Digital, se recomienda 10 bits o mejor.

CONSULTA 11/15: Favor indicar la tasa o frecuencia de muestreo de la señal del ECG, se recomienda 1000Hz o mejor.

CONSULTA 12/15: Favor indicar la velocidad de impresión del papel, se recomienda: 5mm/s; 6,25mm/s;10mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s o mejor.

CONSULTA 13/15: Favor indicar la ganancia de la señal del ECG que puede ser configurable por el usuario: 2,5mm/mV; 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV o ganancia automática (AGC).

CONSULTA 14/15: Favor indicar el factor de Rechazo en Modo Común (RRMC) parámetro que define la capacidad de rechazo de ruidos externos, se recomienda como mínimo superior a 100dB.

CONSULTA 15/15: Favor indicar si el equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario.

title: Valor de la Multa

answer: Se pueden ofertar equipos con transductor: Lineal con ancho de banda de 5-13MHZ y transductor Phased array adulto con ancho de banda de 2-4Mhz ya que estas frecuencias son suficientes?

description: Se podria cobrar el 1% de multa en la entrega por cada semana de atraso? Nos parece que por cada 2 dias dicho procentaje es muy elevado. Favor aclarar

title: Oferta de Equipos

answer: Favor Ajustarse al  PBC

description: Se pueden ofertar equipos con transductor: Lineal con ancho de banda de 5-13MHZ y transductor Phased array adulto con ancho de banda de 2-4Mhz ya que estas frecuencias son suficientes?

title: Item 10 Electrocardiógrafo

answer: Si  que sea compatible con impresora Standard

description: Se podrán ofertar equipos con dispositivo de impresión externo?

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: Ajustarse a la especificación a la especificación técnica

description: Se podrán ofertar transductores con ancho de banda de al menos 3 a 12 MHz? Ya que con este ancho de banda se pueden realizar todas las aplicaciones solicitadas y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 10 ELECTROCARDIOGRAFO

answer: Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido

title: ITEM 7

answer:
RESPUESTA:  Consulta 1: Se modifica este punto por: ?Peso aproximado  hasta 9 kg como máximo?
RESPUESTA:  Consulta 2: Ajustarse a las especificaciones del PBC.
RESPUESTA:  Consulta 3: Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz
RESPUESTA:  Consulta 4: Se agrega en las especificaciones ?Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de 120GB o mejor?
RESPUESTA:  Consulta 5: Se modifica este punto por: ?Dispositivo grabador de CD/DVD  integrado al equipo con puertos USB , formatos AVI, JPEG?.
RESPUESTA:  Consulta 6: Se modifica este punto por: ?Posibilidad de conexión DICOM?.
RESPUESTA:  Consulta  7: Se modifica este punto por: ?Funcionamiento a batería de una hora de uso o más, con  tiempo de recarga inferior a cuatro horas?

description:
Consulta 1: Como el equipo también debe estar montado en un carro, solicitamos poder ofertar equipos portátiles de hasta 9 Kg, con facilidad de movilización y transporte.

Consulta 2: No se especifican la cantidad de puertos activos de transductores con los que debe contar el equipo, por lo que recomendamos incluir como requerimiento en las especificaciones técnicas, tener por lo menos dos puertos activos para conexión de transductores, ya que esto facilita de sobremanera la utilización del equipo, y protege al transductor de estar conectando y desconectando constantemente.

Consulta 3: Uno de los transductores Phased Array solicitado es para uso en pacientes pediátricos, recomendamos modificar el rango de frecuencias a niveles superiores de 4 a 8 Mhz ya que el rango solicitado corresponde a transductores para uso en pacientes adultos.

Consulta 4: No se especifica la capacidad del disco duro para el almacenamiento de imágenes estáticas y en movimiento, por lo que solicitamos incluir como requerimiento en las especificaciones técnicas, disco duro de 120 GB para almacenamiento.

Consulta 5: Solicitan que el archivo interno pueda exportarse a dispositivos de almacenamiento externo CD/DVD, USB flash card y DICOM, de manera a simplificar las tareas del usuario, solicitamos que el dispositivo grabador de CD/DVD este integrado al equipo y que el mismo cuente con puertos USB para la conexión de unidades de almacenamiento masivo como PEN DRIVES, con formatos AVI, JPEG, DICOM, etc.

Consulta 6: Cuales son las licencias que deben estar habilitadas para el sistema DICOM, pues las mismas no se aclaran dentro de este punto, solo se menciona cuanto sigue: ?Posibilidad de conexión DICOM 3.0 con las sigiuentes licencias habilitadas? y no se describen las licencias solicitadas.

Consulta 7: Solicitamos que la autonomía de la batería sea superior a una hora de uso, y que el tiempo de recarga de la misma sea inferior a cuatro horas, ya que con esto se dará más provecho al uso del equipo con baterías.

title: ITEM 7 ECOCARDIOGRAFO

answer:
Se agrega en las especificaciones ?Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de 120GB o mejor

Se agrega en las especificaciones ?Memoria Cine de 8.000 cuadros o mejor

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

No es necesaria la función triplex para el doppler continuo, si para el doppler pulsado

Se agrega como requerimiento ?Software para medición automática del espesor de la Intima Media

Se agrega la función de ?Capacidad del equipo de Operar las funciones de Archivo, fuera del carro de transporte

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

No es necesaria esta función para el equipo portátil

Se agrega el ítem: ?Posibilidad de utilización de transductores transesofágicos, para adultos y pediátricos

No es necesaria esta función

Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido

description:
En las especificaciones técnicas no se menciona la Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine, considerando la necesidad de respaldo de información para el estudio de casos necesaria en cardiología, sugerimos solicitar Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de al menos 80 GB.

En las especificaciones técnicas no se menciona Memoria cine necesaria Sugerimos  solicitar Memoria de cine de al menos 150.000 cuadros, ya que estudios cardiológicos requieren bucles de cine muy superiores a 10.000 cuadros.

Solicitan Modo M Anatómico Sugerimos solicitar la obtención del Modo M Anatómico a partir tanto de scaneo en tiempo real como a partir de bucles de cine, para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.

Sugerimos solicitar software de Tissue Tracking, para despliegue cuantitativo del desplazamiento sistólico del miocardio.

Sugerimos solicitar software de Tissue Velocity Imaging, para valoración cuantitativa de la función diastólica del miocardio.

Sugerimos solicitar software de Visión extendida para transductores lineales, herramienta que permitirá la construcción, visualización y medición, en una imagen simple en 2D de segmentos mayores a los obtenidos en un barrido simple del transductor.

Sugerimos solicitar la obtención del Modo M Anatómico a partir tanto de scaneo en tiempo real como a partir de bucles de cine, para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.

Solicitan: ?Doppler Continuo?, Favor aclarar si el mismo debe tener la posibilidad de funcionar en modo Triplex.

Sugerimos soliciten Software de Medición Automática del espesor de la Intima Media para cuantificación de Factores de riesgo cerebro-vascular y coronarios, para tratamiento temprano.

Sugerimos solicitar como requerimiento la capacidad del equipo de Operar las funciones de Archivo, aun fuera del carro de transporte, para aprovechar al máximo las funcionalidades de un equipo portátil.

Solicitan: ?Transductor Lineal con un ancho de banda de 4 a 11 Mhz. Cantidad: 01 (una) unidad por cada equipo.?
Sugerimos ampliar la frecuencia de operación del mismo a un ancho de banda de 4.0 a 13.0 MHz.

Solicitan: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array adulto con un
ancho de banda de 1.7 a 4 Mhz.?
Sugerimos permitan ofertar transductores sectoriales para aplicaciones en cardiología adultos con un rango de frecuencia de operación de 1.5 ? 3.6 MHz, frecuencias suficientes para estas aplicaciones.

Solicitan: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico
con un ancho de banda de 2.5 a 6 Mhz.?
Sugerimos extender el rango de frecuencia operativa a 2.7 ? 8.0 MHz, para permitir la obtención de imágenes en un mayor rango de pacientes pediátricos y neonatales.

Sugerimos solicitar que el equipo contenga reporte estructurado para descripción patológica de estructuras cardiacas individuales, según normativas ICAVL.

Sugerimos solicitar al menos Seis niveles de armónica para transductores sectoriales adultos, ya que el rango de pacientes a estudiar es muy amplio y las necesidades encontradas así lo requieren.

Sugerimos solicitar la posibilidad de agregar Software de Echo Stress.

Sugerimos solicitar que el equipo tenga la posibilidad de utilización de transductores multiplanares transesofágicos, para procedimientos en pacientes adultos y pediátricos.

Sugerimos solicitar que el equipo tenga la posibilidad de realización de procedimientos de ecografía intracardíaca  e intraluminal.

Solicitan ?Manual de Servicio? en español, solicitamos permitan cotizar manual de Servicio en inglés, ya que los manuales de servicio originales de los fabricantes solo son provistos en dicho idioma.

title: Item Nº5 Equipos de Hemodialisis

answer: Se requiere ajustarse a la adenda 2, que dice se necesita que sea opcional el uso de la batería interna para que se presenten los equipos de los demás oferentes.

description:
Solicitan Bateria Interna Recargable con duración de 2 horas o mas si hay corte de Energia Electrica.

Solicitamos diga:

Bateria Interna Recargable con duración de 15 a 20 minutos por si haya corte de Energia Electrica.

title: Plazo de entrega

answer: Favor ajustarse al PBC

description: Solicitamos se amplie el plazo de entrega de los equipos a 90 días después de la firma del Contrato

title: Item Nº9 Aparato de presion pediatrico

answer: Se requiere un brazal tamaño pediatrico

description: En las especificaciones tecnica de dicho Item Nº9 dice con brazal extra largo tamaño pediatrico, a que se refiere exactamente? El aparato debe venir unicamente con un  brazal pediatrico?. Favor aclarar de que tamaño precisa el brazal y si es uno solo.

title: Item 8 y 9 Aparatos de presion

answer: Se aclara que deben venir con estetoscopio bo auricular

description: Ambos Items deben venir con estetoscopio bi auricular? Favor aclarar

title: Item Nº5 Equipos de Hemodialisis

answer: Se requiere ajustarse a la adenda 2, que dice se necesita Se elimina este requerimiento: y se requiere: la oferta de pantalla LCD puede ser incluida, y si se el tamaño del mismo se requiere como mínimo de 10 pulgadas.

description:
Requieren
Equipo con pantalla LCD de 14? como mín, para una mejor visualización de los principales parámetros del tratamiento.

Solicitamos que la pantalla LCD sea OPCIONAL no DESCALIFICATIVO por limitar la participacion de potenciales Oferentes.

title: ITEM 7 ECOCARDIOGRAFO

answer:
Se agrega en las especificaciones ?Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de 120GB o mejor

Se agrega en las especificaciones ?Memoria Cine de 8.000 cuadros o mejor

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

No es necesaria la función triplex para el doppler continuo, si para el doppler pulsado

Se agrega como requerimiento ?Software para medición automática del espesor de la Intima Media

Se agrega la función de ?Capacidad del equipo de Operar las funciones de Archivo, fuera del carro de transporte

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Posibilidad de Tranductores Transesofagicos p/ adultos y  pediatricos

Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC

Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: La función de Strain y Strain rate debe estar incluido en el equipo, la cantidad de canales fue modificada a 2048 o mas

description: Donde solicitan la función de strain y strain rate, solicitamos que este ítem sea un opcional, ya que las especificaciones en cuanto a cantidad de canales y calidad de imagen no corresponden a lo necesario para realizar esta función.

title: Item Nº5 Equipos de Hemodialisis

answer: RESPUESTA: Se recomienda adecuarse a la modificacion realizada en la consulta N° 5;RESPUESTA: Se requiere con bateria interna recargable con 20 min. de autonomia como minimo, porque es el tiempo necesario para realizar una hemodialisis a un paciente con seguridad en el caso de que ocurra un corte de energia electrica.

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: se agrega  incluir la función de reducción de speckle en la imagen

description: De manera a mejorar la calidad de imagen para las aplicaciones solicitadas, recomendamos incluir la función de reducción de speckle en la imagen.

title: ITEM 6  ECOCARDIOGRAFO

answer:
Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Se modifica este punto por: ?4 puertos USB para conexión de periféricos

Se modifica este punto por: ?2048 O MAS  canales de procesamiento no multiplexados

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Se agrega la función ?Modo M anatómico del Strain Rate integrado a la consola del equipo

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Ajustarse a las especificaciones del PBC

Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: Debe incluir cable de ECG

description: Ya que el equipo deberá contar con aplicaciones cardiológicas adulto/pediátricas, se solicitar aclarar si se deberán incluir un cable paciente adulto y un cable paciente por equipo.

title: MAQUINAS PARA HEMODIALISIS

answer: Se requiere el equipo con pantalla LCD de 14? como mín, para una mejor visualización de los principales parámetros del tratamiento. 2) Se requiere con batería interna recargable con 20 min. de autonomía como mín., porque es el tiempo necesario para realizar una hemodiálisis a un paciente con seguridad en el caso de que ocurra un corte de energía eléctrica

description:
Maquinas de hemodiálisis:
1)	Panel para la visualización de los principales parámetros del tratamiento en todo momento por parte del operador:

Favor aclarar el  tipo de sistema se utilizara para la visualización de los parámetros del tratamiento, se recomienda para mayor seguridad y facilidad de operación solicitar un equipo con pantalla LCD para la visualización de los parámetros del tratamiento en todo momento.

2)	Batería interna recargable con duración de 2 horas o más en caso de corte de la energía eléctrica:

Se recomienda cambiar el tiempo de duración de la batería a 15 minutos o más en caso de corte de la energía eléctrica, este pedido se debe a que la función de la batería en una máquina de hemodiálisis es la de  permitir el funcionamiento de la bomba de sangre y los sistemas de seguridad del paciente, permitiendo una desconexión segura del mismo, se debe tener en cuenta que el elevado consumo de corriente eléctrica por parte de la máquina de hemodiálisis no permite seguir con el tratamiento sin la energía eléctrica.

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: Ajustarse a la especificación a la especificación técnica

description: Solicitamos que la antigüedad del modelo ofertado coincida sea menor a 3 (tres) años, al igual que el software, de modo que el hardware y el software estén acorde a las aplicaciones solicitadas y aseguren el buen funcionamiento del equipo.

title: Item 6 - Ecocardiografo

answer:
- Se podrán ofertar equipos con por los menos 1024 canales de procesamiento? Esto de manera a permitir que mayor cantidad de oferentes puedan presentar ofertas.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.
- Se podrán ofertar equipos con la función de Medición de intima media como opcional, ya que esta es una función muy específica a estudios de carótida, lo cual no está descrito en las aplicaciones solicitadas y que además encarecen el costo del equipo.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

- Se podrá dejar como opcional la posibilidad de cotizar equipos con STRAIN y STRAIN rate? Ya que estas son funciones muy específicas a cierto tipo de patología, dependientes del paciente y del operador, que pueden encarecer el equipo. Esto también incluye la función del modo M Anatómico del strain. Esto permitirá que las empresas tengan mayor oportunidad de presentar ofertas.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

- Se podrán ofertar equipo que permitan almacenar al menor 1000 cuadros en el modo CINE y que permita a almacenar varios segundos de imagen, de modo que pueda servir para la revisión de imágenes adquiridas.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

 - Se podrán ofertar equipos con monitor de al menos 15? de alta resolución? Esta es una medida estándar que no afecta la calidad de imagen y que puede cumplir con todas las especificaciones solicitados.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

 - Se podrán ofertar transductores lineales con frecuencia de por lo menos 3 a 12MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

- Se podrán ofertar transductores sectoriales adultos con frecuencia de por lo menos 2 a 4 MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

- Para permitir que las empresas oferten equipos nuevos, con tecnología de última generación, acorde a las exigencias tecnológicas y de calidad de imagen, recomendamos solicitar equipos con una antigüedad de fabricación del modelo de por lo menos 3(tres) años.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

- Respecto a la función de imagen extendida, esto corresponde a una función dedicada a estudios en pequeñas partes, músculo esquelético y mamas, por lo que estaría encareciendo el costo de un equipo para funciones eco cardiográficas, de manera que solicitamos mantener esta función como opcional.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

- Incluir la posibilidad de utilizar transductores trans esofágicos.
Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.

description:
-	Se podrán ofertar equipos con por los menos 1024 canales de procesamiento? Esto de manera a permitir que mayor cantidad de oferentes puedan presentar ofertas.
-	Se podrán ofertar equipos con la función de Medición de intima media como opcional, ya que esta es una función muy específica a estudios de carótida, lo cual no está descrito en las aplicaciones solicitadas y que además  encarecen el costo del equipo.
-	Se podrá dejar como opcional la posibilidad de cotizar equipos con STRAIN y STRAIN rate? Ya que estas son funciones muy especificas a cierto tipo de patología, dependientes del paciente y del operador, que pueden encarecer el equipo. Esto también incluye la función del modo M Anatómico del strain. Esto permitirá que las empresas tengan mayor oportunidad de presentar ofertas.
-	Se podrán ofertar equipo que permitan almacenar al menor 1000 cuadros en el modo CINE y que permita a almacenar varios segundos de imagen, de modo que pueda servir para la revisión de imágenes adquiridas.
-	Se podrán ofertar equipos con monitor de al menos 15? de alta resolución? Esta es una medida estándar que no afecta la calidad de imagen y que puede cumplir con todas las especificaciones solicitados.
-	Se podrán ofertar transductores lineales con frecuencia de por lo menos 3 a 12MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado.
-	Se podrán ofertar transductores sectoriales adultos con frecuencia de por lo menos 2 a 4 MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado
-	Para permitir que las empresas oferten equipos nuevos, con tecnología de última generación, acorde a las exigencias tecnológicas y de calidad de imagen, recomendamos solicitar equipos con una antigüedad de fabricación del modelo de por lo menos 3(tres) años.
-	Respecto a la función de imagen extendida, esto corresponde a una función dedicada a estudios en pequeñas partes, músculo esquelético y mamas, por lo que estaría encareciendo el costo de un equipo para funciones ecocardiográficas, de manera que solicitamos mantener esta función como opcional.
-	Incluir la posibilidad de utilizar transductores transesofágicos.

title: Item 6 Ecorcadiógrafo

answer: Favor ajustarse a la especificación técnica del PBC

description: Solicitamos que se puedan ofertar equipos con monitor de por lo menos 15, ya que no hará diferencia en la calidad de imagen y permitirá la participación de mayor cantidad de  oferentes.

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

name: LUIS HERNANDO ACHA FELTES, IVAN DARIO LUSICHI SALDIVAR

B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

name: JESUS DONADO-MAZARRON, JOGE CADENA, MARTIN HELMUT

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil

IMESE S.A.

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: EMIGDIO ELIZAUR ALFONSO - MARIA EMILIA ELIZAUR GAONA

IMPORTEX S.A.

streetAddress: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Nº 1181 C/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA.

name: FRIDA EVA GERSZKOVIEZ - RUTH SINGER - MICHAEL JACK HERSCHKOWICZ- Gabriela Mujica

SCARPE SRL

streetAddress: COLON N°230 E/ PRESIDENTE FRANCO Y PALMA

SOLUMEDIC S.A.

name: LIZ ADOLFINA CHAMORRO FERREIRA - ADRIANA CABAÑAS CHAMORRO- CINTHIA SANCHEZ

STEVEN S SA

name: VIRGINIO ARISTIDES GARCETE CABRAL - SANDRA LORENA OVELAR - LIZ ROSSANA VERA MARÍN.

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: Osciloscopios

description: Osciloscopios

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

description: Unidad de hemodialisis y accesorios

description: Unidad de hemodialisis y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Equipos para anestesia y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

description: Tensiometros o Esfignomanómetro

description: Adquisicion de Equipos Para Reparación de Equipos Médicos

title: contrato_7_argon_lpn_4_11_1306960163601.pdf

title: contrato_6_importex_lpn_6_11_1306765896633.pdf

title: sempro_1305650965241.pdf

title: contrato_lpn_n04_imese_2011_1304967428429.pdf

title: scarpe_1304967873933.pdf


title: 1 - Impresión de Materiales para el Gabinete del Ministro

description: Impresion de libros o registros

description: Impresion de libros o registros

status: unsuccessful

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: apertura_1300801608840.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: anexos_e_invitacion_1299081236576.zip

title: resolucion_1300801601292.pdf

documentTypeDetails: Resolución Declaración Desierta

title: acta_de_evaluaci_n_1300801612321.pdf

documentType: evaluationReports

title: cgc.pdf

title: carta_invitacion_1299081189722.pdf

title: iao.pdf

streetAddress: Ministerio de Hacienda

statusDetails: Desierta

name: P.P.R. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IND. GRAFICA

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Ministerio de Hacienda || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

Ministerio de Hacienda

roles: buyer procuringEntity

legalName: Ministerio de Hacienda

MARIA CECILIA RIVAROLA DE QUATTROCCHI

streetAddress: TTE FARIÑA 884

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

legalName: MARIA CECILIA RIVAROLA DE QUATTROCCHI

MERCURIO S.A.

streetAddress: VENEZUELA 2080 C/ARTIGAS

legalName: MERCURIO S.A.

name: GRACIELA PAPALARDO, MIGUEL ANGEL ZALDIVAR, CARLOS SOSA ACOSTA, SANTIAGO LLANO , NATALIA ZUCOLILLO

streetAddress: CNEL. GRACIAS Nº 933 C/ DR. PAIVA

name: ALBERTO PAREDES, ANGEL ROLON, JOSE PAREDES

description: 82121507- Impresion de papeleria, formularios, tarjetas


name: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Procedencia

value: nacional

Presentacion

value: UNIDAD

Marca

value: aci

description: Chaleco reflectivo

description: Chaleco reflectivo

description: Chalecos de proteccion

title: dictamen_inf_economico0001_1307470910174.pdf

title: acta_de_apertura0001_1307470920790.pdf

title: c_c_o_0001_1307470914730.pdf

title: resolucion0001_1307470927191.pdf

title: notificacion0001_1307470933379.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

value: mega service s.r.l.

description: Casco para motociclista

description: Casco para motociclista

description: Cascos de motocicleta

title: acta_de_apertura0001_1307470920790.pdf

title: c_c_o_0001_1307470914730.pdf

title: resolucion0001_1307470927191.pdf

title: notificacion0001_1307470933379.pdf

title: 1 - Casco para motociclista

title: 2 - Chaleco reflectivo

description: Chaleco reflectivo

description: Chaleco reflectivo

description: Chalecos de proteccion

description: Casco para motociclista

description: Casco para motociclista

description: Cascos de motocicleta

title: MOPC N° 04-2011 L.P.N. ADQUISICION DE CASCOS Y CHALESCOS PARA MOTOCICLETAS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: add2_1299864970959.PDF

title: iao.pdf

title: pliego_04_2011_1297348688708.pdf

title: cgc.pdf

title: add1_1299864950563.PDF

streetAddress: SALON DE OCNFERENCIAS 3° PISO CENTRAL MOPC OLIVA C/ ALBERDI

streetAddress: UOC 2° PISO EDIF EX LAP OLIVA C/ ALBERDI

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MESA DE ENTRADA UNICA PLANTA BAJA EDIF CENTRAL MOPC OLIVA C/ ALBERDI || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

MEGA - SERVICE SRL

roles: supplier payee

locality: ASUNCIÓN

streetAddress: Cnel. Angel Lopez N°557 planta baja, entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

legalName: MEGA - SERVICE SRL

name: LIC. MARIO MARECO BENÍTEZ,CARLOS CESAR QUIÑONEZ BENITEZ

MARIO CESAR APONTE CANO

locality: SAN LORENZO

streetAddress: De La Costumbre c/ Santo Tomas

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Servicios Personales

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 46181507- Chalecos de proteccion

description: Chalecos de proteccion

description: Cascos de motocicleta

description: Cascos de motocicleta

title: contrato0001_1307471383424.pdf

sourceSystem: SIAF

type: FACTURA

IVA

type: tax

MULTA

type: fee

title: contrato0001_1307471588887.pdf