Marca

value: Auxilab/Nahita

Modelo

value: No aplica

Procedencia

value: España

description: Estufa para esterilización

description: Microscopio binocular

description: Macrocentrifugadora

Marca

value: Siemens

Modelo

value: Estados Unidos.

description: Equipo coagulimetro para pruebas de coagulacion

Fabricante

value: Auxilad/Nahita

description: Microcentrifugadora

description: Agitador de tubos para laboratorio

Marca

value: Labbox

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen variable

description: Baño maria para laboratorio

description: Contador digital de celulas

value: Seguros Chaco S.A.

value: FANEM

Fabricante

value: FANEM LTDA.

Modelo

value: 520 TAMANHO 2/C

description: Estufa para esterilización

Marca

value: PROWAY

Fabricante

value: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS

Procedencia

value: CHINA

description: Microscopio binocular

Marca

value: ESTRELLA

Fabricante

value: ARGON SRL.

Procedencia

value: PARAGUAYA

description: Camilla ginecologica

Marca

value: GEMMY

Fabricante

value: GEMMY INDUSTRIAL CORP.

Procedencia

value: TAIWAN

description: Macrocentrifugadora

Marca

value: Hag

Fabricante

value: Hag Universal Ltd.

Procedencia

value: Pakistan

description: Caja de curacion

Marca

value: UNITEC

Fabricante

value: UNITEC IND. COM. DE APARELHOS HOSPITALAR LTDA.

description: Regulador de oxigeno para balon

Marca

value: KONSUNG

Fabricante

value: JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

description: Nebulizador Ultrasónico

value: ARGON S.R.L.

Procedencia

value: PARAGUAY

description: Lampara de Exploracion

Marca

value: QUIMIS

Fabricante

value: QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA.

description: Microcentrifugadora

value: ARGON SRL

description: Cama para internado

Marca

value: OMRON

Fabricante

value: OMRON HEALTHCARE INC.

description: Esfigmomanometro o tensiometro

value: TAICANG KANGHUI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

description: Mesa Quirurgica

description: Camilla fija

description: Caja de diagnostico

description: Agitador de tubos para laboratorio

description: Caja de legrado

description: Electrobisturi

description: Caja de Cirugia

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Electrocardiografo

description: Baño maria para laboratorio

description: Silla de rueda plegable

description: Contador digital de celulas

description: Monitor fetal

description: Separador de Yeso

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Caja de Cirugia

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Porta suero

description: Caja de Cirugia

description: Estufa para esterilización

description: Microscopio binocular

description: Macrocentrifugadora

description: Microcentrifugadora

description: Espectrofotometro

description: Contador digital de celulas

value: Aseguradora del Sur S.A Seguros Generales

description: Ecografo

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de rayos X portatil

value: Ningbo New Century Imp. & Exp.Co., Ltd.,

description: Tubo de Oxigeno

description: Ecografo

description: Camilla ginecologica

description: Caja de curacion

description: Cama para internado

description: Autoclave de esterilizacion

description: Camilla fija

description: Caja de legrado

description: Electrocardiografo

description: Monitor fetal

description: Autoclave de esterilizacion

description: Caja de Cirugia

description: Porta suero

description: Caja de Cirugia

description: Ecografo

description: Microscopio binocular

description: Camilla ginecologica

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Nebulizador Ultrasónico

description: Lampara de Exploracion

description: Cama para internado

description: Mesa Quirurgica

description: Camilla fija

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Silla de rueda plegable

description: Equipo de rayos X portatil

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Porta suero

description: Estufa para esterilización

description: Microscopio binocular

description: Microcentrifugadora

description: Contador digital de celulas

description: Compresor para uso odontologico

description: Autoclave de esterilizacion

description: Aparato para luz halogena de uso odontologico

description: Set de Equipo odontológico

description: Caja de curacion

description: Aspirador de secreciones

description: Mesa Quirurgica

description: Caja de legrado

description: Caja de Cirugia

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Autoclave de esterilizacion

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Caja de curacion

description: Caja de diagnostico

value: Bob Instruments GmbH / Medicon eG / FAMI Ltda.

description: Caja de legrado

description: Electrobisturi

description: Sierra para yeso

description: Separador de Yeso

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Caja de Cirugia

value: Bob instruments GmbH / Medicon eG. / FAMI Ltda.

description: Caja de Cirugia

description: Camilla ginecologica

description: Aspirador de secreciones

description: Mesa Quirurgica

description: Electrobisturi

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Equipo de rayos X portatil

description: Mesa Quirurgica

description: Electrobisturi

description: Electrocardiografo

description: Monitor fetal

description: Autoclave de esterilizacion

name: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

description: Cama para internado

value: Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A.

description: Tubo de Oxigeno

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Ecografo

description: Macrocentrifugadora

description: Microcentrifugadora

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Ecografo

description: Mesa Quirurgica

description: Collar cervical

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Luminoterapia

description: Equipo de rayos X portatil

description: Autoclave de esterilizacion

description: Tubo de Oxigeno

description: Estufa para esterilización

description: Microscopio binocular

description: Macrocentrifugadora

description: Regulador de oxigeno para balon

value: Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda

description: Lampara de Exploracion

description: Microcentrifugadora

description: Cama para internado

description: Aspirador de secreciones

description: Espectrofotometro

description: Electrobisturi

description: Electrocardiografo

description: Contador digital de celulas

value: Sercon Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos Hospitalares Ltda.

description: Autoclave de esterilizacion

description: Laringoscopio Pediatrico

value: Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda.

description: Porta suero

description: Set de Equipo odontológico

description: Caja de curacion

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Lampara de Exploracion

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Camilla fija

description: Caja de diagnostico

description: Kits Instrumental Ginecologico

description: Collar cervical

description: Caja de legrado

description: Silla de rueda plegable

description: Sierra para yeso

description: Separador de Yeso

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Caja de Cirugia

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Porta suero

description: Caja de Cirugia

description: Estufa para esterilización

description: Microscopio binocular

description: Macrocentrifugadora

description: Microcentrifugadora

description: Agitador de tubos para laboratorio

description: Espectrofotometro

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen variable

description: Baño maria para laboratorio

description: Camara de Neubauer

description: Contador digital de celulas

description: Tubo de Oxigeno

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Tubo de Oxigeno

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Autoclave de esterilizacion

description: Estufa para esterilización

description: Microscopio binocular

description: Camilla ginecologica

description: Macrocentrifugadora

description: Microcentrifugadora

description: Autoclave de esterilizacion

description: Camilla fija

description: Agitador de tubos para laboratorio

description: Espectrofotometro

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen variable

description: Baño maria para laboratorio

description: Contador digital de celulas

description: Porta suero

description: Ecografo

description: Electrobisturi

description: Esfigmomanometro o tensiometro

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

description: Sierra para yeso

description: Sierra para yeso

description: Sierras quirurgicas o taladros o impulsores de clavija neumaticos o de pila o electricos o accesorios

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: lpn_31_cuadro_comparativo_1323993571676.zip

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Autoclave de esterilizacion

description: Autoclave de esterilizacion

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Dispositivo de luz halogena de uso odontologico

description: Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontologicos

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Nebulizador Ultrasónico

description: Nebulizador Ultrasonico

description: Nebulizadores o accesorios

description: Lampara de Exploracion

description: Lampara de Exploracion

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Accesorios de instrumental de medicion de la tension arterial

description: Caja de diagnostico

description: Caja de diagnostico

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de legrado

description: Caja de legrado

description: Suministros para servicios medicos de emergencia

description: Electrobisturi

description: Electrobisturi

description: Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Mesas para procedimiento de pacientes en la sala de partos o seccion de cesarea o accesorios o productos relacionados

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Estufa para esterilización

description: Estufa para esterilización

description: Estufas de seguridad de laboratorio

description: Camilla ginecologica

description: Camilla ginecologica

description: Mesas de examen obstetrico o ginecologico

description: Macrocentrifugadora

description: Macrocentrifugadora

description: Ultracentrifugadoras

description: Camilla fija

description: Camilla fija

description: Camillas de paciente o accesorios de camilla

description: Agitador de tubos para laboratorio

description: Agitador de tubos para laboratorio

description: Agitadores

description: Baño maria para laboratorio

description: Baño maria para laboratorio

description: Equipo de calentamiento o secado, o accesorios

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Microcentrifugadora

description: Microcentrifugadora

description: Microcentrifugadoras

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Set de Equipo odontológico

description: Set de Equipos odontologicos

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Ecografo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

description: Collar cervical

description: Collar cervical

description: Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Espectrofotometro

description: Espectrofotometro

description: Espectrofotometros y accesorios

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipetas serologicas

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipetas serologicas

description: Pipeta automatica con volumen variable

description: Pipeta automatica con volumen variable

description: Pipetas serologicas

description: Camara de Neubauer

description: Camara de Neubauer

description: Porta objetos para laboratorio

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Equipos de administracion de la transfusion de sangre

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Tubo de Oxigeno

description: Tubo de Oxigeno

description: Oxigeno portatil o cajas de resucitacion de servicios medicos de urgencia

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Accesorios para productos de administracion de oxigenoterapia o sus suministros

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Microscopio binocular

description: Microscopio binocular

description: Microscopios compuestos ligeros binoculares y accesorios

description: Contador digital de celulas

description: Contador digital de celulas

description: Contadores de celulas hematologicos con diferencial, manuales o electronicos

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Cama para internado

description: Cama para internado

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Caja de curacion

description: Caja de curacion

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Silla de rueda plegable

description: Silla de rueda plegable

description: Sillas de ruedas

description: Separador de Yeso

description: Separador de Yeso

description: Distractores y extendedores y separadores quirurgicos

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Autoclave de esterilizacion

description: Autoclave de esterilizacion

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Monitor fetal

description: Monitor fetal

description: Unidades de monitorizacion materna o fetal de tratamiento agudo

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

description: Mesa Quirurgica

description: Mesa Quirurgica

description: Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

title: resolucion_1323993969534.pdf

title: acta_ap_1323993280430.pdf

title: lpn_31_notif_1323993126112.pdf

title: notificaciones_aps_1324308623634.pdf

title: lpn_31_acta_eva_1323993091097.pdf

title: 48 - Pipeta automatica con volumen fijo

title: 47 - Pipeta automatica con volumen fijo

title: 21 - Compresor para uso odontologico

title: 51 - Pipeta automatica con volumen variable

title: 24 - Caja de Cirugia

title: 43 - Autoclave de esterilizacion

title: 52 - Silla de rueda plegable

title: 33 - Aparato para luz halogena de uso odontologico

title: 39 - Caja de Cirugia

title: 49 - Pipeta automatica con volumen fijo

title: 36 - Caja de legrado

title: 5 - Microcentrifugadora

title: 29 - Regulador de oxigeno para balon

title: 20 - Set de Equipo odontológico

title: 38 - Caja de curacion

title: 16 - Caja de diagnostico

title: 45 - Lampara de Exploracion

title: 50 - Pipeta automatica con volumen fijo

title: 18 - Esfigmomanometro o tensiometro

title: 40 - Laringoscopio Pediatrico

title: 53 - Mesa Quirurgica

title: 10 - Equipo coagulimetro para pruebas de coagulacion

title: 11 - Estufa para esterilización

title: 1 - Ecografo

title: 44 - Camilla fija

title: 12 - Collar cervical

title: 42 - Sierra para yeso

title: 3 - Baño maria para laboratorio

title: 34 - Monitor fetal

title: 19 - Porta suero

title: 23 - Camilla ginecologica

title: 17 - Tubo de Oxigeno

title: 8 - Contador digital de celulas

title: 4 - Macrocentrifugadora

title: 25 - Electrobisturi

title: 27 - Aspirador de secreciones

title: 35 - Caja de Cirugia

title: 46 - Nebulizador Ultrasónico

title: 32 - Electrocardiografo

title: 7 - Microscopio binocular

title: 15 - Camara de Neubauer

title: 6 - Espectrofotometro

title: 26 - Mesa quirurgica para obstetricia

title: 9 - Agitador de tubos para laboratorio

title: 2 - Equipo de rayos X portatil

title: 30 - Esfigmomanometro o tensiometro

title: 14 - Collar cervical

title: 22 - Autoclave de esterilizacion

title: 13 - Collar cervical

title: 41 - Separador de Yeso

title: 31 - Cama para internado

title: 28 - Luminoterapia

title: 37 - Kits Instrumental Ginecologico

description: Ecografo

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: Baño maria para laboratorio

description: Baño maria para laboratorio

description: Equipo de calentamiento o secado, o accesorios

description: Macrocentrifugadora

description: Macrocentrifugadora

description: Ultracentrifugadoras

description: Microcentrifugadora

description: Microcentrifugadora

description: Microcentrifugadoras

description: Espectrofotometro

description: Espectrofotometro

description: Espectrofotometros y accesorios

description: Microscopio binocular

description: Microscopio binocular

description: Microscopios compuestos ligeros binoculares y accesorios

description: Contador digital de celulas

description: Contador digital de celulas

description: Contadores de celulas hematologicos con diferencial, manuales o electronicos

description: Agitador de tubos para laboratorio

description: Agitador de tubos para laboratorio

description: Agitadores

description: Kits de drenaje ginecologico o accesorios

description: Equipo coagulimetro para pruebas de coagulacion

description: Equipo coagulimetro para pruebas de coagulacion

description: Equipos de administracion de la transfusion de sangre

description: Estufa para esterilización

description: Estufa para esterilización

description: Estufas de seguridad de laboratorio

description: Collar cervical

description: Collar cervical

description: Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

description: Camara de Neubauer

description: Camara de Neubauer

description: Porta objetos para laboratorio

description: Caja de diagnostico

description: Caja de diagnostico

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Tubo de Oxigeno

description: Tubo de Oxigeno

description: Oxigeno portatil o cajas de resucitacion de servicios medicos de urgencia

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Accesorios de instrumental de medicion de la tension arterial

description: Porta suero

description: Porta suero

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: Set de Equipo odontológico

description: Set de Equipos odontologicos

description: Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontologicos

description: Compresor para uso odontologico

description: Compresor para uso odontologico

description: Compresores quirurgicos

description: Autoclave de esterilizacion

description: Autoclave de esterilizacion

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Camilla ginecologica

description: Camilla ginecologica

description: Mesas de examen obstetrico o ginecologico

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Electrobisturi

description: Electrobisturi

description: Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Mesa quirurgica para obstetricia

description: Mesas para procedimiento de pacientes en la sala de partos o seccion de cesarea o accesorios o productos relacionados

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Luminoterapia

description: Equipo para Luminoterapia

description: Incubadoras clinicas o calentadores de bebe y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Regulador de oxigeno para balon

description: Accesorios para productos de administracion de oxigenoterapia o sus suministros

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Esfigmomanometro o tensiometro

description: Accesorios de instrumental de medicion de la tension arterial

description: Cama para internado

description: Cama para internado

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

description: Aparato para luz halogena de uso odontologico

description: Dispositivo de luz halogena de uso odontologico

description: Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontologicos

description: Distractores y extendedores y separadores quirurgicos

description: Monitor fetal

description: Monitor fetal

description: Unidades de monitorizacion materna o fetal de tratamiento agudo

description: Sierras quirurgicas o taladros o impulsores de clavija neumaticos o de pila o electricos o accesorios

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de legrado

description: Caja de legrado

description: Suministros para servicios medicos de emergencia

description: Caja de curacion

description: Caja de curacion

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Caja de Cirugia

description: Caja de Cirugia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopio Pediatrico

description: Laringoscopios o accesorios

description: Autoclave de esterilizacion

description: Autoclave de esterilizacion

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Camilla fija

description: Camilla fija

description: Camillas de paciente o accesorios de camilla

description: Lampara de Exploracion

description: Lampara de Exploracion

description: Lamparas medicas y accesorios

description: Nebulizador Ultrasónico

description: Nebulizador Ultrasonico

description: Nebulizadores o accesorios

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipetas serologicas

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipeta automatica con volumen fijo

description: Pipetas serologicas

description: Pipeta automatica con volumen variable

description: Pipeta automatica con volumen variable

description: Pipetas serologicas

description: Silla de rueda plegable

description: Silla de rueda plegable

description: Sillas de ruedas

description: Mesa Quirurgica

description: Mesa Quirurgica

description: Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA VIII REGIÓN SANITARIA -MISIONES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: adenda_4_misiones_1318449827395.pdf

title: cgc_subasta.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios por Subasta

title: pbc__lpn_31_1316624064107.pdf

title: adenda_1_misiones_1316709414288.pdf

title: iao_subasta.pdf

title: adenda_3_lpn31_1318017157165.pdf

title: segunda_adenda_misiones_1317813940521.pdf

title: adenda_5_misiones_1318947090345.pdf

title: item 34 Monitor fetal

answer:
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*se aclara que el equipo debe medir ECG fetal
*Se aclara que el equipo debe tener Detección automática del movimiento fetal.
*Se aclara que el equipo debe tener alertas de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
CONSULTA: Favor aclarar cuantos transductores se necesitan. Se recomienda como mínimo dos: un para las contracciones y otro para los frecuencia cardiaca fetal (FCF).

CONSULTA: Favor indicar si se solicita un transductor de ultrasonido adicional para gemelos.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poder imprimir la FCF de gemelos en dos escalas diferentes

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poder medir el ECG fetal

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe tener Detección automática del movimiento fetal.

CONSULTAS: Favor aclarar si el equipo debe poseer alertas de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poder medir PIU

title: Especificaciones Técnicas

description:
Consulta 10

En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:
?Alimentación eléctrica: 220-380 V 50Hz?.

Solicitamos modificar a lo siguiente: ?Alimentación eléctrica: 200-240 V 50Hz?

Considerar que el equipo móvil será trasladado por todo el hospital y utilizará la alimentación normal de 220V. No hay necesidad de tener una alimentación trifásica de 380V para este equipo.

title: Item 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

answer: El equipo deberá ser empotrado en la pared, para el efecto favor visitar la VIII Región Sanitaria, a modo de coordinar la verificación del lugar de instalación.

description: En donde menciona: Sistema para ser empotrado o embutido en la pared (OPCIONAL). Creemos que existe un error en las especificaciones, todos los autoclaves horizontales están diseñados para ser empotrados o embutidos en la pared de forma a crear una barrera sanitaria y no son opcionales. Favor corregir.

title: Item 34 ? Monitor fetal

answer:
RESPUESTA: 3)Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.;RESPUESTA: 1)Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
2)Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
1)	Teniendo en cuenta las tendencias de los últimos años consultamos si para este ítem se requiere que el monitor tenga pantalla color con valores grandes de fácil  visualización del tipo touchscreen

2)	Se requiere que el equipo cuente con tres transductores: Dos del tipo ultrasonido para detección de gemelares y uno del tipo toco?

3)	Los transductores deberán ser resistentes al agua? Deberán contar con cinturones reusables para su fijación?

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas.

description:
Consulta 8
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:

?Brazo portatubo articulado montado sobre chasis rodante con rotación axial principal de +/- 90° y rotación axial longitudinal de +/- 180°. Con sistema de freno manual o eléctrico.
Rotación del tubo en torno al eje transverso +90°/-15°"

Solicitamos que para estos ítems se permita cotizar equipos con:

?Brazo porta tubo articulado montado sobre chasis rodante con rotación del tubo en su eje frontal (para arriba/abajo) de más 180° / menos 30° y rotación en su eje lateral (derecha / izquierda) de más / menos 90°. Con sistema de freno manual o eléctrico.?
Por favor considerar que como el equipo es móvil y puede girar en torno de su eje, no hay sentido solicitar rotación del tubo en su eje. Para hacer los procedimientos los equipos precisan tener movilidad en su tubo, para arriba / abajo / izquierda / derecha. Con eso se garantiza toda su movilidad.

title: Copia del Pliego

answer: Se aclara que no es necesario la copia impresa en la carpeta de presentación de la oferta.

description:
Consulta 2:
Pág. 6 del PBC ? Plazos de presentación de los Documentos de la Oferta: ??Las tres empresas con el precio más bajo ubicadas en el primer, segundo y tercer lugar, deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado 1 (un) Original y 2 (dos) Copias??

Solicitamos: Por favor aclarar si es necesaria la copia impresa del PBC en la carpeta de presentación de la oferta.

title: ÍTEM 16 - CAJA DE DIAGNOSTICO

description: Donde dice: Lentes pequeños en el brazo y juego de lentes de aumento. Creemos que esta especificación no corresponde, solicitamos a la convocante tenga a bien eliminar esta exigencia.

title: ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde dice regulación de altura aproximada entre 1,20 a 1,80 metros, solicitamos tenga un rango de variación de +/- 0,20 metro

title: Item 46 - NEBULIZADOR ULTRASONICO uso Hopistalario

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde menciona: Flujo de nebulizacion entre 0 a 7,5 ml/min. Regulable. Solicitamos tengan a bien aceptar con Flujo de nebulizacion entre 0 a 4ml/min. Regulable o mejor.

title: Item 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde menciona: Temperatura de vapor en cámara: regulable entre 100 y 135°. Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación de +/- 5°. De esta manera se dará oportunidad de participación a una mayor cantidad oferentes.

title: ÍTEM 37 - CAJA DE CIRUGIA GINECO-AMEU

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas, por norma en la esterilización del juego de instrumentales.

description: Solicitamos tengan a bien permitir cotizar instrumentales con rango de variación +/- 2 cm.

title: ITEM 25 - ELECTROBISTURI

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Tenga a bien aclarar seran aceptado electrobisturi con potencia de corte puro de 200 w como minimo, realizamos esta petición a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados.

title: ÍTEM 23 - CAMILLA GINECOLOGICA

description: Solicitamos a la convocante tenga a bien incluir como característica lo siguiente: ''Construida en acero tubular reforzado de 1,1/4'' y 20x30 mm. Entendemos que esta es una medida minima para la camilla, ya que medidas inferiores a la misma restarían resistencia y vida útil a la misma.

title: Item 32 ? Electrocardiógrafo

answer: RESPUESTA: 2) Se aclara que se requiere batería recargable con por lo menos 2 horas de autonomía. ;RESPUESTA: Se aclara que se requiere que se visualicen  3 canales en la pantalla LCD.

description:
1)	La pantalla LCD solicitada cuántos canales debería desplegar en forma simultánea?
2)	El electrocardiógrafo deberá contar con batería?

title: ÍTEM 31 ? CAMA PARA INTERNADOS (HOSPITALARIO DE UN MOVIMIENTO)

answer: Se aclara que se aceptarán con Registro de Marca expedido por Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.

description: Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar como norma de calidad: Registro de Marca expedido por Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay porque se trata de un bien que no es equipo biomedico.

title: Consultas Generales

answer: Se aclara que es Licitación Pública Nacional N° 31/2011 y no Licitación Pública Nacional N° 30/2011.

description:
Consulta 1:
Solicitamos por favor aclarar si este proceso de Subasta a la Baja Electrónica ? Licitación Pública Nacional es el número LPN N° 31/11 como lo expresa el contenido del PBC ó es LPN N° 30/11, como lo indica el encabezado del PBC.

title: ÍTEM 37 - CAJA DE CIRUGIA GINECO-AMEU

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Por favor, especificar la medida de la pinza de Aro. Podría ser una de 25 cm.? que es el adecuado para ginecología segun nuestro conocimiento.

title: ITEM 53 - MESA QUIRURGICA

description:
En donde menciona: JUEGO DE ACCESORIOS PARA CIRUGIA GENERAL. Tengan a bien aclarar este punto el juego debe contar con: 1 (UN) ARCO DE NARCOSE
1 (UN) PAR DE HOMBRERAS
1 (UN) PAR DE POSA PIES
1 (UN) JUEGO DE COLCHONES  LABABLE
1 (UN) PAR DE APOYO MANO

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas.

description:
Consulta 9
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:

Favor considerar lo siguiente por un lado, ?Potencia de salida mínima 30 Kw?, y por otro lado solicitan: ?Rango de 40 a 125 kV y de 25 a 100 mA aproximadamente como mínimo?

Deseamos hacer notar que la potencia solicitada no corresponde con el mencionado rango de mA, ya que para una potencia de ese nivel, lo indicado sería también un rango mayor de mA, de manera a disponer de un equipo que cubra las aplicaciones habituales de un equipo de rayos X móvil.

Es decir, que para un equipo móvil los 100mA solicitados es un valor muy bajo que limitaría las aplicaciones del equipo.

Solicitamos elevar el rango de mA requerido, hasta por lo menos 300mA. Y permitir cotizar equipos con potencia de salida mínima de 20 kW, con estos valores se podrán realizar todas las aplicaciones a las cuales se destina normalmente un equipo móvil.

title: Autorización del Fabricante

answer: SE ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE LA MARCA ES DOCUMENTO SUFICIENTE PARA REEMPLAZAR EL DOCUMENTO MODELO.

description:
Consulta 3:
Pág. 7 ? ??Autorización del Fabricante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, si no sea importador y/o distribuidor de los bienes??

Solicitamos: Por favor aclarar si el documento Certificado de Representación Exclusiva de la marca es documento suficiente para reemplazar el documento modelo: Formulario N° 4 establecido en la página 53 del PBC.

title: ITEM 2 ? Equipo de Rayos X portátil

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
-	Donde Dice ?Rotación del tubo en torno al eje transverso más 90°/menos15°?solicitamos que se puedan ofertar equipos con rotación de 90°/0° por lo menos, considerando que  esta característica no afectará de manera sustancial al funcionamiento ni las aplicaciones del equipo.
-	Considerando la potencia solicitada, recomendamos aumentar el rango de mA a por lo menos 50 a 300mA de manera a contar con un equipo que permita realizar la mayor cantidad de  aplicaciones.
-	Considerando que es un equipo portátil para estudios en sala de Rayos X , urgencias e internados, se recomienda solicitar al menos 1(uno) delantal plomado para protección del tecnico radiólogo.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
Consulta 18
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 43 Autoclave de esterilización, solicitan:

?Estructura de acero Inoxidable AISI o satinada en pintura secada al horno con pulido sanitario. Tuberías, válvulas y conexiones de material anticorrosivo?

Sugerimos pedir que el acero sea AISI 316 L para la estructura del Autoclave, que sea de mejor resistencia a la corrosión además mayor calidad/durabilidad para este tipo de equipos. Las tuberías y conexiones deberían de ser de acero inoxidable por los motivos expuestos anteriormente.

title: ÍTEM 1 ? ECÓGRAFO

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Con brazo articulado para maniobrabilidad. Solicito se puedan cotizar equipos portátiles con teclado retráctil.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
Consulta 16
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 22 Autoclave de esterilización, solicitan:

 ?Estructura de acero Inoxidable AISI o satinada en pintura secada al horno con pulido sanitario. Tuberías, válvulas y conexiones de material anticorrosivo?

Sugerimos pedir que el acero sea AISI 316 L para la estructura del Autoclave, que sea de mejor resistencia a la corrosión además mayor calidad/durabilidad para este tipo de equipos. Las tuberías y conexiones deberían de ser de acero inoxidable por los motivos expuestos anteriormente.

title: ÍTEM 31 ? CAMA PARA INTERNADOS (HOSPITALARIO DE UN MOVIMIENTO)

description: Solicitamos a la convocante tenga a bien incluir como característica lo siguiente: ''Construida en acero tubular reforzado de 1,1/4'' y 20x30 mm. Entendemos que esta es una medida minima para la cama, ya que medidas inferiores a la misma restarían resistencia y vida útil a la misma.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas.

description:
Consulta 11

En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X Portátil solicitan:

?Manual de operación y Servicio Técnico en español. Se aceptarán en inglés si dichos manuales son originales  y sin alteraciones. Además, al mismo se deberá acompañar la Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor Público Matriculado?

Solicitamos por favor que se acepten los manuales de Servicio Técnico en inglés y que sí se requieran los Manuales de Uso en idioma español.

title: ÍTEM 1 ? ECÓGRAFO

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde dice monitor plano LCD color de 15 pulgadas medidas diagonalmente como mínimo. Solicitamos se pueda cotizar monitor TFT LCD DE 12,1 pulgadas, no entrelazado, monitor de escaneo progresivo en blanco y negro

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas.

description:
Consulta 7
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:
?Foco fino de aproximadamente 1,0 mm2 y foco grueso de aprox. 2,0 mm2?

Solicitamos que se permita cotizar equipos de rayos X móviles con foco único, pues con un solo foco de dimensiones suficientemente pequeñas se logra obtener una mejor definición de imágenes.

title: ÍTEM 7 - MICROSCOPIO BINOCULAR C/ ACEITE DE INMERSION

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En las especificaciones no figuran las siguientes  especificaciones necesarias para una buena evaluación e igualdad de competencia, solicitamos tengan a bien incluir lo siguiente: Platina 142 x 132 mm y  desplazamiento de la platina 75x55mm; como exigencias minimas.

title: item 32 Electrocardiógrafo

answer:
*se aclara que los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real
*se aclara que el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexion o mala conexión de alguna vía del cable paciente.
*se aclara que es necesario que el equipo cuente con filtro de linea de AC (50Hz)
*se aclara que si es necesario que el equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc.
*se aclara que el equipo debe contar con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz
*se aclara que el equipo debe contar con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*todas las derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora chorro de tinta, a través de un puerto USB
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Se aclara que e equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario

description:
CONSULTA: Favor aclarar si los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real. De esta forma se podrá corregir cualquier error en alguna de las derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel. De esta forma se economiza errores de impresión y por lo tanto papel.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable paciente. Recomendado para economizar tiempo de conexión y errores de impresión.

CONSULTA: Favor aclarar si es necesario que el equipo cuente con filtro de línea de AC (50Hz). Este filtro elimina el ruido de la alimentación eléctrica.

CONSULTA: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc.

CONSULTA: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz que son utilizados para filtrar el desvío de la línea de base horizontal en el trazado del electrocardiograma cuando existe se utiliza un buen contacto entre los electrodos, provocado por un gel deficiente, piel o pelos del paciente.

CONSULTA: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia.

CONSULTA: Favor indicar si el electrocardiograma debe ser almacenado en la memoria interna del equipo. Esto permite que el médico pueda hacer una revisión de los electrocardiogramas adquiridos por el equipo.

CONSULTA: Favor aclarar si las todas derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora de chorro de tinta, a través de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante una falta de papel, utilizando un papel y una impresora padrón.

CONSULTA: Favor indicar la respuesta en frecuencia del equipo (ancho de banda para el electrocardiograma). Se recomienda 0,05 a 150Hz o mejor rango.

CONSULTA: Favor indicar la resolución de la conversión Analógica-Digital, se recomienda 10 bits o mejor.

CONSULTA: Favor indicar la tasa o frecuencia de muestreo de la señal del ECG, se recomienda 1000Hz o mejor.

CONSULTA: Favor indicar la velocidad de impresión del papel, se recomienda: 5mm/s; 6,25mm/s;10mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s o mejor.

CONSULTA: Favor indicar la ganancia de la señal del ECG que puede ser configurable por el usuario: 2,5mm/mV; 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV o ganancia automática (AGC).

CONSULTA: Favor indicar el factor de Rechazo en Modo Común (RRMC) parámetro que define la capacidad de rechazo de ruidos externos, se recomienda como mínimo superior a 100dB.

CONSULTA: Favor indicar si el equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario.

title: Item 43 Autoclave de esterilización

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Solicitamos verificar las especificaciones técnicas de este item pues solicitan un autoclave con camara de 23 litros aproximadamente y las especificaciones son para autoclaves de mas de 75 litros.

title: ÍTEM 23 - CAMILLA GINECOLOGICA

answer: Se aclara que se aceptarán con Registro de Marca expedido por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.

title: ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde dice potencia máxima de 150 watts, solicitamos tenga un rango de variación +/- 10 watts

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas.

description:
Consulta 6
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:

Referente al colimador: ?Rotación de +/-90°?

Solicitamos que permitan cotizar equipos portátiles con ?Rotación +/- 45°?

Como el colimador tiene forma cuadrada, la rotación +/- 45° hace toda la rotación necesaria. No hay necesidad de tener más rotación que 45°.

title: ITEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

description: Solicitamos tengan a bien aclarar en las especificaciones técnicas dadas, no se visualiza si el equipo deberá contar con batería recargable de 3 horas de autonomía como mínimo, permitiendo la plena continuidad en el uso del equipo ante la falta de corriente eléctrica

title: ITEM 11 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde menciona: Volumen de la camara de esterilizacion de 50 a 60 litros. Tengan a bien aceptar con variacion del rango de +/- 3 litros,  a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados

title: Especificaciones Técnicas

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
Consulta 12

Sugerimos que se solicite como un requisito para el equipo de rayos X portátil del Ítem N° 2 lo siguiente:

?Equipo con generador de alta tensión y tubo en un mismo recipiente (Tubo monobloque)?.

La ventaja de esta característica es que con generador y transformador en un único bloque, no hay necesidad de tener un cable de alta tensión conectando los dos dispositivos. Eso permite que no tenga interferencia de electromagnetismo en equipos sensibles de la UTI (ICU), como ventiladores pulmonares, monitores cardiacos, etc.

title: ÍTEM 1 ? ECÓGRAFO

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Consulta: Solicitamos tenga a bien permitir la cotizacion de de ecógrafos con "monitor de escaneo progresivo en blanco y negro", permitiendo de esta forma dar oportunidad de participacion a potenciales oferentes

title: ÍTEM 24 - CAJA DE CIRUGIA PARA CIRUGIA ODONTOLOGICA

answer: Se aclara que se solicitan dos de recta y dos de curva.

description: Donde dice: Dos tijera para cirugía recta y curva. Podrían aclarar si solicitan dos de recta y dos de curva o uno de cada uno?

title: Item 4:  Autoclave Vertical 100 litros como mínimo.

answer: Se aclara que el item 4 corresponde a un equipo MACROCENTRÍFUGA, el Autoclave vertical de 100 litros coresponde al item 22, favor verificar.

description:
1)	Además de los programas automáticos que ya se piden, y que solicitan el equipo con Bomba de Vacio,  consideramos muy importe para el nivel de seguridad del equipo, que el mismo cuente con el programa de Test Bowie and Dick y el Ciclo Leak Test.
2)	Donde solicita: Temperatura de vapor en cámara: regulable entre 100 y 135 ºC, solicitamos permitan cotizar con Temperatura de vapor en cámara regulable entre 105 y 135ºC, o utilicen el término de aproximado de manera que permitan una mayor participación de oferentes.
3)	Solicitamos para una mejor operativa del equipo que el mismo cuente con Comando electrónico micro procesado, Display alfa numérico en cristal líquido permitiendo la visualización en tiempo real de los parámetros y acompañamiento de las fases del ciclo; Teclado multifunción para selección de parámetros y programación directa; que permita la lectura y verificación de los programas; que exhiba mensajes de status; con teclas salientes de tacto sensible; con facilidad de programación de los tiempos de esterilización y secado; que ejecute medición digital de temperatura y tiempos;
4)	Creemos muy importante que el equipo cuente con impresora matricial de cuarenta columnas con intervalo de impresión pre-programable, con comando on/off, que permita el registro de los parámetros del ciclo, fecha, hora, identificación del usuario.

title: ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

answer: Se aclara que se aceptarán con 3 ó 4 ruedas.

description: En una parte de las especificaciones técnicas solicitan ?base con 4 ruedas?, y más abajo solicitan pedestal en forma de T, aclaramos que la base en forma de T posee solamente tres ruedas. Favor aclarar este punto.

title: ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
En donde dice: Integrada por lámparas tubos fluorescentes. Solicitamos se puedan cotizar equipos de luminoterapia con tecnología LED.
En caso afirmativo solicitamos se puedan cotizar con estas características:
?	Construida en caja plástica de alto impacto
?	Contiene un modulo con 5 super leds, con expectativa media de vida de 20.000 horas aproximadamente
?	Display alfanumérico
?	Teclado para programación de funciones
?	Micro ventilador para el módulo super leds, ubicado en la parte superior de la caja.
?	Controlador microprocesado
?	Montado sobre base con tres ruedas de 3? para facilitar su transporte
?	Columna con asta de altura ajustable permitiendo mejor posicionamiento en los equipos
?	Brazo con articulación ajustable
?	Cuerpo con ajuste de rotación para un mejor ajuste del foco de luz sobre el paciente
Características Técnicas
?	Tensión de alimentación y potencia:
o	Voltaje: 220V
o	Frecuencia: 50 / 60 Hz.
o	Potencia: 50VA.
o	Corriente: 1 I (A)
?	Irradiancia espectral: en intervalos de 400 a 500 nm.
?	Dimensiones:
o	Ancho: 11,6 cm.
o	Profundidad: 23,0 cm
o	Altura: 5,0 cm.
?	Irradiancia media a 30 cm:
o	Centro del foco Luminoso: 40 µw/cm2.nm (±10%)
o	Dimensiones del foco: 250 x 230 mm
o	Rango de ajuste de irradiación: 20% a 100% de máxima irradiación (±10%)

title: ÍTEM 19 ? PORTASUERO

answer: Se aclara que se aceptarán portasueros con Registro de Marca expedido por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.

title: ITEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

description: En donde menciona: Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD o directamente sobre la impresion térmica. Sugerimos y recomendamos que el equipo posea pantalla abatible y que los tres canales sean presentados en el display en tiempo real, de esta forma se podra corregir cualquier error en alguna de la derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel, de esta forma se economiza errores de impresion y por lo tanto papel.

title: Especificaciones Técnicas

answer: CONSULTA: solicitamos cotizar equipos con Repisa o consola Incorporada a la unidad Dental;RESPUESTA: se aclara que se refiere a una consola (mesita con bandejas) para instrumental en acero inoxidable.

description:
Consulta 13

En las especificaciones técnicas del Ítem N° 20 Sillón Odontológico, solicitan:

 ?Consola o Repisa para instrumental en acero inoxidable y base montada sobre cuatro ruedas, dirigibles y antiestáticas?

Aclarar si se refiere al elemento del dentista tipo carro o se refiere a una repisa independiente.

title: ITEM 11 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION

answer: Se aclara que se pueden aceptar como juego a partir de 2 unidades.

description: En donde menciona: 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, de acuerdo al equipo. Tengan a bien aclarar si seran aceptados como juego de bandejas a partir de de 2 (dos) unidades

title: Item 27 Aspirador de Secreciones

answer:
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Se requiere frascos de polisulfon
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Se aclara que el modo de operación o utilización del aspirador quirúrgico de ser de uso continuo.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer Normativa contra la penetración de líquidos, como mínimo se recomienda IPX1 para aspiradores quirúrgicos.

CONSULTA: Considerando que: los frascos de Polisulfona son irrompibles y autoclavables, la diferencia de precio no es sustancial y la desventaja de el peso de las botellas de vidrio es muy superior a las de Polisulfona, se recomienda solicitar, por mayores ventajas mecánicas, frascos de Polisulfona y no de vidrio de 3 litros.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer un nivel de intensidad acústica inferior a 55dB, como recomienda la normativa.

CONSULTA: Favor aclarar si el modo de operación o utilización del aspirador quirúrgico debe ser de uso continuo.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer manovacuómetro con escala de presión de 0 a -750mmHg, para visualización de la presión de succión.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer botón regulador de la intensidad o flujo de succión.

CONSULTA: Favor aclarar si el aspirador debe contar con asa de transporte de forma que pueda ser desmontado del carrito y transportado, en caso de necesidad.

title: Documentos Requeridos junto con la Oferta

answer: LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN PARA LA EVALUACION DEL ITEM DOS,SERAN LAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

description:
Consulta 4:
Pág. 7 del PBC, solicitan: ??Habilitación para importar equipos médicos emitido por el MSPYBS, Habilitación de Importador de Dispositivos Médicos emitido por el MSPYBS, y Constancia de Habilitación del Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos, emitido por el MSPYBS

Sugerimos: Además de los documentos mencionados más arriba, solicitamos para las empresas que presenten oferta para el ítem n° 2 la presentación de los siguientes documentos:
1.	Licencia de la empresa Importadora y Prestadora de Servicios de Equipos de Radiología Diagnóstica Médica y Odontológica.
2.	Listado de empresas que cuentan con la Licencia y habilitación del MSPYBS.
3.	Constancia de Autorización de Importación y Comercialización emitida por el MSPYBS.

Esta solicitud se debe a que los potenciales oferentes deben contar con todos los permisos y habilitación respectiva emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el fin de garantizar una óptima prestación de los servicios requeridos por la Convocante.

title: ITEM 53 - MESA QUIRURGICA

description:
En donde menciona: JUEGO DE ACCESORIOS PARA CIRUGIA GINECOLOGICA, tengan a bien aclarar este punto el juego debe contar con: 1 (UN) PAR DE PIECERA
1 (UNA) GAVETA COLECTORA.

title: Item 45 Nebulizador Hospitalario

answer:
Se aclara que las mascarillas deben ser reutilizables y autoclavables
Se aclara que las mascarillas deben tener filtro antibacterias.
Se aclara que el equipo debe incluir carrito de transporte y brazo articulado originales.
Se aclara que el equipo debe tener filtro bacteriano para filtrar el aire.
Se aclara que deben ser entregados 1 depósito adicional por equipo.

description:
CONSULTA: Favor aclarar si las mascarillas y los circuitos de nebulización (tubuladura conectada al paciente) deben ser reutilizables y autoclavables.

CONSULTA: Por definición el nebulizador del tipo hospitalario, es para utilizar en forma continua durante 24hs. Por favor aclarar si se trata de este tipo de nebulizadores, porque los nebulizadores para tratamiento domiciliario comunes no poseen un sistema eficiente de disipación de calor del cristal: son de uso intermitente porque no tienen carga automática de agua estéril, luego no es posible evitar el calentamiento del cristal durante periodos superiores a 20minutos y por lo tanto no pueden ser utilizados las 24hs. También no poseen filtro antibacterias y tubos reutilizables y autoclavables lo que posibilitan evitar las infecciones cruzadas.

CONSULTA: Favor aclarar si el nebulizador debe incluir carrito de transporte y brazo articulado, originales del fabricante, para sostener el circuito de nebulización y para fijar la altura del circuito de nebulización independiente de la altura del paciente

CONSULTA: Favor indicar si el nebulizador debe poseer filtro bacteriano para filtrar el aire que va al paciente y filtro interno que impide la contaminación interna del equipo.

CONSULTA: Favor indicar cuantos depósitos de medicamentos adicionales deberán ser entregados con cada equipo.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Se aclara que el equipo se instalará en una Institución Hospitalaria del M.S.P. y B.S. de la VIII región sanitaria, y pueden ir a verificar el lugar de destino del equipo, favor contactar con la VIII región sanitaria, para una mejor coordinación.

description:
Consulta 15
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 20 Sillón Odontológico, solicitan:

 ?instalación del equipo en la institución designada??

Consultamos si las salas designadas ya se cuentan al pie del equipo con las conexiones necesarias de electricidad, agua y desagüe. Este dato es importante para el cálculo de la instalación, de no contar con esto, sugerimos que la contratante acondicione la sala con las conexiones necesarias para cada equipo.

title: Item 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Como es sabido existe una gran diferencia en precio entre una cámara cilíndrica y una cámara cuadrada, además que en una cámara cuadrada se pueden cargar más cajas de instrumentales y volumen de ropa que en una cámara cilíndrica debido al diseño de su sección. Por lo expuesto anteriormente sugerimos y recomendamos solicitar una cámara cuadrada o rectangular para que todos los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones.

title: Item 53 ? Mesa de Cirugía:

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
1.	Consideramos que las especificaciones técnicas corresponden a una Mesa de Cirugía obsoleta, por tanto consideramos oportuno solicitar nuevas tecnologías para un mayor rendimiento y mejor prestación, por tanto creemos conveniente que se solicite un equipo con la siguiente descripción ?Mesa Quirúrgica Radiotransparaente de operaciones movil comandado por sistema de control remoto, para aplicaciones en cirugia general, traumatólogia, ortopedia, neourocirugia, vascular y/u otros.

2.	En cuyo caso se debería incluir en la especificación: ?Bateria interna para uso ante la falta de energía? y se debería modificar ?Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico? por ?Ajuste eléctrico de altura del tablero con sistema de control remoto y en el mismo lecho?, además de que todos los movimientos del equipo sean eléctrico y no con activación por manivelas mecánicas para las distintas posiciones, con control remoto y en el mismo lecho.

3.	Donde solicitan ?Estructura en varios segmentos? favor indicar la cantidad de segmentos, que por lo habitual y según normas de calidad son como mínimo 5 segmentos.

4.	Con relación a la colchoneta, consideramos que mínimamente debería de ser de un espesor como minimo 80mm, de material ignifugo (poliuretano inyectado) con retardador de llamas, antiestático e hipoalergénico.

5.	No se especifica la capacidad de carga que estimamos como mínimo de 180 kilos y con un largo mínimo de 2,00 metros.

6.	Favor aclarar precisamente a que se refiere con ?Porta piernas Goepel (2)? creemos que corresponde al nombre específico de una única marca.

7.	Donde solicitan ?Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelemburg, renal, etc.? Podrían citar los accesorios necesarios del set, por que un proveedor puede cotizar una cosa y otro proveedor con otros accesorios, lo que hace diferencia de precios.

8.	Favor citar los accesorios solicitados en ?Juego de accesorios para cirugía general? por que un proveedor puede cotizar una cosa y otro proveedor con otros accesorios, lo que hace diferencia de precios.

9.	Favor citar los accesorios solicitados en ?Juego de accesorios para cirugía ginecológica? por que un proveedor puede cotizar una cosa y otro proveedor con otros accesorios, lo que hace diferencia de precios.

title: Item 45 -LAMPARA DE INSPECCION

answer: Se aclara que se aceptarán con Registro de Marca expedido por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.

description: En este Item solicitan: Construccion acorde a normas internacionales. Teniendo en cuenta que el bien solicitado es LAMPARA DE INSPECCION, y no un equipo boomedico solicitamos tengan a bien aceptar producto de origen nacional con su respectivo registro de marca vigente expedido por el Ministerio de Industria y Comercio.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Se aclara que el equipo se instalará en una Institución Hospitalaria del M.S.P. y B.S. de la VIII región sanitaria, y pueden ir a verificar el lugar de destino del equipo, favor contactar con la VIII región sanitaria, para una mejor coordinación.

description:
Consulta 19
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 43 Autoclave de Esterilización, solicitan:

 ?instalación del equipo en la institución designada??

Consultamos si las salas designadas ya se cuentan al pie del equipo con las conexiones necesarias de electricidad, agua y desagüe. Este dato es importante para el cálculo de la instalación, de no contar con esto, sugerimos que la contratante acondicione la sala con las conexiones necesarias para cada equipo.

title: ÍTEM 31 ? CAMA PARA INTERNADOS (HOSPITALARIO DE UN MOVIMIENTO)

answer: Se aclara que no es necesario el movimiento con manivela.

description: En donde dice: Lecho de un solo movimiento ¿Podrían aclarar si quieren que el movimiento se realice con Manivela?

title: Item 44 - CAMILLA DE INSPECCION

description: En donde menciona: Estructura tubular de acero con acabado al cromo o satinado con pintura epoxi secada al horno, Considerando experiencias anteriores se contizan camas de inspecciones de estructura muy fragil y no duraderas, recomendamos a la convocante solicitar Camilla en acero tubular reforzado de 1,1/4'' y 20x30 mm o mejor para una vida util de utilidad y que Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados y poder competir de igual con los diferentes potenciales oferentes .

title: Item 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Solicitamos tengan a bien aclarar lo siguiente: El autoclave cuenta con bomba de vacio, por lo que sugerimos y consideramos muy importante para el nivel de seguridad del equipo, que el mismo cuente con Sistema automático de homogenización de temperatura y presión en cámara con válvula de alivio de seguridad. Programa para test de fugas y Bowie & Dick.

title: ITEM 11 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION

description: En donde menciona: Capacidad de contención de bandejas : 6 a 8 bandejas, atendiendo a experiencias anteriores observamos que la mayoria de las estufas poseen 3 (tres) rieles para bandejas, a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados

title: ITEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

description: Favor aclarar si todas las derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padron con papel standard, por ejemplo ultilizando una impresora  chorro de tinta, a traves de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante la falta de papel, utilizando un papel y una impresora padron

title: Item 46 - NEBULIZADOR ULTRASONICO uso Hopistalario

answer: Se aclara que el equipo es de uso hospitalario, y se mantiene el sistema ultrasónico solicitado, porque en esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

description: En donde menciona: Sistema ultrasonico con diametro de nebulizacion entre 0,5 a 5 micras. Solicitamos tengan a bien aceptar con nebulizacion de hasta 4,2 micras o mejor.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Se aclara que el equipo se instalará en una Institución Hospitalaria del M.S.P. y B.S. de la VIII región sanitaria, y pueden ir a verificar el lugar de destino del equipo, favor contactar con la VIII región sanitaria, para una mejor coordinación.

description:
Consulta 17
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 22 Autoclave de Esterilización, solicitan:

 ?Realizar la preinstalación necesaria del equipo esto incluye todos los materiales necesarios?

Consultamos si ya está designada una sala para este efecto, y de ser así solicitamos por favor incluir los planos pertinentes del lugar, de manera a tener los cálculos en forma segura.

title: Item 25 electrobisturí

answer:
CONSULTA: : Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido.
respuesta:La respuesta será publicada en la Adenda 4 de la licitación.
CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros solicitados para pacientes adulto y pediátricos son de superficie dividida o superficie única. Se recomienda de superficie divida para la medición de la impedancia de contacto
RESPUESTA: Se requiere que los electrodos neutros solicitados para pacientes adultos y pediátricos son de superficie dividida.
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.
Respuesta:Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.
CONSULTA: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color Amarillo) y coagulación (de color Azul); Se consulta si el equipo debe realizar corte y coagulación por gas Argón.
RESPUESTA:Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description:
CONSULTA: Favor aclarar la potencia en modo de corte monopolar, que es la potencia que define el electrobisturí, se recomienda para cirugía general mínimo 250W.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido.

CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros solicitados para pacientes adulto y pediátricos son de superficie dividida o superficie única. Se recomienda de superficie divida para la medición de la impedancia de contacto.

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.

CONSULTA: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color Amarillo) y coagulación (de color Azul)

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe realizar corte y coagulación por gas Argón.

title: Especificaciones Técnicas

title: Especificaciones Técnicas

description:
Consulta 5
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:

?Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 130 kHU como mínimo?

Solicitamos que permitan cotizar equipos portátiles con ánodo con capacidad de almacenamiento térmico de 107 kHU.
Favor considerar que es una diferencia muy  pequeña con el valor solicitado de capacidad térmica del ánodo y estos equipos móviles no trabajan con potencias muy altas, y con este valor se asegura la protección contra sobre calentamientos del sistema.
De esta manera se podrá dar oportunidad de participación a un mayor número de oferentes con marcas de elevado nivel tecnológico y que además poseen una capacidad térmica de la carcasa del tubo de un valor muy superior (de 1.100.000 HU) lo que es una absorción extraordinaria. Eso implica más tiempo de duración del tubo.
De lo contrario estarían limitando la participación de dichas marcas en este concurso.

title: ITEM 53 - MESA QUIRURGICA

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde menciona: Inclinación de la placa de respaldo menor/igual 60º/50º (subida/Bajada), entendemos que es muy pronunciado la inclinación de bajada de 50º, y no hay mesa de operaciones con esa inclinación, favor tomar un rango de inclinación entre +/- 20º, realizamos esta petición a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados..-

title: ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

answer: Se aclara que se aceptarán con 3 ó 4 ruedas.

description: Solicitamos tengan a bien aceptar con base de 3 o 4 ruedas

title: ÍTEM 23 - CAMILLA GINECOLOGICA

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Se podría cotizar ''Talonera y piernera en acero cromado?

title: ITEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: En donde menciona: Velocidad de barrido 25 y 50 mm/s, seleccionable, consideramos y recomendamos que posea, Velocidad de barrido seleccionable a partir de 5mm/s; 6,25 mm/s; 10 mm/s;  12,5mm/s; 25mm/s y 50 mm/s o mejor

title: ÍTEM 37 - CAJA DE CIRUGIA GINECO-AMEU

answer: Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas  solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

description: Donde dice Pinza Kocher sin dientes 16 cm. Solicitamos tengan a bien solicitar "con diente" de conformidad con los distintos fabricantes de instrumentales.

title: Item 40 - Laringoscopio Pediatrico

description: En donde menciona: pilas pequeñas tipo A, Creemos que por un error de tipeo de la convocante la descripcion pueda ser doble AA o tipo C, son pilas normales a utilizar en estos equipo, favor aclarar. Se podran cotizar con pilas tipo doble AA o tipo C.

title: Especificaciones Técnicas

description:
Consulta 14
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 20 Sillón Odontológico, solicitan:

?caja de conexiones y tanque de presión  con manómetro y control de presión?

Sugerimos que la caja de conexión sea opcional, teniendo en cuenta que no todos los modelos de Sillones lo necesitan.
Por otra parte, nos gustaría saber si el tanque de presión se refiere a un compresor odontológico que se puede cotizar en el conjunto, o se refiere a un compresor para el Sillón; de ser el último caso, sugerimos aceptar la opción de cotizar un compresor odontológico por cada sillón.

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

G T SCIENTIFIC S.A.

name: ALDO HARRISON - MARIANGEL MANZONI -FELIPE SANABRIA

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: OSCAR ANIBAL DELGADO LOPEZ - CHRISTIAN ALEXANDER WENTZENSEN - PASCUAL GIAGNI-VICENTE SCAVONE CÁRDENAS-CÉSAR SCAVONE CARDENAS-MARIA HERMINIA CABALLERO - MARIA PAZ ZALDIVAR CABALLERO - SILVANA CANDIA

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

name: PATRICIA GRANDA DE SERRATI, JORGE ROMUALDO GRANDA

ALBATROS SACI

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

legalName: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

name: LUIS HERNANDO ACHA FELTES, IVAN DARIO LUSICHI SALDIVAR

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

streetAddress: MARISCAL ESTIGARRIBIA Nº1097 ESQ. BRASIL

name: GONZALO IGNACIO SAMANIEGO ZUBIZARRETA- CARLOS AYALA- LORENA SAMANIEGO

FALCON COM. & IND. S.A.

name: RODOLFO ARCE GODOY; WALTER ARCE GODOY; CHRISTIAN ARCE GODOY

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

name: CARLOS CLARI- LUCAS CLARI- LUCIANO ORTELLADO

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

streetAddress: YATAITY CORA NÂº 229 E/ 25 DE SETIEMBRE Y 14 DE JULIO

SCARPE SRL

streetAddress: COLON N°230 E/ PRESIDENTE FRANCO Y PALMA

CHACO INTERNACIONAL SA

streetAddress: San Juan María Vianney N° 1684 c/ Bruno Guggiari e/ Juan Pablo II

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

name: CARLOS DIEGO GIMENA, GUILLERMO FRANCISCO PERONI- Viviana Villasboa- Ana Ma.Gonzalez- Joao Cardoso

ROLANDO FEDERICO LOPEZ AGUILAR

streetAddress: ARTURO ALSINA 7128 C/ MECANICOS DE LA AVIACION

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: 41121511- Pipetas serologicas

description: Pipetas serologicas

description: 42181716- Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: 42295202- Sierras quirurgicas o taladros o impulsores de clavija neumaticos o de pila o electricos o accesorios

description: 42291613- Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

description: 42181515- Bandejas de examen y accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: 41115406- Espectrofotometros y accesorios

description: Espectrofotometros y accesorios

description: 41122601- Porta objetos para laboratorio

description: Porta objetos para laboratorio

description: 42181608- Accesorios de instrumental de medicion de la tension arterial

description: 41104506- Estufas de seguridad de laboratorio

description: Estufas de seguridad de laboratorio

description: 42181901- Unidades de monitorizacion materna o fetal de tratamiento agudo

description: 42191808- Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial

description: 41123403- Goteros de dosificacion y accesorios

description: Goteros de dosificacion y accesorios

description: 41103812- Agitadores

description: Agitadores

description: 41102426- Equipo de calentamiento o secado, o accesorios

description: 41111808- Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: 42242302- Dispositivos ortopedicos o materiales traumatologicos varios

description: 41111948- Contadores de celulas hematologicos con diferencial, manuales o electronicos

description: 42295108- Mesas de fractura de paciente de la sala de operacion o mesas ortopedicas o accesorios o productos relacionados

description: 42281508- Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: 42151705- Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontologicos

description: 42172201- Kit para servicios medicos de emergencia

description: 42293301- Distractores y extendedores y separadores quirurgicos

description: 42192210- Sillas de ruedas

description: Sillas de ruedas

description: 42182901- Mesas de examen obstetrico o ginecologico

description: 41111709- Microscopios compuestos ligeros binoculares y accesorios

description: 42271907- Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: 42271802- Nebulizadores o accesorios

description: Nebulizadores o accesorios

description: 39101602- Lamparas medicas

description: Lamparas medicas y accesorios

description: 42292202- Compresores quirurgicos

description: Compresores quirurgicos

description: 42201718- Ecografos y accesorios

description: Ecografos y accesorios

description: 41121511- Pipetas serologicas

description: Pipetas serologicas

description: 41103907- Ultracentrifugadoras

description: Ultracentrifugadoras

description: 42272001- Laringoscopios o accesorios

description: Laringoscopios o accesorios

description: 41121511- Pipetas serologicas

description: Pipetas serologicas

description: 41121511- Pipetas serologicas

description: Pipetas serologicas

description: 42143106- Kits de drenaje ginecologico o accesorios

description: Kits de drenaje ginecologico o accesorios

description: Bandejas de examen y accesorios

description: 42295103- Mesas para procedimiento de pacientes en la sala de partos o seccion de cesarea o accesorios o productos relacionados

description: Bandejas de examen y accesorios

description: 42192207- Camillas de paciente o accesorios de camilla

description: Esterilizadores o autoclaves de vapor

description: 42271718- Accesorios para productos de administracion de oxigenoterapia o sus suministros

description: 41121511- Pipetas serologicas

description: Pipetas serologicas

description: Bandejas de examen y accesorios

description: 42191802- Incubadoras clinicas o calentadores de bebe

description: 42171911- Oxigeno portatil o cajas de resucitacion de servicios medicos de urgencia

description: Bandejas de examen y accesorios

description: 42222301- Equipos de administracion de la transfusion de sangre

description: 41103901- Microcentrifugadoras

description: Microcentrifugadoras

description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA VIII REGIÓN SANITARIA -MISIONES

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

title: contrato_argon_1324309028078.pdf

title: nota_1323991895114.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_praxair_1324322156774.pdf

title: nota_1323994397152.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_dist_ypacarai_1324310426730.pdf

title: nota_1323995066904.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_insutu_1324309981710.pdf

title: contrato_insutu_1324309959952.pdf

title: nota_1323994466989.pdf

description: Ampliación de Monto

title: nota_1323993794456.pdf

title: contrato_la_casa_del_medico_1324308743852.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_falcon_1324308666226.pdf

title: nota_1323993413102.pdf

description: Ampliación de Monto

title: nota_1323995010166.pdf

title: contrato_biotec_1324308706986.pdf

description: Ampliación de Monto

title: contrato_andres_h_arce_1324309590521.pdf

title: nota_1323992993808.pdf

title: d___d_distribuidora_1324309918810.pdf

title: nota_1323993866813.pdf

title: lpn_31_cont_493_1323991387368.pdf

title: contrato_chaco_inter_1324310011165.pdf

title: nota_1323994548989.pdf

title: lpn_31_cont_483_1324310179386.pdf

title: nota_1323995039010.pdf

title: nota_1323992273802.pdf

title: contrato_luis_abbate_1324322066287.pdf

title: nota_1323993522743.pdf

title: contrato_eximpar_1324309833407.pdf

title: lpn_31_cont_499_1323991667778.pdf

title: nota_1323993689630.pdf

title: contrato_gt_scientific_1324309860926.pdf

title: lpn_31_cont_495_1323991460171.pdf

title: nota_1323993226728.pdf

title: contrato_sempro_lp_1324322247784.pdf

title: nota_1323992153140.pdf

title: contrato_vicente_1324309078183.pdf

name: VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA