name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

title: Zadanie nr 7

title: Zadanie nr 6

title: Zadanie nr 5

title: Zadanie nr 4

title: Zadanie nr 3

title: Zadanie nr 2

title: Zadanie nr 1

title: Dostawa rozruszników serca, elektrod, wszczepialnych kardiowerterów - defibrylatorów wraz z osprzętem.

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozruszników serca, elektrod, wszczepialnych kardiowerterów - defibrylatorów wraz z osprzętem – z podziałem na 7 zadań. Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 1.1 Rozrusznik serca jednojamowy podstawowy - 40 szt. 1.2 Rozrusznik serca dwujamowy podstawowy - 60 szt. 1.3 Rozrusznik serca dwujamowy z funkcją automatycznego sensingu i kontroli skuteczności stymulacji A/V - 20 szt. 1.4 Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej (CS) - 20 szt. 1.5 Prowadnik hydrofilny do CS - 20 szt. 1.6 Cewniki wewnętrzne do kaniulacji CS - 20 szt. 1.7 Cewniki balonowe do CS - 10 szt. 1.8 Introduktory - 100 szt. 1.9 Elektrody niskonapięciowe endokawitarne - 100 szt. 1.10 Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe - 20 szt. 1.11 Akcesoria – łączniki naprawcze elektrod - 10 szt. 1.12 Łączniki do analizatora potencjałów i stymulacji - 5 szt. Specyfikacja techniczna. 1. Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 2. Archiwizacja, analiza i przesyłanie danych w postaci elektronicznej 3. Wydruk danych w formacie A4 4. Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz/urządzenie (dołączyć wzór) 5. Papier do drukarki termicznej programatora – 50 bloczków 6. Elektrody pace/sense aktywne, pasywne - J - do wyboru, różnej długości, sterydowe 1.2. Rozrusznik dwujamowy podstawowy 1. Tryby stymulacji DDD(R); DDI(R); DOO(R); DDT® 2. Częstość stymulacji 30..(5)..180 ppm 3. Tryb nocny 4. Amplituda impulsu (V) 0,5 - 7,5 5. Szerokość impulsu (ms) 0,2 - 1,5 6. Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" 7. Autmatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod 8. Histereza przedsionkowo-komorowa 9. Pamięć zapisów wewnątrzsercowych powyżej 35s. 10. Wejście stymulatora IS-1 11. Pojemność baterii ≥ 1,3 Ah 12. Łącznik elektrody - IS-1 13. Łącznik elektrody - IS-1 14. Elektroda sterydowa 15. Rodzaj osłony - silikon 16. Histereza w obu kanałach stymulatora 17. Algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po implantacji 18. Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu 19. Algorytm optymalizujący zarządzanie pamiecią zapisu IEGM 20. Automatyczna kontrola skuteczności stymulacji komorowej, beat to beat 21. Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze 22. AV histereza-typy i zakres, min. 3 typy 23. AV delay od 15 ms 24. Czułość kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego od 0,1 25. Odstęp A-V: bezpieczny dynamiczny 26.Okres refrakcji A/V 200,170-775,400ms 27. Minimalny okres PVARP 1.3. Rozrusznik dwujamowy z funkcją automatycznego sensingu i kontroli skuteczności stymulacji A/V 1. Tryby stymulacji DDDR, DDI(R),DDT® 2. Min.czas pracy przy nastawach nominalnych min.10 lat 3. Waga stymulatora - poniżej 28 (g) 4. Częstość stymulacji 30 - 180ppm 5. Szerokość impulsu 0,1 - 1,5ms 6. Pomiar załamków P i R 7. Autmatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod 8. Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w A i V typu "beat to beat" 9. Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rymu 10. Możliwość zapisu arytmii 11. Pojemność baterii ≥ 1,3 Ah 12. Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem 13. Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków 14. Zapis IEGM min. 40s 15. Automatyczna czułość w A i V 16. Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj. MS,PMT Protection) 17. Możliwość zmiany Basic rate podczas działania algorytmu Mode Swithing 18. W pełni automatyczny follow-up 19. Algorytm optymalizujący zarządzanie pamiecią zapisu IEGM 20. Algorytm promujący własny rytm komorowy 21. Algorytm stabilizujący rytm komorowy podczas arytmii przedsionkowych 22. AV delay od 15 ms 23. Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze 24. Rodzaje Histerez-podać typy i zakres 25. Stopniowanie amplitudy (co 0,1) 26. Histereza AV - typy i zakres min. 3 1.4 – 1.7 Zestawy i cewniki do kaniulacji zatoki wieńcowej 1. Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej zawierający co najmniej: rozszczepialny cewnik prowadzący (światło Ø7–8F, krzywizna wielozadaniowa, zakończony dystalnie miękką atraumatyczną końcówką) wraz z rozszerzaczem, prowadnikiem, zastawką hemostaty 2. Min 7 krzywizn cewników do wyboru w tym Amplatz, Hook, koszulka do implantacji elektrody do zatoki wieńcowej z prawej strony 3. Cewniki wewnętrzny do kaniulacji zatoki wieńcowej min. 2 krzywizny 4. Cewniki hydrofilne 5. Cewniki balonowe do wenografii zatoki wieńcowej 6. Prowadnik do kaniulacji zatoki wieńcowej, hydrofilny o średnicy 0,014 1.8. Introduktory 1. Introduktory z rozszczepialną koszulką przeznaczone do implantacji elektrod przezżylnych 2. Różne średnice w zakresie 6F–12F 3. Długość min 15 cm 4. Kompletne zestawy: koszulka z rozszerzaczem, igła naczyniowa, prowadnik i strzykawka Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 2.1 Rozrusznik serca typu SR - 40 szt. 2.2 Rozrusznik serca typu DR - 40 szt. 2.3 Rozrusznik serca typu DRM - 10 szt. 2.4 Rozrusznik serca typu BiV-CRT-P - 10 szt. 2.5 Elektrody niskonapięciowe endokawitarne - 300 szt. 2.6 Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe - 10 szt. 2.7 Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe o aktywnej fiksacji - 5 szt. 2.8 Elektrody niskonapięciowe endokawitarne bezmandrynowe - 20 szt. 2.9 Cewniki sterowane do elektrod bezmandrynowych - 10 szt. 2.10 Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej (CS) - 20 szt. 2.11 Cewniki sterowane do kaniulacji CS - 10 szt. 2.12 Cewniki balonowe do CS - 20 szt. 2.13 Introduktory - 700 szt. 2.14 Zestawy naprawcze - 10 szt. 2.15 Zestawy łącznikowe 10 szt. 2.16 Akcesoria - 20 szt. 2.17 Łączniki do analizatora potencjałów i stymulacji - 10 szt. Specyfikacja techniczna - Zadanie nr 2. Rozruszniki serca wraz z osprzętem. 1. Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 2. Archiwizacja, analiza i przesyłanie danych w postaci elektronicznej 3. Wydruk danych w formacie A4 4. Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz/urządzenie (dołączyć wzór) 5. Papier do drukarki termicznej programatora – 50 bloczków 2.1. Rozrusznik jednojamowy typu SR 1. Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2. Żywotność baterii minimum 6 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3. Masa ≤ 25 g 4. Gniazdo typu IS-1 5. Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 6. Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 7. Automatyczny pomiar impedancji elektrody i stanu baterii 8. Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 9. Funkcje pomiaru progu stymulacji 10. Pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 11. Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 12.Tryb stymulacji: VVIR, VVI, VVT, V00, AAIR, AAI, AAT, A00, wyłączenie 13. Podstawowa częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30–170/min 14. Podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku w zakresie 30–80/min 15. Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku w zakresie 80–180/min 16. Histereza – osiągalny zakres częstości podstawowej: 40–60/min 17. Adaptacja częstości stymulacji: próg czułości sensora, profil odpowiedzi sensora, szybkość przyspieszania stymulacji i szybkość zwalniania stymulacji 18. Funkcja automatycznej optymalizacji profilu adaptacji częstości stymulacji do wysiłku 19. Funkcja symulacji profilu odpowiedzi adaptacji częstości stymulacji po wykonanym ćwiczeniu 20. Automatyczna kontrola skuteczności impulsu stymulacji komorowej 21. Automatyczna okresowa weryfikacja progu stymulacji komorowej z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji 22. Automatyczne monitorowanie impedancji i polarności stymulacji 23. Automatyczne dostosowanie czułości do wartości potencjałów wewnątrzsercowych 24. Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,5 V 25. Szerokość impulsów stymulacji: 0,2–1,5 ms 26. Czułość: 0,5–5 mV 27. Okres refrakcji: 150–500 ms 28. Histogramy i statystyki rytmu serca 29. Pamięć przebiegów epizodów arytmicznych (co najmniej 10 epizodów) 30. Programowalna diagnostyczna stymulacja serca (kontrolowana programatorem) 2.2. Rozrusznik dwujamowy typu DR 1. Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2. Żywotność baterii minimum 5 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3. Waga < 30 g 4. Konektor: dwa gniazda typu IS-1 5. Okres sterylności minimum 12 miesięcy 6. Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 7. Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 8. Automatyczny pomiar impedancji elektrod i stanu baterii 9. Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 10. Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progów stymulacji 11. Pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 12. Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 13. Tryb stymulacji: DDD/R, DDI/R, VDD, VVI/R, VVT, V00, AAI/R, AAT, A00, wyłączenie 15. Podstawowa częstość stymulacji: 30–170/min 16. Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku 80–180/min 17. Odrębna podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku: 30–80/min 18. Histereza – osiągalny zakres częstości podstawowej: 40–60/min 19. Maksymalna częstość wyzwalania stymulacji: 100–180/min 20. Automatyczna kontrola skuteczności stymulacji komorowej 21. Automatyczna okresowa weryfikacja progu stymulacji komorowej z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji 22. Automatyczne monitorowanie impedancji i polarności stymulacji 23. Automatyczne dostosowanie czułości do wartości potencjałów wewnątrzsercowych 24. Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,0 V (w każdym kanale niezależnie) 25. Szerokość impulsów stymulacji: 0,2–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 26. Czułość kanału przedsionkowego: 0,25–4,0 mV 27. Czułość kanału komorowego: 1,0–7,0 mV 28.Adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 29. Opóźnienie stymulacji komór po stymulacji przedsionków: 30–350 ms 30. Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 31. Adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 32. Powrotna histereza opóźnienia AV (funkcja unikania stymulacji komorowej) 33. Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 34. Funkcja przerywająca częstoskurcz stymulatorowy 35. Histogramy i statystyki rytmu serca (w tym tacharytmii przedsionkowych i komorowych) 36. Pamięć przebiegów epizodów arytmicznych (co najmniej 10 epizodów) 37. Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (via programator) 2.3. Rozrusznik dwujamowy typu DRM 1. Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2. Żywotność baterii minimum 5 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3. Waga < 30 g 4. Konektor: dwa gniazda typu IS-1 5. Okres sterylności minimum 12 miesięcy 6. Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 7. Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 8. Automatyczny pomiar impedancji elektrod i stanu baterii 9. Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 10. Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progów stymulacji 11. Manualny i automatyczny pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 12. Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 13. Możliwość zamówienia rozrusznika typu VDD (w cenie oferowanego modelu) 14. Tryb stymulacji: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO 15. Podstawowa częstość stymulacji: 30–170/min 16. Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku 80–180/min 17. Odrębna podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku: 30–80/min 18. Histereza – osiągalny zakres częstości podstawowej: 40–60/min 19. Maksymalna częstość wyzwalania stymulacji: 100–200/min 20. Automatyczna kontrola skuteczności stymulacji komorowej 21. Automatyczna okresowa weryfikacja progu stymulacji komorowej z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji 22. Automatyczne monitorowanie impedancji i polarności stymulacji 23. Automatyczne dostosowanie czułości do wartości potencjałów wewnątrzsercowych 24. Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,0 V (w każdym kanale niezależnie) 25. Szerokość impulsów stymulacji: 0,2–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 26. Czułość kanału przedsionkowego: 0,25–4,0 mV 27. Czułość kanału komorowego: 1,0–7,0 mV 28. Adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 29. Opóźnienie stymulacji komór po stymulacji przedsionków: 30–350 ms 30. Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 31. Adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 32. Funkcja umożliwiająca zahamowanie stymulacji przy wolniejszym rytmie spontanicznym (powrotna histereza podstawowej częstości stymulacji) 33. Parametry stymulacji po nagłym zwolnieniu rytmu: wielkość i długość zwolnienia rytmu, częstość graniczna zwolnienia, częstość i czas trwania stymulacji 34. Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 35. Automatyczna zmiana trybu stymulacji AAI(R) vs. DDD(R) 36. Odrębne parametry stymulacji DDD po ustąpieniu tachyarytmii przedsionkowej – zwiększona częstość podstawowa i czas jej utrzymania 37. Funkcja przerywająca częstoskurcz stymulatorowy 38. Histogramy i statystyki rytmu serca (w tym tacharytmii przedsionkowych i komorowych) 39. Pamięć przebiegów epizodów arytmicznych (co najmniej 10 epizodów) 40. Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (via programator) 41. Algorytm zachowujący regularny rytm komorowy w przypadku arytmii nadkomorowych 2.4. Rozruszniki trójjamowe typu BiV-CRT-P 1. Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2. Żywotność baterii minimum 6 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3Waga ≤ 30 g 4. Konektor: 3 gniazda typu IS-1 5. Okres sterylności minimum 12 miesięcy 6. Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 7. Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 8. Automatyczny pomiar impedancji elektrod i stanu baterii 9. Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 10. Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progów stymulacji 11. Pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 12. Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 13. Tryb stymulacji: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO 14. Podstawowa częstość stymulacji: 30–150/min 15. Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku 80-175/min 16. Podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku: 30–100/min 17. Maksymalna częstość wyzwalania stymulacji: 60–170/min 18. Trzy niezależne fizycznie kanały stymulacji 19. Sterowanie jednobiegunowe lub dwubiegunowe (w każdym kanale niezależnie) 20. Stymulacja jednobiegunowa lub dwubiegunowa (w każdym kanale niezależnie) 21. Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,0 V (w każdym kanale niezależnie) 22. Szerokość impulsów stymulacji: 0,05–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 23. Czułość kanału przedsionkowego: 0,25–4,0 mV 24. Czułość kanałów komorowych: 1,0–7,0 mV 25. Adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 26. Okres refrakcji kanału komorowego 27. Okres refrakcji całkowitej kanału komorowego (PAVB) 28. Opóźnienie stymulacji komór po stymulacji przedsionków: 30–300 ms 29. Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 30. Adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 31. Safety AV pacing 32. Kolejność stymulacji komór 33. Opóźnienie międzykomorowe stymulacji 5–80 ms 34. Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 35. Wydłużenie refrakcji kanału przedsionkowego po pobudzeniu komorowym 36. Funkcja przerywająca częstoskurcz stymulatorowy 37. Histogramy i statystyki rytmu serca (w tym tacharytmii przedsionkowych i komorowych) 38. Automatyczna weryfikacja impedancji każdej z elektrod 39. Pamięć przebiegów epizodów arytmicznych (elektrogramy co najmniej 4 epizodów) 40. Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (via programator) 2.5 – 2.8 Elektrody endokawitarne do stałej stymulacji serca 1. Elektrody niskonapięciowe endokawitarne dwubiegunowe, o fiksacji biernej (proste i kształtu J) oraz wkrętowe (do wyboru) 2. Elektrody endokawitarne o długościach w zakresach: 40–48, 49–55, 56–62 i 63–69 cm 3. Elektrody niskonapięciowe endokawitarne bezmandrynowe (bez kanału wewnętrznego) 4. Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe (CS-LV) o długościach w zakresach: 75–80 i 81–90 cm 5. Różne rodzaje niskonapięciowych elektrod śródnaczyniowych (różne typy końcówek) 6. Podstawowy typ elektrody lewokomorowej: elektroda typu "over the wire" (jedno- i dwubiegunowa) 7. Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe o aktywnej fiksacji 8. Elektrody endokawitarne dwubiegunowe z dipolem o długości <20 mm 9. Elektrody endokawitarne oraz śródnaczyniowe uwalniające steryd 2.9 – 2.12 Zestawy i cewniki do kaniulacji 1. Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej zawierający co najmniej: rozszczepialny cewnik prowadzący (światło Ø7–8F, krzywizna wielozadaniowa, zakończony dystalnie miękką atraumatyczną końcówką) wraz z rozszerzaczem, prowadnikiem, dołączaną zastawką hemostaty 2. Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej (jw.) zawierające cewniki prowadzące o różnych krzywiznach 3. Cewniki prowadzące do kaniulacji zatoki wieńcowej (rozszczepialne, atraumatyczne, światło Ø7–8F) o różnych krzywiznach, m.in.: typu Amplatza, krzywizny wielozadaniowe o różnych wielkościach 4. Cewniki sterowane do kaniulacji zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie: rozszczepialne, atraumatyczne, światło Ø7–8F 5. Cewniki selektywne do żył serca o różnych krzywiznach, kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6. Cewniki sterowane do elektrod bezmandrynowych o zmiennej krzywiźnie: rozszczepialne, atraumatyczne, światło Ø5–6F, różne długości w zakresie 30–50cm 7. Cewniki balonowe do flebografii zatoki wieńcowej 2.13 Introduktory 1. Introduktory z rozszczepialną koszulką przeznaczone do implantacji elektrod przezżylnych 2. Różne średnice w zakresie 6F–14F 3. Różne długości w zakresie: 13–20 cm oraz 20–26 cm 4. Kompletne zestawy: koszulka z rozszerzaczem, igła naczyniowa, prowadnik i strzykawka 2.14 – 2.15 Zestawy i akcesoria 1. Łączniki naprawcze typu: przewód elektrody – wtyk IS-1 UNI (wraz z klejem sterylnym) 2. Łączniki typu: gniazdo Ø5 mm – wtyk IS-1 UNI (wraz z klejem sterylnym) 3. Łączniki typu: gniazdo Ø6 mm BP – wtyk IS-1 BP (wraz z klejem sterylnym) 4. Łącznik typu: gniazdo LP Ø3,2 mm BP – wtyk IS-1 BP (wraz z klejem sterylnym) 5. Papier do drukarki termicznej programatora – 50 bloczków 6. Łącznik typu Y: 2 gniazda IS-1 UNI – wtyk IS-1 BP (wraz z klejem sterylnym) 7. Szkolenie w zakresie programowania rozruszników co najmniej 3 osób (co najmniej raz w roku) 8. Osłonki izolacyjne na elektrodę długości 8–12 mm oraz 20–25 mm o średnicach: 6 i 8 oraz 10–11F 9. Osłonki izolacyjne konektorów elektrod, dla konektorów typu: IS-1, 3,2 mm, 5 mm, 6 mm, DF-1 10. Zaślepki izolacyjne konektorów urządzeń, dla konektorów typu: IS-1, 3,2 mm, 5 mm, 6 mm, DF-1 11. Zastawka hemostatyczna na introducer (silikonowa, rozrywalna) 12. Zastawka hemostatyczna na introducer z mechanizmem zaciskowym 13. Klej silikonowy sterylny (w tubkach jednorazowych, z aplikatorem) 14. Nożyki do rozcinania koszulek Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 3.1Rozrusznik serca typu SRC - 30 szt. 3.2Rozrusznik serca typu SRA - 150 szt. 3.3Rozrusznik serca typu DRC -30 szt. 3.4Rozrusznik serca typu DRS - 350 szt. 3.5Rozrusznik serca typu BVA-CRT-P - 10 szt. 3.6Elektrody niskonapięciowe endokawitarne - 700 szt. 3.7Przedłużacze do cewników EP -2 szt. 3.8Introduktory - 700 szt. 3.9Łączniki do analizatora potencjałów i stymulacji - 5 szt. 3.10Nożyki do rozcinania koszulek - 50 szt. 3.11 Przedłużacze elektrod dwubiegunowych - 10 szt. 3.12 Przedłużki bolców PIN 2mm - 10 szt. Specyfikacja techniczna - Zadanie nr 3. Rozruszniki serca wraz z osprzętem. 1. Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 2.Archiwizacja, analiza i przesyłanie danych w postaci elektronicznej 3.Wydruk danych w formacie A4 4.Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz/urządzenie (dołączyć wzór) 5.Papier do drukarki termicznej programatora – 50 bloczków 3.1. Rozrusznik jednojamowy typu SRC 1.Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2.Żywotność baterii minimum 6 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3.Masa ≤ 25 g 4.Gniazdo typu IS-1 5.Dostępny model rozrusznika z konektorem Ø 5–6 mm 6.Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 7.Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 8.Automatyczny pomiar impedancji elektrody i stanu baterii 9.Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 10.Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progu stymulacji 11.Manualny i automatyczny pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 12.Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 13.Tryb stymulacji: VVIR, VVI, VVTR, VVT, V00, AAIR, AAI, AATR, AAT, A00 14.Podstawowa częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30–170/min 15.Podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku w zakresie 30–80/min 16.Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku w zakresie 80–180/min 17.Histereza – osiągalny zakres częstości podstawowej: 30–130/min 18.Funkcja umożliwiająca powtarzalne zahamowanie stymulacji przy wolniejszym rytmie spontanicznym (powrotna histereza podstawowej częstości stymulacji) 19.Adaptacja częstości stymulacji: próg czułości sensora, profil odpowiedzi sensora, szybkość przyspieszania stymulacji i szybkość zwalniania stymulacji 20.Funkcja automatycznej optymalizacji profilu adaptacji częstości stymulacji do wysiłku 21.Funkcja symulacji profilu odpowiedzi adaptacji częstości stymulacji po wykonanym ćwiczeniu 22.Automatyczna kontrola skuteczności każdego impulsu stymulacji komorowej 23.Automatyczna okresowa weryfikacja progu stymulacji komorowej z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji 24.Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,5 V 25.Szerokość impulsów stymulacji: 0,1–1,5 ms 26.Czułość: 0,5–5 mV 27.Okres refrakcji: 170–500 ms 28.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 29.Możliwość wprowadzenia podstawowych danych pacjenta i daty implantacji układu 3.2 Rozrusznik jednojamowy typu SRA 1.Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2.Żywotność baterii minimum 6 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3.Masa ≤ 25 g 4.Gniazdo typu IS-1 5.Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 6.Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 7.Automatyczny pomiar impedancji elektrody i stanu baterii 8.Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 9.Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progu stymulacji 10.Manualny i automatyczny pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 11.Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 12.Tryb stymulacji: VVIR, VVI, VVTR, VVT, V00, AAIR, AAI, AATR, AAT, A00 13.Podstawowa częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30–170/min 14.Podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku w zakresie 30–80/min 15.Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku w zakresie 80–180/min 16.Histereza – osiągalny zakres częstości podstawowej: 30–130/min 17.Funkcja umożliwiająca powtarzalne zahamowanie stymulacji przy wolniejszym rytmie spontanicznym (powrotna histereza podstawowej częstości stymulacji) 18.Adaptacja częstości stymulacji: próg czułości sensora, profil odpowiedzi sensora, szybkość przyspieszania stymulacji i szybkość zwalniania stymulacji 19.Funkcja automatycznej optymalizacji profilu adaptacji częstości stymulacji do wysiłku 20.Funkcja symulacji profilu odpowiedzi adaptacji częstości stymulacji po wykonanym ćwiczeniu 21.Automatyczna kontrola skuteczności każdego impulsu stymulacji komorowej 22.Automatyczna okresowa weryfikacja progu stymulacji komorowej z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji. Automatyczne monitorowanie wielkości potencjałów przedsionkowych i komorowych 23.Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,5 V 24.Szerokość impulsów stymulacji: 0,1–1,5 ms 25.Czułość: 0,5–5 mV 26.Okres refrakcji: 170–500 ms 27.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 28.Pamięć elektrogramów co najmniej 10 epizodów tachyarytmicznych 29.Łączna długość pamięci elektrogramów co najmniej 2 min 30.Programowalna diagnostyczna stymulacja serca (kontrolowana programatorem) 3.3. Rozrusznik dwujamowy typu DRC 1.Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2.Żywotność baterii minimum 6 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3.Masa ≤ 25 g 4.Konektor: dwa gniazda typu IS-1 5.Dostępny model rozrusznika z konektorem Ø 5–6 mm 6.Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 7.Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 8.Automatyczny pomiar impedancji elektrod i stanu baterii 9.Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 10.Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progów stymulacji 11.Manualny i automatyczny pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 12.Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 13.Możliwość zamówienia rozrusznika typu VDD (w cenie oferowanego modelu) 14.Tryb stymulacji: DDD/R, DDI/R, VDD, VVI/R, VVT, V00, AAI/R, AAT, A00 15.Podstawowa częstość stymulacji: 30–170/min 16.Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku 80–180/min 17.Odrębna podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku: 30–80/min 18.Histereza – osiągalny zakres częstości podstawowej: 30–100/min 19.Maksymalna częstość wyzwalania stymulacji: 100–180/min 20.Automatyczna kontrola skuteczności każdego impulsu stymulacji komorowej 21.Automatyczna okresowa weryfikacja progu stymulacji komorowej z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji 22.Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,5 V (w każdym kanale niezależnie) 23.Szerokość impulsów stymulacji: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 24.Czułość kanału przedsionkowego: 0,1–4,0 mV 25.Czułość kanału komorowego: 1,0–7,0 mV 26.Adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 27.Opóźnienie stymulacji komór po stymulacji przedsionków: 30–350 ms 28.Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 29.Adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 30.Powrotna histereza opóźnienia AV (funkcja unikania stymulacji komorowej) 31.Safety AV pacing 32.Funkcja umożliwiająca zahamowanie stymulacji przy wolniejszym rytmie spontanicznym (powrotna histereza podstawowej częstości stymulacji) 33.Funkcja automatycznej optymalizacji profilu adaptacji częstości stymulacji do wysiłku 34.Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 35.Odrębna podstawowa częstość stymulacji w czasie tachyarytmii przedsionkowej 36.Funkcja przerywająca częstoskurcz stymulatorowy 37.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 3.4. Rozrusznik serca typu DRS 1.Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2.Żywotność baterii minimum 6 lat (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3.Masa ≤ 25 g 4.Konektor: dwa gniazda typu IS-1 5.Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 6.Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 7.Automatyczny pomiar impedancji elektrod i stanu baterii 8.Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 9.Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progów stymulacji 10.Manualny i automatyczny pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 11.Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 12.Tryb stymulacji: DDD/R, DDI/R, VDD, VVI/R, VVT, V00, AAI/R, AAT, A00 13.Podstawowa częstość stymulacji: 30–170/min 14.Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku 80–180/min 15.Odrębna podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku: 30–80/min 16.Histereza – osiągalny zakres częstości podstawowej: 30–100/min 17.Maksymalna częstość wyzwalania stymulacji: 100–180/min 18.Automatyczna kontrola skuteczności każdego impulsu stymulacji komorowej 19.Automatyczna okresowa weryfikacja progu stymulacji komorowej i przedsionkowej z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji 20.Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,5 V (w każdym kanale niezależnie) 21.Szerokość impulsów stymulacji: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 22.Czułość kanału przedsionkowego: 0,1–4,0 mV 23.Czułość kanału komorowego: 1,0–7,0 mV 24.Adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 25.Opóźnienie stymulacji komór po stymulacji przedsionków: 30–350 ms 26.Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 27.Adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 28.Powrotna histereza opóźnienia AV (funkcja unikania stymulacji komorowej) 29.Automatyczna optymalizacja opóźnienia AV 30.Funkcja umożliwiająca zahamowanie stymulacji przy wolniejszym rytmie spontanicznym (powrotna histereza podstawowej częstości stymulacji) 31.Odrębna podstawowa częstość stymulacji po nagłym zwolnieniu rytmu przedsionków 32.Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 33.Funkcja utrzymująca stymulację przedsionków szybszą od rytmu spontanicznego: możliwe zaprogramowanie przyrostu częstości stymulacji o wartości wprost proporcjonalnej do długości cyklu rytmu spontanicznego 34.Automatyczne monitorowanie wielkości potencjałów przedsionkowych i komorowych 35.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 36.Pamięć elektrogramów co najmniej 10 epizodów tachyarytmicznych 37.Łączna długość pamięci elektrogramów co najmniej 2 min 38.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (via programator) 3.5. Rozruszniki resynchronizujące typu BVA-CRT-P 1.Gwarancja w całym przewidywanym okresie żywotności baterii 2.Żywotność baterii minimum 4 lata (100 % stymulacji 60/min, 3,5V/0,4ms, imped. 500–700 Ω) 3.Waga ≤ 30 g 4.Konektor: 3 gniazda typu IS-1 5.Okres sterylności minimum 12 miesięcy 6.Czujnik aktywności wrażliwy na ruch (zmiany przyspieszenia) 7.Automatyczna detekcja modelu rozrusznika przez programator 8.Automatyczny pomiar impedancji elektrod i stanu baterii 9.Automatyczna ocena czasu przewidywanej wymiany rozrusznika 10.Manualne i automatyczne funkcje pomiaru progów stymulacji 11.Manualny i automatyczny pomiar potencjałów wewnątrzsercowych 12.Elektrogramy potencjałów wewnątrzsercowych oraz znaczniki sterowania i stymulacji – wydruk w czasie rzeczywistym 13.Tryb stymulacji: DDD/R, DDI/R, DDT/R, VVI/R, VVT, V00, AAI/R, AAT, A00 14.Podstawowa częstość stymulacji: 30–170/min 15.Maksymalna częstość stymulacji adaptowanej do wysiłku 90–180/min 16.Podstawowa częstość stymulacji w czasie spoczynku: 30–80/min 17.Maksymalna częstość wyzwalania stymulacji: 90–180/min 18.Trzy niezależne fizycznie kanały stymulacji 19.Sterowanie jednobiegunowe lub dwubiegunowe (w każdym kanale niezależnie) 20.Stymulacja jednobiegunowa lub dwubiegunowa (w każdym kanale niezależnie) 21.Amplituda impulsów stymulacji: 0,5–7,0 V (w każdym kanale niezależnie) 22.Szerokość impulsów stymulacji: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 23.Czułość kanału przedsionkowego: 0,1–4,0 mV 24.Automatyczne adaptowanie się czułości komorowej do każdego załamka R 25.Adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 26.Okres refrakcji kanału komorowego 27.Okres refrakcji całkowitej kanału komorowego (PAVB) 28.Opóźnienie stymulacji komór po stymulacji przedsionków: 30–300 ms 29.Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 30.Adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 31.Automatyczna optymalizacja opóźnień AV oraz VV 32.Kolejność stymulacji komór 33.Opóźnienie międzykomorowe stymulacji 20–80 ms 34.Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 35.Funkcja utrzymująca stymulację przedsionków szybszą od rytmu spontanicznego 36.Wydłużenie refrakcji kanału przedsionkowego po pobudzeniu komorowym 37.Funkcja przerywająca częstoskurcz stymulatorowy 38.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 39.Łączna długość pamięci elektrogramów co najmniej 10 min 40.Pamięć przebiegów epizodów arytmicznych (co najmniej 10 epizodów) 41.Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 3.6. Elektrody 1.Elektrody niskonapięciowe endokawitarne dwubiegunowe, o fiksacji biernej (proste i kształtu J) oraz wkrętowe (do wyboru) 2.Elektrody niskonapięciowe endokawitarne o długościach w zakresach: 40–48, 49–55 i 56–62 cm 3.Elektrody endokawitarne z dipolem o długości <20 mm oraz przedsionkowe z dipolem równym 1,1 mm 4.Konektory niskonapięciowe wszystkich elektrod: typu IS-1 3.8 Introduktory 1.Introduktory z rozszczepialną koszulką przeznaczone do implantacji elektrod przezżylnych 2.Różne średnice w zakresie 6F–12F 3.Długość w zakresie 13–20 cm 4.Kompletne zestawy: koszulka z rozszerzaczem, igła naczyniowa, prowadnik i strzykawka Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 4.1 Urządzenia jednojamowe ICD-VR-T - 20 szt. 4.2Urządzenia dwujamowe ICD-DR-T -20 szt. 4.3 Urządzenia resynchronizujące CRT-D-T - 20 szt. 4.4 Teletransmitery - 20 szt. 4.5 Elektrody niskonapięciowe endokawitarne - 70 szt. 4.6 Elektrody wysokonapięciowe endokawitarne - 100 szt. 4.7 Elektrody śródnaczyniowe lewokomorowe - 20 szt. Specyfikacja techniczna - Zadanie nr 4. Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory wraz z osprzętem. 1. Automatyczna detekcja modelu urządzenia przez programator 2.Archiwizacja, analiza i przesyłanie danych (także elektrogramów) w postaci elektronicznej 3.Wydruk danych (także zapisów elektrogramów) w formacie A4 4.Papier do drukarki termicznej programatora – 50 bloczków 5.Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz/urządzenie (dołączyć wzór) 6.Elektrody pace/sense, ICD, lewokomorowe - do wyboru (jednokoilowe, dwukoilowe, aktywne, pasywne) 4.1. Urządzenia jednojamowe ICD-VR-T 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100(g) 2.Energia (J)powyżej 35J 3.Sterylizacja min. 6 m-cy 4.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 5.Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 6.Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji 7.Automatyczna optymalizacja terapi ATP 8.Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F 9.Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min. 8 10.Tele-Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta 11.Stacje do telemonitoringu niezalezne od infrastruktury sieci kablowej 12.Codzienna automatyczna transmisja danych 13.System bezobsługowy dla pacjenta 14.Możliwość softwareowej zmiany parametrów wyczuwania 15.Algorytm optymalizujący zarządzanie pamiecią zapisu IEGM 16.Zapis IEGM min. 30 minut 17.Mozliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Swiching 18.Ilość stref detekcji min. 3 19.Czas pracy, podać 20.Typy impulsu dwufazowego min. 2 21.Elektrody jedno i dwukoilowe, aktywne i pasywne, do wyboru 22.Możliwość dostarczenia elektrody defibrylacyjnej pentapolarnej 23.Możliwość dostarczenia urządzenia o rozbudowanych możliwościach dyskryminacji arytmii A/V 4.2 Urządzenie dwujamowe ICD-DR-T 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 (g) 2.Energia (J) min. 35J 3.Sterylizacja min. 6 m-cy 4.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 5.Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 6.Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji 7.Automatyczna optymalizacja terapii ATP 8.Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F 9.Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min. 8 10.Tele-Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta 11.Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej 12.Codzienna automatyczna transmisja danych 13.System bezobsługowy dla pacjenta 15.Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia 16.Możliwośc softwareowej zmiany parametrów wyczuwania 17.Algorytm optymalizujący zarządzanie pamiecią zapisu IEGM 18.Zapis IEGM min. 60 min. 19.Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Swiching 20.Możliwość zapamiętania ostatniej skutecznej terapii ATP 21.Typy impulsu dwufazowego min. 2 22.Możliwość dostarczenia zamiennie urządzenia z możliwością zmiany wektora szoku i rozbudowanymi funkcjami diagnostycznymi 4.3 Urządzenie CRT-D-T 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 (g) 2.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 3.Sterylizacja min. 6 m-cy 4.Energia (J) min. 35J 5.Możliwość zaprogramowania polarności stymulacji LV ring -RV ring. 6.VV delay 0-100ms 7.Negatywna histereza AV 8.Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 9.Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji 10.Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP 11.Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F 12.Elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe do wyboru 13.Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min. 8 14.Tele-Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta 15.Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej 16.Codzienna automatyczna transmisja danych 17.System bezobsługowy dla pacjenta 18.Możliwość zmiany monitorowanego urządzenia 19.Możliwość konfiguracji parametrów triggerujących alerty urządzenia 20.Możliwość dostarczenia zamiennie sprzętu o rozbudowanych możliwościach zmiany wektora szoku (SVC off, Non active can) 21.Możliwość stymulacji LV z częstością wyższą niż zaprogramowane UTR 22.Algorytm zabezpieczający przed niewłaściwą stymulacją mogącą wywołać częstroskurcz LV 23.Elektroda LV zapewniająca uwalnianie sterydu przy stymulacji z pierścienia proksymalnego 24.Minimalny odstęp tip-ring w elektrodze LV - min. 17mm 25.Zapis IEGM 3x30 26.Algorytm optymalizujący zarządzanie pamiecią zapisu IEGM 27.Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching 28.Możliwość automatycznego zapisu danych z kontroli w programatorze Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 5.1 Urządzenia jednojamowe ICD-VR-T - 10 szt. 5.2 Urządzenia jednojamowe ICD-VR-P - 10 szt. 5.3 Urządzenia dwujamowe ICD-DR-T - 10 szt. 5.4 Urządzenia dwujamowe ICD-DR-P - 10 szt. 5.5 Urządzenia CRT-D-C - 10 szt. 5.6 Urządzenia CRT-D-P - 10 szt. 5.7 Elektrody pace/sense - 40 szt. 5.8 Elektrody ICD - 60 szt. 5.9 Elektrody lewokomorowe -20 szt. 5.10 Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej - 20 szt. 5.11 Zestaw wprowadzający do elektrody lewokomorowej 20 szt. Specyfikacja techniczna - Zadanie nr 5. Kardiowertery-defibrylatory. 1. Certyfikaty dopuszczające stosowanie urządzeń u ludzi w Polsce i Unii Europejskiej 2.Dostawy kardiowerterów-defibrylatorów i elektrod partiami na zamówienia sukcesywne 3.Data produkcji poszczególnych ICD nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy 4.Okres sterylności urządzeń co najmniej 6 miesięcy po terminie dostawy 5.Automatyczna detekcja modelu urządzenia przez programator 6.Wyposażenie ośrodka w minimum 4 programatory o pełnych możliwościach komunikacji z wszystkimi implantami i ich programowania oraz wizualizacji danych (kolorowy wyświetlacz TFT >12") 7.Papier do drukarki termicznej programatora – 50 bloczków 8.Instrukcje obsługi oferowanych urządzeń w formie książki drukowanej, jak i elektronicznej na komputerowych nośnikach danych 9.Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz/urządzenie (dołączyć wzór) 10Elektrody pace/sense, ICD, lewokomorowe - do wyboru (jednokoilowe, dwukoilowe, aktywne, pasywne) 5.1. Urządzenia jednojamowe ICD-VR-T 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 75(g) 2.Energia zgromadzona (J) powyżej 40J 3.Grubość poniżej 10 mm 4.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 5.Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 6.Możliwość włączania alertu dźwiękowego w trakcie ładowania kondensatora 7.Minimum 4 typy ATP 8.Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu o udowodnionej skuteczności 9.Żywotność urządzenia przy 15 % pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500 Ohm, 2,5V powyżej 8 lat 10.Możliwość zaprogramowania co najmniej 3 wektorów szoków 11.Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem 12.Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV 13.Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms 14.Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 15.Rejestrowanie trendów oporności elektrody 16.Czas ładowania poniżej 10 sek. 17.Zapis IEGM min. 17 minut 18.Ilość stref detekcji min. 3 19.Czas pracy, podać 5.2 Urządzenie dwujamowe ICD-VR-P 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 75(g) 2.Energia zgromadzona (J) powyżej 40J 3.Grubość poniżej 10 mm 4.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 6.Możliwość włączania alertu dźwiękowego w trakcie ładowania kondensatora 7.Minimum 4 typy ATP 8.Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu o udowodnionej skuteczności 9.Żywotność urządzenia przy 15 % pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500 Ohm, 2,5V powyżej 8 lat 10.Możliwość zaprogramowania co najmniej 3 wektorów szoków 11.Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem 12.Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV 13.Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms 14.Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 15.Rejestrowanie trendów oporności elektrody 16.Czas ładowania poniżej 10 sek. 17.Zapis IEGM min. 17 minut 18.Ilość stref detekcji min. 3 19.Czas pracy (podać) 5.3 Urządzenie ICD-DR-T 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 75(g) 2.Energia zgromadzona (J) powyżej 40J 3.Grubość poniżej 10 mm 4.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 5.Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 6.Możliwość włączania alertu dźwiękowego w trakcie ładowania kondensatora 7.Minimum 4 typy ATP 8.Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu o udowodnionej skuteczności 9.Kryterium morfologii podczas różnicowania rytmu 10.Możliwość zaprogramowania co najmniej 3 wektorów szoków 11.Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem 12.Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV 13.Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms 14.Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 15.Rejestrowanie trendów oporności elektrody 16.Czas ładowania poniżej 10 sek. 17.Zapis IEGM min. 17 minut 18.Ilość stref detekcji min. 3 19.Czas pracy, podać 5.4 Urządzenie ICD-DR-P 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 75(g) 2.Energia zgromadzona (J) powyżej 40J 3.Grubość poniżej 10 mm 4.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 6.Możliwość włączania alertu dźwiękowego w trakcie ładowania kondensatora 7.Minimum 4 typy ATP 8.Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu o udowodnionej skuteczności 9.Żywotność urządzenia przy 15 % pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500 Ohm, 2,5V powyżej 7.7 lat 10.Możliwość zaprogramowania co najmniej 3 wektorów szoków 11.Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem 12.Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV 13.Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms 14.Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 15.Rejestrowanie trendów oporności elektrody 16.Czas ładowania poniżej 10 sek. 17.Zapis IEGM min. 17 minut 18.Ilość stref detekcji min. 3 19.Czas pracy (podać) 5.5 Urządzenie CRT-D-C 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 75(g) 2Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 3Sterylizacja min. 6 m-cy 4Energia (J) min.35 J 5Możliwość zaprogramowania co najmniej 5 wektorów stymulacji LV 6VV delay 0-100 ms 7Grubość poniżej 10 mm 8Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 9Możliwość włączania alertu dźwiękowego w trakcie ładowania kondensatora 10Żywotność urządzenia przy 100 % BiV pacing, atrium pacing 15 %, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 700 Ohm, 2,5V powyżej 6.8 lat 11Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu zapewniający stymulację VVI 70 bpm i terapie wysokoenergetyczne 12Elektrody uwalniające steryd 13Elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe do wyboru 14Algorytm automatycznie programujący AV Delay w zależności od położenia elektrod wspomagający rekonwalescencję hemodynamiczną 15Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu o udowodnionej skuteczności 16Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV 17Czułość komorowa co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 18Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 19Kryterium morfologii podczas różnicowania arytmii 20Urządzenia o rozbudowanych możliwościach zmiany wektora szoku (SVC off, Non active can) 21Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna 22Zestaw do kontrastowania CS z balonem 23Elektrody LV OTW minimum 3 typy do wyboru 24Zapis IEGM min 17 minut 25Rejestrowanie trendów oporności 5.6 Urządzenie CRT-D-P 1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 75 (g) 2.Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 3.Sterylizacja min. 6 m-cy 4.Energia (J) min. 35J 5.Możliwość zaprogramowania minimum 5 wektorów stymulacji LV 6.VV delay 0-100ms 7.Grubość urzadzenia poniżej 10 mm 8.Możliwość włączenia alertu dźwiękowego w trakcie ładowania kondensatora 9.Żywotność urządzenia przy 100 %BiV pacing, atrium pacing 15 %, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 700Ohm, 2,5V powyżej 6.8 lat 10.Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu zapewniajacy stymulację VVI 70bpm i terapie wysokoenergetyczne 11.Elektrody uwalniające steryd 12.Elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe do wyboru 13.Algorytm automatycznie programujący AV Delay w zależności od położenia elektrod wpomagający rekonwalescencję hemodynamiczną 14.Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu o udowodnionej skuteczności 15.Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV 16.Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 17.Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV 18.Urządzenia o rozbudowanych możliwościach zmiany wektora szoku (SVC off, Non active can) 19.Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna 20.Zestaw do kontrastowania CS z balonem 21.Elektrody LV OTW minimum 3 typy do wyboru 22.Zapis IEGM min 17 minut 23.Rejestrowanie trendów oporności elektrod Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 6.1Urządzenia jednojamowe ICD-VR - 15 szt. 6.2.Urządzenia jednojamowe ICD-VR z telemetrią bezprzewodową - 10 szt. 6.3.Urządzenia dwujamowe ICD-DR - 15 szt. 6.4.Urządzenia dwujamowe ICD-DR z telemetrią bezprzewodową - 20 szt. 6.5.Urządzenia resynchronizujące CRT-D-VS - 10 szt. 6.6Urządzenia resynchronizujące CRT-D-VS z telemetrią bezprzewodową - 10 szt. 6.7Elektrody niskonapięciowe endokawitarne - 100 szt. 6.8Elektrody wysokonapięciowe endokawitarne - 100 szt. 6.9 Elektrody wysokonapięciowe podskórne - 5 szt. 6.10 Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe - 5 szt. 6.11 Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe o aktywnej fiksacji - 5 szt. 6.12 Przedłużacze niskonapięciowe - 5 szt. 6.13 Przedłużacze wysokonapięciowe - 5 szt. 6.14 Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej (CS) - 20 szt. 6.15 Cewniki prowadzące do CS - 20 szt. 6.16 Cewniki selektywne do żył serca - 10 szt. 6.17 Cewniki sterowane do kaniulacji CS - 5 szt. 6.18 Cewniki balonowe do CS - 20 szt. 6.19 Cewniki sterowane do mapowania kontrastem - 5 szt. 6.20 Kontrolery ICD - 2 szt. Specyfikacja techniczna - Zadanie nr 6. Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory wraz z osprzętem. 1.Automatyczna detekcja modelu urządzenia przez programator 2.Archiwizacja, analiza i przesyłanie danych (także elektrogramów) w postaci elektronicznej 3.Wydruk danych (także zapisów elektrogramów) w formacie A4 4.Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz/urządzenie (dołączyć wzór) 5.Papier do drukarki termicznej programatora – 50 bloczków 6.1. Urządzenia jednojamowe ICD-VR 1.Osiągana energia wyładowania minimum 35 J 2.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 3.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (tj. 100 % stymulacji VVI 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 6 lat 4.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 5.Waga < 70 g 6.Objętość < 40 ml 7.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie obudowy urządzenia 8.Podstawowy model konektora: dwa gniazda DF-1 oraz gniazdo IS-1 9.Czas ładowania do energii maksymalnej <10 s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 10.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 11.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca 12.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT i VF w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 13.Programowalny algorytm różnicowania pobudzeń komorowych i nadkomorowych 14. Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 15. Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 16.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 17.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: VVI i VVIR oraz wyłączenie stymulacji 18.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 19.Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem) 20.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod 21.Manualne funkcje pomiaru progu stymulacji 22.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 20 minut 23.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 24.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 25.Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca 26.Możliwość zaprogramowania dostarczenia terapii ATP w strefie VF 27.Możliwość dostarczenia terapii ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów 28.Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 6.2. Urządzenia jednojamowe ICD-VR z telemetrią bezprzewodową 1.Osiągana energia wyładowania minimum 35 J 2.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 3.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (tj. 100 % stymulacji VVI 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 6 lat 4.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 5.Waga < 70 g 6.Objętość < 40 ml 7.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie obudowy urządzenia 8.Podstawowy model konektora: dwa gniazda DF-1 oraz gniazdo IS-1 9.Czas ładowania do energii maksymalnej <10 s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 10.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 11.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca 12.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT i VF w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 13.Programowalny algorytm różnicowania pobudzeń komorowych i nadkomorowych 14.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 15.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 16.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 17.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: VVI i VVIR oraz wyłączenie stymulacji 18.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 19.Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem) 20.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod 21.Manualne funkcje pomiaru progu stymulacji 22.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 20 minut 23.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 24.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 25.Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca 26.Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem 27.Możliwość zaprogramowania dostarczenia terapii ATP w strefie VF 28.Możliwość dostarczenia terapii ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów 29.Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 6.3. Urządzenie dwujamowe ICD-DR 1.Osiągana energia wyładowania minimum 35 J 2.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 3.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (tj. 100 % stymulacji DDD 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 5 lat 4.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 5.Waga < 70 g 6.Objętość < 40 ml 7.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie obudowy urządzenia 8.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz dwa gniazda IS-1 9.Czas ładowania do energii maksymalnej < 10s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 10.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 11.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wartość maksymalna zmienności cyklu serca 12.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT i VF w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 13.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 14.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 15.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 16.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 17.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 18.Programowalna automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 19.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 20.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod 21.Funkcje pomiaru progu stymulacji 22.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 20 minut 23.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 24.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 25.Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca 26.Możliwość zaprogramowania dostarczenia terapii ATP w strefie VF 27.Możliwość dostarczenia terapii ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów 28.Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 6.4. Urządzenie dwujamowe ICD-DR z telemetrią bezprzewodową 1.Osiągana energia wyładowania minimum 35 J 2.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 3.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (tj. 100 % stymulacji DDD 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 5 lat 4.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 5.Waga < 70 g 6.Objętość < 40 ml 7.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie obudowy urządzenia 8.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz dwa gniazda IS-1 9.Czas ładowania do energii maksymalnej < 10s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 10.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 11.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wartość maksymalna zmienności cyklu serca 12.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT i VF w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 13.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 14.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 15.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 16.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 17.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 18.Programowalna automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 19.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 20.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod 21.Funkcje pomiaru progu stymulacji 22.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 20 minut 23.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 24.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 25.Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca 26.Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem 27.Możliwość zaprogramowania dostarczenia terapii ATP w strefie VF 28.Możliwość dostarczenia terapii ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów 29.Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 6.5. Urządzenie CRT-D-VS 1.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 2.Osiągana energia wyładowania miniumum 35J 3.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (100 % stymulacji DDD-BiV 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 5 lat 4.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 5.Waga < 70g 6.Objętość nie większa niż 40 ml 7.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie obudowy urządzenia 8.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz trzygniazda IS-1 9.Czas ładowania do energii maksymalnej < 10s, gwarantowany do osiagnięcia stanu baterii "ERI" 10.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 11.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wartość maksymalna zmienności cyklu serca 12.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT i VF w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 13.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 14.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 15.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 16.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 17.Programowalna adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 18.Trzy kanały stymulacji programowalne niezależnie 19.Programowanla amplituda impulsów stymulacji: 1,0–6,0 V (w każdym kanale niezależnie) 20.Programowalna szerokość impulsów stymulacji: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 21.Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 22.Programowalna adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 23.Programowalna kolejność stymulacji komór 24.Programowalne opóźnienie międzykomorowe stymulacji w zakresie co najmniej 10–80 ms 25.Programowalan automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 26.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 27.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod 28.Manualne funkcje pomiaru progu stymulacji 29.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii o długości co najmniej 20 minut 30.Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca 31.Możliwość zaprogramowania dostarczenia terapii ATP w strefie VF 32.Możliwość dostarczenia terapii ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów 33.Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 34.Programowalna konfiguracja wyładowania: możliwość wyłączenia bieguna SVC 35.Niezależnie programowana strefa VT 36.Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VT lub VF 37.Możliwość powiadomienia pacjenta o RRT (alarmy dźwiękowe) 38.Możliwość powiadomienia pacjenta o uszkodzeniu elektrody (alarmy dźwiękowe) 6.6. Urządzenie CRT-D-VS z telemetrią bezprzewodową 1.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 2.Osiągana energia wyładowania miniumum 35J 3.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (100 % stymulacji DDD-BiV 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 5 lat 4.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 5.Waga < 70g 6.Objętość nie większa niż 40 ml 7.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie obudowy urządzenia 8.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz trzygniazda IS-1 9.Czas ładowania do energii maksymalnej < 10s, gwarantowany do osiagnięcia stanu baterii "ERI" 10.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 11.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wartość maksymalna zmienności cyklu serca 12.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT i VF w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 13.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 14.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 15.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 16.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 17.Programowalna adaptacja ARP do częstości rytmu i minimalny PVARP 18.Trzy kanały stymulacji programowalne niezależnie 19.Programowanla amplituda impulsów stymulacji: 1,0–6,0 V (w każdym kanale niezależnie) 20.Programowalna szerokość impulsów stymulacji: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 21.Skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 22.Programowalna adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 23.Programowalna kolejność stymulacji komór 24.Programowalne opóźnienie międzykomorowe stymulacji w zakresie co najmniej 10–80 ms 25.Programowalan automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej 26.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 27.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod 28.Manualne funkcje pomiaru progu stymulacji 29.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii o długości co najmniej 20 minut 30.Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca 31.Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem 32.Możliwość zaprogramowania dostarczenia terapii ATP w strefie VF 33.Możliwość dostarczenia terapii ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów 34.Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 35.Programowalna konfiguracja wyładowania: możliwość wyłączenia bieguna SVC 36.Niezależnie programowana strefa VT 37.Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VT lub VF 38.Możliwość powiadomienia pacjenta o RRT (alarmy dźwiękowe) 39.Możliwość powiadomienia pacjenta o uszkodzeniu elektrody (alarmy dźwiękowe) 6.7 – 6.13. Elektrody i przedłużacze do kardiowerterów- defibrylatorów 1.Elektrody niskonapięciowe endokawitarne (przedsionkowe) dwubiegunowe o długościach w zakresach: 43–48, 49–55 i 56–62 cm (do wyboru) 2.Elektrody wysokonapięciowe endokawitarne o długościach w zakresach: 56–62, 63–69 i 70–77 cm 3.Podstawowy typ elektrody endokawitarnej wysokonapięciowej: dwuspiralowa czterobiegunowa 4.Elektrody endokawitarne (przedsionkowe i komorowe) o fiksacji biernej i wkrętowe (do wyboru) 5.Elektrody wysokonapięciowe endokawitarne z dipolem o długości <15 mm 6.Elektrody endokawitarne (przedsionkowe i komorowe) uwalniające steryd 7.Elektrody wysokonapięciowe podskórne o długościach w zakresach: 40-49 cm i 50-60 cm 8.System wprowadzania elektrody podskórnej (jeden do każdej elektrody podskórnej) 9.Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe o długościach w zakresach: 75–80 i 81–90 cm 10.Różne rodzaje niskonapięciowych elektrod śródnaczyniowych (różne typy końcówek) 11.Podstawowy typ elektrody lewokomorowej: elektroda typu "over the wire" (jedno- i dwubiegunowa) 12.Elektroda niskonapięciowa śródnaczyniowa o aktywnej fiksacji z sterowanymi elementami bocznymi 13.Przedłużacz niskonapięciowy typu: [wtyk IS-1 BP]–[IS-1 BP gniazdo]; długości w zakresie 30–65 cm 14.Przedłużacz wysokonapięciowy typu: [wtyk DF-1]–[DF-1 – gniazdo]; długości 30–65 cm 15.Przedłużacz wysokonapięciowy typu: [wtyk DF-1]–[2 x DF-1 – gniazdo Y]; długości 30–65 cm 16.Konektory elektrod: niskonapięciowe – IS-1, wysokonapięciowe – DF-1 6.14 – 6.20. Zestawy i cewniki do kaniulacji zatoki wieńcowej 1.Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej zawierający co najmniej: rozszczepialny cewnik prowadzący (światło Ø7–8F, krzywizna wielozadaniowa, zakończony dystalnie miękką atraumatyczną końcówką) wraz z rozszerzaczem, prowadnikiem, dołączaną zastawką hemostaty 2.Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej (jw.) zawierające cewniki prowadzące o różnych krzywiznach 3.Cewniki prowadzące do kaniulacji zatoki wieńcowej (rozszczepialne, atraumatyczne, światło Ø7–8F) o róznych krzywiznach, m.in..: typu Amplatza, krzywizny wielozadaniowe o róznych wielkościach 4.Cewniki selektywne do żył serca, dostosowane do użycia z cewnikami prowadzącymi do CS 5.Cewniki sterowane do kaniulacji zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiznie: rozszczepialne, atraumatyczne, światło Ø7–8F 6.Cewniki sterowane do mapowania kontrastem o zmiennej krzywiznie: nierozszczepialne, atraumatyczne, światło Ø ≥1 mm, przekrój zewnętrzny Ø≤7F, długość 80–100 cm 7.Cewniki balonowe do flebografii zatoki wieńcowej Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 7.1Urządzenia jednojamowe ICD-VR-A - 10 szt. 7.2Urządzenia jednojamowe ICD-VR-AS - 12 szt. 7.3Urządzenia dwujamowe ICD-DR-A - 10 szt. 7.4Urządzenia dwujamowe ICD-DR-AS - 12 szt. 7.5Urządzenia resynchronizujące CRT-D-A - 10 szt. 7.6Urządzenia resynchronizujące CRT-D-AS - 12 szt. 7.7Urządzenia resynchronizujące CRT-D-F - 10 szt. 7.8Elektrody niskonapięciowe endokawitarne - 40 szt. 7.9Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe - 100 szt. 7.10Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe 4-P - 30 szt. 7.11Elektrody wysokonapięciowe endokawitarne - 10 szt. 7.12Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej (CS) - 20 szt. 7.13Cewniki prowadzące do CS - 10 szt. 7.14Cewniki selektywne do żył serca - 10 szt. 7.15Cewniki selektywne sterowane do żył serca - 5 szt. 7.16Cewniki EP sterowane do kaniulacji CS - 5 szt. 7.17Cewniki balonowe do CS - 30 szt. 7.18Akcesoria - 10 szt. Specyfikacja techniczna - Zadanie nr 7. Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory wraz z osprzętem. 1.Automatyczna detekcja modelu urządzenia przez programator 2.Archiwizacja, analiza i przesyłanie danych (także elektrogramów) w postaci elektronicznej 3.Wydruk danych (także zapisów elektrogramów) w formacie A4 4.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 5.Informacja dla pacjenta w języku polskim 1 egzemplarz/urządzenie (dołączyć wzór) 6.Papier do drukarki termicznej programatora – 100 bloczków 7.1 Urządzenia jednojamowe ICD-VR-A 1.Gwarantowane prawdopodobieństwo awarii urządzenia < 0,1 % rocznie 2.Osiągana energia wyładowania (wyzwolona) minimum 36 J 3.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 4.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 5.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 6.Waga < 80 g 7.Objętość < 42 ml 8.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie proksymalnego bieguna elektrody wysokonapięciowej, nizależne programowanie czasu trwania pierwszej i drugiej fazy wyładowania, impuls jedno/dwufazowy 9.Bezprzewodowa komunikacja z programatorem w trakcie wszczepienia i kontrolii 10.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz dwa gniazda IS-1 lub DF-4 11.Czas ładowania do energii maksymalnej <16 s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 12.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 13.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca, morfologia ORS 14.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 15.Programowalny algorytm różnicowania pobudzeń komorowych i nadkomorowych 16.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 17.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 18.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 19.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: VVI i VVIR oraz wyłączenie stymulacji 20.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 21.Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem) 22.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod - programowalne powiadomienie pacjenta o osiągnięciu wartości granicznych 23.Automatyczne i manualne funkcje pomiaru progu sygnału komorowego 24.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 45 minut 25.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 26.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 27.Automatyczna sygnalizacja za pomocą sygnału dzwiękowego lub wibracji nastepujących zdarzen: ERI, uszkodzenia układu HV, trybu ratunkowego VVI, zresetowania urządzenia, przekroczenia zadanych progów oporności elektrod. 28.Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 7.2 Urządzenia jednojamowe ICD-VR-AS 1.Gwarantowane prawdopodobieństwo awarii urządzenia < 0,1 % rocznie 2.Osiągana energia wyładowania (wyzwolona) minimum 40 J 3.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 4.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 5.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 6.Waga < 80 g 7.Objętość < 40 ml 8.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie proksymalnego bieguna elektrody wysokonapięciowej, nizależne programowanie czasu trwania pierwszej i drugiej fazy wyładowania, impuls jedno/dwufazowy 9.Bezprzewodowa komunikacja z programatorem w trakcie wszczepienia i kontrolii 10.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz dwa gniazda IS-1 lub DF-4 11.Czas ładowania do energii maksymalnej <16 s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 12.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 13.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca, morfologia ORS 14.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 15.Programowalny algorytm różnicowania pobudzeń komorowych i nadkomorowych 16.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 17.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 18.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 19.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: VVI i VVIR oraz wyłączenie stymulacji 20.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 21.Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem) 22.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod - programowalne powiadomienie pacjenta o osiągnięciu wartości granicznych 23.Automatyczne i manualne funkcje pomiaru progu sygnału komorowego. Automatyczne, cykliczne pomiary progu stymulacji 24.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 45 minut 25.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 26.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 27.Automatyczan sygnalizacja za pomocą sygnału dzwiękowego lub wibracji nastepujących zdarzen: ERI, uszkodzenia układu HV, trybu ratunkowego VVI, zresetowania urządzenia, przekroczenia zadanych progów oporności elektrod. 28.Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 7.3 Urządzenie dwujamowe ICD-DR-A 1.Gwarantowane prawdopodobieństwo awarii urządzenia < 0,1 % rocznie 2.Osiągana energia wyładowania (wyzwalana) minimum 36 J 3.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 4.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 5.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 6.Waga < 81 g 7.Objętość < 43 ml 8.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie proksymalnego bieguna elektrody wysokonapięciowej, nizależne programowanie czasu trwania pierwszej i drugiej fazy wyładowania, impuls jedno/dwufazowy 9.Bezprzewodowa komunikacja z programatorem w trakcie wszczepienia i kontrolii 10.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz dwa gniazda IS-1 lub DF-4 11.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 12.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca, morfologia QRS 13.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 14.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 15.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 16.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 17.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 18.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 19.Programowalna automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej z odrębną podstawową częstością stymulacji w czasie tachyarytmii przedsionkowej 20.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 21.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod - programowalne powiadomienie pacjenta o osiągnięciu wartości granicznych 22.Automatyczne i manualne funkcje pomiaru sygnałów 23.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 45 minut 24.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 25.Automatyczan sygnalizacja za pomocą sygnału dzwiękowego lub wibracji nastepujących zdarzen: ERI, uszkodzenia układu HV, trybu ratunkowego VVI, zresetowania urządzenia, przekroczenia zadanych progów oporności elektrod. 26.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 27.Automatyczna funkcja do optymalizacji opóźnienia AV/PV 28. Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 7.4 Urządzenie dwujamowe ICD-DR-AS 1.Gwarantowane prawdopodobieństwo awarii urządzenia < 0,1 % rocznie 2.Osiągana energia wyładowania (wyzwalana) minimum 40 J 3.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 4.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 5.W przypadku wielokrotnych ładowań kondensatorów w okresie do 2 lat gwarantowana żywotność urządzenia na co najmniej 120 ładowań (w tym 100 do energii maksymalnej) 6.Waga < 81 g 7.Objętość < 43 ml 8.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie proksymalnego bieguna elektrody wysokonapięciowej, nizależne programowanie czasu trwania pierwszej i drugiej fazy wyładowania, impuls jedno/dwufazowy 9.Bezprzewodowa komunikacja z programatorem w trakcie wszczepienia i kontrolii 10.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz dwa gniazda IS-1 lub DF-4 11.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 12.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca, morfologia QRS 13.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 14.Programowalne parametry algorytmu różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 15.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 16.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 17.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 18.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 19.Programowalna automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej z odrębną podstawową częstością stymulacji w czasie tachyarytmii przedsionkowej 20.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 21.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod - programowalne powiadomienie pacjenta o osiągnięciu wartości granicznych 22.Automatyczne i manualne funkcje pomiaru progu sygnału przedsionkowego i komorowego. Automatyczne, cykliczne pomiary progu stymulacji dla obu kanałów 23.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 45 minut 24.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 25.Automatyczna sygnalizacja za pomocą sygnału dzwiękowego lub wibracji nastepujących zdarzen: ERI, uszkodzenia układu HV, trybu ratunkowego VVI, zresetowania urządzenia, przekroczenia zadanych progów oporności elektrod. 26.Pamięć elektrogramów SVT, niepoddanych automatycznej terapii antyarytmicznej 27.Automatyczna funkcja do optymalizacji opóźnienia AV/PV 28. Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 7.5 Urządzenia resynchronizujące CRT-D-A 1.Gwarantowane prawdopodobieństwo awarii urządzenia < 0,1 % rocznie 2.Osiągana energia wyładowania (wyzwolona) minimum 36 J 3.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 4.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (100 % stymulacji DDD-BiV 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 4 lata 5.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 6.Waga < 85 g 7.Objętość < 44 ml 8.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie proksymalnego bieguna elektrody wysokonapięciowej, nizależne programowanie czasu trwania pierwszej i drugiej fazy wyładowania, impuls jedno/dwufazowy 9.Bezprzewodowa komunikacja z programatorem w trakcie wszczepienia i kontrolii 10.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz trzy gniazda IS-1 lub DF-4 11.Czas ładowania do energii maksymalnej <16 s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 12.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 13.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca, morfologia ORS 14.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 15.Programowalny algorytm różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 16.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 17.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 18.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 19.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 20.Trzy kanały stymulacji programowalne niezależnie 21.Amplituda impulsów stymulacji w zakresie co najmniej: 1,0–6,0 V (w każdym kanale niezależnie) 22.Szerokość impulsów stymulacji w zakresie co najmniej: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 23.Programowalne skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 24.Programowalna adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 25.Safety AV pacing 26.Programowalna kolejność stymulacji komór 27.Programowalne opóźnienie międzykomorowe stymulacji w zakresie co najmniej 20–80 ms 28.Programowalna funkcja utrzymująca stymulację przedsionków szybszą od rytmu spontanicznego 29.Programowalna automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej z odrębną podstawową częstością stymulacji w czasie tachyarytmii przedsionkowej 30.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 31.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod - programowalne powiadomienie pacjenta o osiągnięciu wartości granicznych 32.Automatyczan sygnalizacja za pomocą sygnału dzwiękowego lub wibracji nastepujących zdarzen: ERI, uszkodzenia układu HV, trybu ratunkowego VVI, zresetowania urządzenia, przekroczenia zadanych progów oporności elektrod. 33.Automatyczne i manualne funkcje pomiaru sygnałów 34.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 35.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 45 minut 36.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 37.Automatyczna funkcja do optymalizacji opóźnien AV/PV oraz VV 38.Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 7.6 Urządzenia resynchronizujące CRT-D-AS 1.Gwarantowane prawdopodobieństwo awarii urządzenia < 0,1 % rocznie 2.Osiągana energia wyładowania (wyzwolona) minimum 40 J 3.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 4.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (100 % stymulacji DDD-BiV 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 4 lata 5.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 6.Waga < 85 g 7.Objętość < 44 ml 8.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie proksymalnego bieguna elektrody wysokonapięciowej, nizależne programowanie czasu trwania pierwszej i drugiej fazy wyładowania, impuls jedno/dwufazowy 9.Bezprzewodowa komunikacja z programatorem w trakcie wszczepienia i kontrolii 10.Konektor: dwa gniazda DF-1 oraz trzy gniazda IS-1 lub DF-4 11.Czas ładowania do energii maksymalnej <16 s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 12.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 13.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca, morfologia ORS 14.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 15.Programowalny algorytm różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 16.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 17.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 18.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 19.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 20.Trzy kanały stymulacji programowalne niezależnie 21.Amplituda impulsów stymulacji w zakresie co najmniej: 1,0–6,0 V (w każdym kanale niezależnie) 22.Szerokość impulsów stymulacji w zakresie co najmniej: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 23.Programowalne skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 24.Programowalna adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 25.Safety AV pacing 26.Programowalna kolejność stymulacji komór 27.Programowalne opóźnienie międzykomorowe stymulacji w zakresie co najmniej 20–80 ms 28.Programowalna funkcja utrzymująca stymulację przedsionków szybszą od rytmu spontanicznego 29.Programowalna automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej z odrębną podstawową częstością stymulacji w czasie tachyarytmii przedsionkowej 30.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 31.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod - programowalne powiadomienie pacjenta o osiągnięciu wartości granicznych 32.Automatyczan sygnalizacja za pomocą sygnału dzwiękowego lub wibracji nastepujących zdarzen: ERI, uszkodzenia układu HV, trybu ratunkowego VVI, zresetowania urządzenia, przekroczenia zadanych progów oporności elektrod. 33.Automatyczne i manualne funkcje pomiaru progu sygnału przedsionkowego i komorowego. Automatyczne, cykliczne pomiary progu stymulacji dla trzech kanałów 34.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 35.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 45 minut 36.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 37.Automatyczna funkcja do optymalizacji opóźnien AV/PV oraz VV 38.Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 7.7 Urządzenia resynchronizujące CRT-D-F 1.Gwarantowane prawdopodobieństwo awarii urządzenia < 0,1 % rocznie 2.Osiągana energia wyładowania (wyzwolona) minimum 40 J 3.Gwarancja prawidłowej pracy urządzenia w całym okresie żywotności baterii 4.Okres gwarantowanej żywotności baterii w warunkach standardowych (100 % stymulacji DDD-BiV 60/min ≥2,5V/0,4ms, 500Ω, 30 ładowań kondensatorów) co najmniej 4 lata 5.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 6.Waga < 85 g 7.Objętość < 44 ml 8.Programowalna konfiguracja wyładowania: aktywacja i wyłączanie proksymalnego bieguna elektrody wysokonapięciowej, nizależne programowanie czasu trwania pierwszej i drugiej fazy wyładowania, impuls jedno/dwufazowy 9.Bezprzewodowa komunikacja z programatorem w trakcie wszczepienia i kontrolii 10.Konektor: gniazda DF-1 lub DF-4 oraz gniazda IS-1 i IS-4 11.Czas ładowania do energii maksymalnej <16 s, gwarantowany do osiągnięcia stanu baterii "ERI" 12.Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF 13.Programowalne parametry detekcji VT: długość cyklu serca, długość VT, wielkość nagłego skrócenia cyklu serca, wartość maksymalna zmienności cyklu serca, morfologia ORS 14.Programowalna długość detekcji (liczba zliczeń) VT w zakresie co najmniej 20-40 pobudzeń 15.Programowalny algorytm różnicowania częstoskurczów komorowych i nadkomorowych 16.Programowalne sekwencje (liczba, energia i polaryzacja) wyładowań w każdym oknie detekcji VT/VF 17.Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej komór w oknach detekcji VT 18.Dostępne tryby stałej stymulacji serca: DDD i DDDR, DDI i DDIR, AAI i AAiR, VVI i VVIR 19.Niezależnie programowane parametry stymulacji po wyładowaniu 20.Trzy kanały stymulacji programowalne niezależnie 21.Amplituda impulsów stymulacji w zakresie co najmniej: 1,0–6,0 V (w każdym kanale niezależnie) 22.Szerokość impulsów stymulacji w zakresie co najmniej: 0,1–1,5 ms (w każdym kanale niezależnie) 23.Programowalne skorygowane opóźnienie stymulacji komór wyzwalanej potencjałem przedsionków 24.Programowalna adaptacja opóźnienia AV do częstości rytmu 25.Safety AV pacing 26.Programowalna konfiguracja stymulacji Lvdla elektrody czteropolowej 27.Programowalne opóźnienie międzykomorowe stymulacji w zakresie co najmniej 20–80 ms 28.Programowalna funkcja utrzymująca stymulację przedsionków szybszą od rytmu spontanicznego 29.Programowalna automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na rytm przedsionków szybszy od zaprogramowanej częstości granicznej z odrębną podstawową częstością stymulacji w czasie tachyarytmii przedsionkowej 30.Programowalna diagnostyczna stymulacja przedsionków i komór (wyzwalana programatorem) 31.Automatyczny pomiar stanu baterii i impedancji elektrod - programowalne powiadomienie pacjenta o osiągnięciu wartości granicznych 32.Automatyczan sygnalizacja za pomocą sygnału dzwiękowego lub wibracji nastepujących zdarzen: ERI, uszkodzenia układu HV, trybu ratunkowego VVI, zresetowania urządzenia, przekroczenia zadanych progów oporności elektrod. 33.Automatyczne i manualne funkcje pomiaru progu sygnału przedsionkowego i komorowego. Automatyczne, cykliczne pomiary progu stymulacji dla trzech kanałów 34.Automatyczna funkcja umożliwiająca fizjologiczne adoptowanie częstości stymulacji do spadku aktywności pacjenta (bez zegara) 35.Pamięć elektrogramów o łącznej długości co najmniej 45 minut 36.Dwukanałowa pamięć elektrogramów arytmii 37.Automatyczna funkcja do optymalizacji opóźnien AV/PV oraz VV 38.Bezpośrednia komunikacja bezprzewodowa / radiowa z programatorem 7.8 – 7.11 Elektrody 1.Elektrody endokawitarne niskonapięciowe dwubiegunowe, o fiksacji biernej (proste i kształtu J) oraz wkrętowe (do wyboru) 2.Elektrody endokawitarne niskonapięciowe o długościach w zakresach: 40–48, 49–55 i 56–62 cm 3.Elektrody endokawitarne wysokonapięciowe jedno- i dwuspiralowe o fiksacji biernej i wkrętowe 4.Elektrody endokawitarne wysokonapięciowe o długościach w zakresach: 49-55cm, 55-62cm, 63–69 cm oraz 70–77 cm 5.Archiwizacja wydruków pod postacią pliku PDF 6.Elektrody endokawitarne (nisko- i wysokonapięciowe) z dipolem o długości <15 mm oraz przedsionkowe z dipolem równym 1,1 mm 7.Elektrody endokawitarne (nisko- i wysokonapięciowe) oraz śródnaczyniowe uwalniające steryd 8.Konektory niskonapięciowe wszystkich elektrod: typu IS-1 9.Konektory wysokonapięciowe elektrod: typu DF-1 (tradycyjny) oraz DF-4 (jedna wtyczka). Średnica elektrod pozwalająca na wprowadzenie przez introduktor 7 F 10.Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe dwubiegunowe z konektorem IS-1 11.Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe czteropolowe z konektorem IS-4 (LLLL) 12.Elektrody śródnaczyniowe o długościach w zakresach: 75–80cm, 81–90cm oraz >90cm 13.Elektrody niskonapięciowe śródnaczyniowe, dwubiegunowa typu "over the wire" o średnicy mniejszej lub równej 4,3F 14.Każda elektroda śródnaczyniowa typu OTW w komplecie z prowadnikiem 0,014”: końcówka prowadnika pokryta tworzywem, wygładzającym powierzchnię; prowadniki o różnej sztywności do wyboru (co najmniej 3 klasy sztywności) 7.12 – 7.18 Zestawy i cewniki do kaniulacji zatoki wieńcowej, akcesoria 1.Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej zawierający co najmniej: rozszczepialny cewnik prowadzący (światło Ø7–8F, krzywizna wielozadaniowa, zakończony dystalnie miękką atraumatyczną końcówką) wraz z rozszerzaczem, prowadnikiem, dołączaną zastawką hemostatyczną i nożykiem 2.Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej (jw.) zawierające cewniki prowadzące o różnych krzywiznach 3.Cewniki prowadzące do kaniulacji zatoki wieńcowej (rozszczepialne, atraumatyczne, światło Ø7–8F) o różnych krzywiznach (krzywizny wielozadaniowe o różnych wielkościach) 4.Cewniki selektywne do żył serca o różnych krzywiznach, kompatybilne z cewnikami prowadzącymi, światło Ø 5F, rozczepialne, wraz z zastawką hemostatyczną 5.Cewniki selektywne sterowane do żył serca, kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6.Cewniki sterowane EP do kaniulacji zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiznie: 2–biegunowe, przekrój zewnętrzny Ø≤7F, długość 80–110 cm, światło wewnętrzne dla prowadnika 0,035" 7.Cewniki balonowe do flebografii zatoki wieńcowej 8.Akcesoria: sterylny klej silikonowy, zaślepki gniazd IS i DF, kapturki na końcówki elektrod magnesy itp.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: ul. Świętego Józefa 53-59

St. Jude Medical Sp. z o.o.

street: Smoleńskiego 1/2

Medtronic Poland Sp. z o.o.

street: ul. Ostrobramska 101

Viomedical Sp. z o.o.

street: ul. Mielczarskiego 3

Biotronik Polska Sp. z o.o.

street: ul. Murawa 12-18


scheme: CPV

title: Dowóz dzieci i młodziezy do placówek oświatowych w roku 2013

documentType: tenderNotice

description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i mlodzieży do placowek oświatowych na tereni gminy Nowogród bobrzański w komunikacji otwartej

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: PN

Gmina Nowogród Bobrzański

region: lubuskie

street: ul. Słowackiego 11

countryName: PL

initiationType: tender


currency: PLN

measure: validBids

documentType: awardNotice

description: Załadunek, transport i unieszkodliwienie ( poprzez spalenie ) odpadów z diagnozowania z Zakłądu igieny Weterynaryjnej w Krakowie. Wielkość zamóienia ok. 152000 zł netto

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

region: małopolskie

street: ul. Józefa Brodowicza 13

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o.

street: ul. Dymarek 7


currency: EUR

name: Biuro Projektów i Zastosowań Systemów Informatycznych MICROSYSTEM Spółka z o.o.

title: Montaż Sprzętu Zabezpieczenia Technicznego w KG RP w Sankt Petersburgu

description: I. 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie prac montażowych Sprzętu Zabezpieczenia Technicznego w KG RP w Sankt Petersburgu w tym: - koszty delegacji pracowników, - prac montażowych (system SSWN, SKD, CCTV), - aktualizacja dokumentacji. I. 2 Zakres prac System SSWIN: Czujki 36 szt. (istniejące) - podłączyć do wiszącej czujki nowego kabla. Czujki 5 szt. nowe - zamontowanie i podłączenie kabla Sygnalizatory 3 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Klawiatury 5 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Expandery 15 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Czujka zalania wodą 1 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Przycisk napadowy 9 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Zasilacz dodatkowy 1 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Montaż w/w urządzeń, podłączenie do centrali alarmowej i konfiguracja System SKD: Czytnik cDML 20 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Zasilacz buforowy + akumulator 15 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Zwora elektromagnetyczna 15 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Rygiel elektromagnetyczny 10 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Przycisk wejścia 15 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla Programowanie w centrali SKD 50 szt. kart Legic segmentowanych Montaż w/w urządzeń, podłączenie do centrali SKY 32 Kaba i konfiguracja System CCTV: Kamera stacjonarna 12 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla LAN i 220V Obudowa do kamery 12 szt. - zamontowanie do ściany i podłączenie kabla LAN i 220V Promiennik podczerwieni 3 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla 220V Włącznik zmierzchowy 3 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla 220V Kamera obrotowa 2 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla LAN i 220V Kamera kopółkowa 3 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla LAN i 220V Zestaw komputerowy dwu monitorowy (podgląd) 2 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla LAN i 220V oraz UPS Dodanie kamer obrotowych do systemu rejestracji macierzy 10 szt. przewiertów Ø 2cm / grubość ściany 50cm - 150cm Inne: Kasetka Sergent 1 szt. - zamontowanie i podłączenie kabla do SSWIN

procurementMethod: direct

procurementMethodDetails: WR

Konsulat Generalny RP

street: ul. 5-a Soviecka d.12

region: zachodniopomorskie

street: ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9


title: Pakiet Nr 2

description: SPRZĘT DO PRACOWNI LC

title: Pakiet nr 1

description: SPRZĘT DO PRACOWNI LC

title: PAKIET NR 3

description: AKCESORIA DO HEMOFILTRACJI

title: Dostawa sprzętu jednorazowego do przygotowywania leków cytostatycznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku

description: Dostawa sprzętu jednorazowego do przygotowywania leków cytostatycznych. Przedmiot zamówienia podzielony na 3 zadania, zwanych dalej pakietami

mainProcurementCategory: goods

Szpital Powiatowy w Radomsku

region: łódzkie

street: ul. Jagiellońska 36

Baxter Polska Sp. z o.o.

region: Polska

street: Kruczkowskiego 8

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

region: wielkopolskie

street: ul. Tysiąclecia 14

Gambro Poland Sp. z o.o.

region: mazowieckie

street: ul. Cylichowska 13/15


name: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie

description: Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu gryfickiego. - wycena 59 działek.

street: ul. Matejki 6B

Zdzisław Bas Rzeczoznawca Majątkowy

street: ul. Gardzin 27


title: Dostawa pilarek imateriałów eksploatacyjnych do pilarek

description: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pilarek i materiałów eksploatacyjnych do pilarek, dla Urzędu Morskiego w Słupsku w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

procurementMethod: limited

procurementMethodDetails: ZC

Urząd Morski w Słupsku

region: pomorskie

street: Al. Sienkiewicza 18

Przedsiębiorstwo Handlowe KSYLON Sp. j.

street: ul. Spółdzielcza 7A


title: Dostawy ogórków kiszonych i czosnku

description: dostawy ogórków kiszonych i czosnku

Wyższa Szkoła Policji

region: warmińsko-mazurskie

street: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111


name: MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak

name: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

title: WYKONANIE ROBÓT STOLARSKICH ORAZ ROBÓT MALARSKICH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót stolarskich oraz robót malarskich w budynku B-12 Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania robót stolarskich oraz robót malarskich zawarta w IV części SIWZ. Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: - udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ; Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami.

mainProcurementCategory: works

street: ul. Noskowskiego 12/14

url: http://www.ibch.poznan.pl - zakładka zamówienia publiczne

street: ul. Zagłoby 5