currency: EUR

name: J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna

name: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

name: konsorcjum lider: Citonet Łódź sp. z o.o.

name: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna

title: Część 162

description: Poz. OPIS i rozmiar siatki 1 2 1. Sterylna, chirurgiczna siatka separująca, polipropylenowa, monofilamentowa (83 %), posiadająca warstwę antyadhezyjną wykonaną z ePTFE (17 %) oraz znacznik ułatwiajacy ułożenie siatki o gramaturze 120g/m2, grubości siatki 0,5mm, grubość włókna 0,18mm, wielkość porów 0,8-1,1mm, wielkośc siatki 30cm x 30cm z możliwością docięcia 2. Sterylna, chirurgiczna siatka polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych o elastycznej struturze, lekka o gramaturze 37,8 g/m2, wielkość porów 1,8x1,8mm, grubość siatki 0,38mm, grubość włókna 0,1mm, wielkośc siatki 12cm x 15 cm z zaokrąglonymi brzegami i z możliwością docięcia 3. Sterylna, chirurgiczna siatka polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych o elastycznej struturze, lekka o gramaturze 37,8 g/m2, wielkość porów 1,8x1,8mm, grubość siatki 0,38mm, grubość włókna 0,1mm,wielkośc siatki 6cm x 13cm z wyccięciem na powrózek tzw. żelazko i z możliwością docięcia 4. Sterylna, chirurgiczna siatka polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych o elastycznej struturze, lekka o gramaturze 37,8 g/m2, wielkość porów 1,8x1,8mm, grubość siatki 0,38mm, grubość włókna 0,1mm,wielkośc siatki 15cm x 15cm z możliwością docięcia 5. Sterylna, chirurgiczna siatka polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych o elastycznej strukturze, gramaturze 100 g/m2, wielkość porów 1,1x1,1mm, grubość siatki 0,45mm, grubość włókna 0,18mm,wielkośc siatki 15cm x 15cm z możliwością docięcia 6. Sterylna, chirurgiczna siatka polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych o elastycznej strukturze, gramaturze 100 g/m2, wielkość porów 1,1x1,1mm, grubość siatki 0,45mm, grubość włókna 0,18mm,wielkośc siatki 30cm x 30cm z możliwością docięcia 7. Sterylna, chirurgiczna siatka polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych o elastycznej strukturze, gramaturze 100 g/m2, wielkość porów 1,1x1,1mm, grubość siatki 0,45mm, grubość włókna 0,18mm,wielkośc siatki 10cm x 15cm z możliwością docięcia

title: Część 161

description: Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80 % - 14dni od zaimplantowania, 70 % - 30 dni od zaimplantowania, 40 % - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe. Poz. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 5 6 7 8 9 10 1 1 48 1/2 okrągla 36 x 36 648 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 160

description: Szwy: niewchłanialne,plecione;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Poz. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 5 6 7 8 9 10 1 5 77 3/8 odwrotnie tnąca 75 216 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 159

description: Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z stali nierdzewnej; przeznaczone do zabiegów rzepki Poz. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 5 6 7 8 9 10 1 7 120 1/2 odwrotnie tnąca 60 12 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/ jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne) Szwy: niewchłanialne,plecione;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.;

title: Część 158

description: Szwy: wchłanialne, plecione, powlekane; wykonane z poliglaktyny 910; powlekane – glikolid i L-laktyd(30:70) i stearynianem wapnia; podtrzymywanie tkankowe min. 50 % po 5 dniach od zaimplantowania; wchłanianie około 42 dni. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) Cena jednej saszetki (netto) 1 2 7 8 9 10 11 3/0 22 1/2 okrągła 70 900 9,95 zł 1 43 1/2 okrągło-tnąca 90 108 15,72 zł 1 48 1/2 okrągło-tnąca 90 972 15,72 zł 1 48 1/2 okrągła 90 612 15,58 zł 5/0 11 3/8 kosmetyczna odwrotnie tnąca (dwuwklęsła) PRIME 45 12 20,79 zł Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,

title: Część 157

description: Szwy: wchłanialne, plecione, powlekane; wykonane z glikolidu i L-laktydu (90:10); powlekane – glikolidem i L-laktydem (35:65) oraz stearynianem wapnia; podtrzymywanie tkankowe min. 75 % po 14 dniach, 40-50 % po 21 dniach; wchłanianie 56-70 dni. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 2 37 1/2 okrągła pogrubiona 70 36 2 48 1/2 okrągła 90 1368 1 40 Haczykowata okrągło-tnąca 70 396 1 37 1/2 okrągla 90 144 1 48 1/2 okrągla 90 144 1 - - - 150 180 4/0 22 1/2 okrągla 75 144 1 37 1/2 okrągla 75 1296 0 37 1/2 okrągla 75 684 0 27 1/2 okrągla 75 396 1 30 1/2 okrągla 75 72 2 37 1/2 okrągla 75 504 2/0 37 1/2 okrągla 75 216 2/0 26 1/2 okrągla 75 396 3/0 26 1/2 okrągla 75 576 0 5 x 70 24 0 2 x 70 384 1 150 108 2 150 144 2/0 3 x 75 168 2/0 5 x 70 192 3/0 5 x 70 48 3/0 150 48 3/0 19 3/8 kosmetyczna odwrotnie tnąca (dwuwklęsła) PRIME 45 12 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,

title: Część 156

description: Szew szybkowchłanialny wykonany z syntetycznego przyswajalnego monofilamentu złożonego z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Podtrzymywanie tkankowe: 7 dni - 60-50 %, 14 dni - 30-20 %, 21 dni - 11-0 %. Całkowita wchłanialność szwu - 90-120 dni Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 3/0 22 1/2 okrągła 70 540 3/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 70 756 3/0 26 1/2 okrągła 70 396 3/0 x x x 3x45 324 2/0 37 1/2 okrągło-tnąca 90 864 2/0 37 1/2 okrągło-tnąca 70 432 2/0 26 1/2 okrągła 70 36 2/0 x x x 3x45 648 0 37 1/2 okrągło-tnąca 70 288 0 48 1/2 okrągło-tnąca 90 360 1 40 1/2 okrągło-tnąca 90 504 4/0 16 3/8 kosmetyczna odwrotnie tnąca (dwuwklęsła) PRIME 45 12 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,

title: Część 155

description: Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z poliamidu; Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 5/0 19 3/8 odwrotnie tnąca 75 108 4/0 19 3/8 odwrotnie tnąca 45 216 4/0 19 3/8 odwrotnie tnąca 75 216 4/0 16 3/8 odwrotnie tnąca 75 108 3/0 30 3/8 odwrotnie tnąca 75 216 3/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 75 1152 3/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 45 1260 2/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 75 396 2/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 45 180 2/0 39 3/8 odwrotnie tnąca 75 1296 2/0 39 3/8 odwrotnie tnąca 90 756 0 39 3/8 odwrotnie tnąca 75 504 0 39 3/8 odwrotnie tnąca 90 432 1 90 3/8 odwrotnie tnąca 100 216 2 90 3/8 odwrotnie tnąca 100 48 2 90 3/8 odwrotnie tnąca 100 72 5/0 16 3/8 kosmetyczna odwrotnie tnąca (dwuwklęsła) PRIME 45 12 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,

title: Część 154

description: Jednorazowy stapler skórny do zamykania długich ran. 35 zszywek ze stali nierdzewnej powleczonej teflonem, wymiary zszywki po zamknięciu 6,9x4,2mm szt. 606 "Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 25,5mm i średnicy ostrza 17mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: — zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, — system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, — 20 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm — pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Stapler pakowany pojedynczo. " szt. 5 "Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 29,5mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: — zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, — system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, — 24 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm — pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Stapler pakowany pojedynczo. " szt. 20

title: Część 153

description: Wchłanialna taśma o szerokości 3mm do zaopatrywania narządów miąższowych, dł. 60cm, dł. Igły 85mm, 1/2 koła okrągła tępa. Wchłanianie 60-90dni szt. 6

title: Część 152

description: Siatka niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, o elastycznej strukturze, z możliwością docinania i niestrzępliwością brzegów; grubość: 0,39 - 0,40 mm, ciężar 36-38 g/m2, rozmiar 6cm x 14 cm (TOL.+1 cm) ukształtowana fabrycznie kształt żelazka bez nacięcia 70 Siatka niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, o elastycznej strukturze, z możliwością docinania i niestrzępliwością brzegów; grubość: 0,39 - 0,40 mm, ciężar 36-38 g/m2, rozmiar 6cm x 14 cm (TOL.+1 cm) ukształtowana fabrycznie kształt żelazka z nacięciem i otworem na powrózek nasienny 15 Siatka niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, o elastycznej strukturze, z możliwością docinania i niestrzępliwością brzegów; grubość: 0,39 - 0,40 mm, ciężar 36-38 g/m2, rozmiar 4,5cm x 10 cm (TOL.+1 cm) ukształtowana fabrycznie kształt żelazka bez nacięcia 30 Siatka niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, o elastycznej strukturze, z możliwością docinania i niestrzępliwością brzegów; grubość: 0,39 - 0,40 mm, ciężar 36-38 g/m2, rozmiar 7,5cm x 15 cm (TOL.+1 cm) 70

title: Część 151

description: Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80 % - 14dni od zaimplantowania, 70 % - 30 dni od zaimplantowania, 40 % - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; filoetowe. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 1 48 1/2 okrągla 36 x 36 300Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 150

description: Szwy: wchłanialne, plecione, powlekane; wykonane z poliglaktyny 910; powlekane – poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia; podtrzymywanie tkankowe min. 75 % po 14 dniach od zaimplantowania; 50 % po 21 dniach od zaimplantowania; 25 % po 28 dniach od zaimplantowania; wchłanianie około 70 dni, fioletowe. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 2 48 1/2 okragła-rozwarstwiająca 90 324 2 36 1/2 okrągla 90 684 1 31 haczyk okrągla tnąca 70 672 1 70 1/2 okrągla 70 12 1 48 1/2 okrągla 75 12 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 149

description: Szwy: wchłanialne, plecione; wykonane z glikolidu i laktydu;powlekane kaptolaktanem, glikolidem i stearyoilomleczanem wapnia, podtrzymanie tkankowe 80 % - 14dni od zaimplantowania, 30 % - 21 dni od zaimplantowania; wchłanianie 2-3 miesięcy; filoetowe. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 5 6 7 8 9 10 1 - - - 150 180 4/0 22 1/2 okrągla 75 144 1 37 1/2 okrągla 75 1296 0 37 1/2 okrągla 75 684 0 27 1/2 okrągla 75 396 1 30 1/2 okrągla 75 72 2 37 1/2 okrągla 75 504 2 48 1/2 okrągla 90 2772 2/0 37 1/2 okrągla 75 216 2/0 26 1/2 okrągla 75 396 3/0 26 1/2 okrągla 75 576 1 37 1/2 okrągla 90 144 1 48 1/3 okrągla 90 144 0 6 x 75 24 0 3 x 75 384 1 150 108 2 12 x 45 144 2 150 144 2/0 3 x 75 168 2/0 6 x 75 192 3/0 6 x 75 48 3/0 150 48 2/0 52 pętla 6 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 148

description: Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z polipropylenu;; niebieskie. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 1 37 1/2 okrągła 75 144 1 30 1/2 okrągła pogrubiona 75 36 2/0 30 1/2 okrągła 75 72 5/0 2 X 17 1/2 okrągła 90 72 7/0 2 X 10 1/2 okrągła 75 36 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 147

description: Szwy: wchłanialne; plecione; wykonane z kwasu poliglikolowego;powlekane glikonatem; podtrzymanie tkankowe 50 % - 5dni od zaimplantowania, 0 % - 10-14 dni od zaimplantowania,; wchłanianie 42dni; bezbarwne. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 1 43 1/2 okrągła trokarowa 90 108 1 48 1/2 okrągła trokarowa 90 180 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 146

description: Szwy: niewchłanialne,plecione; wykonane naturalnych włókien jedwabiu; powlekane czystym woskiem pszczelim; czarne. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 0 48 3/8 odwrotnie tnąca 75 72 0 30 1/2 okrągła 75 144 1 37 1/2 okrągła 75 108 2 37 1/2 okrągła 75 180 2 37 1/2 okrągła pogrubiona 75 36 2/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 75 36 2/0 26 1/2 okrągła 75 144 2/0 51 3/8 odwrotnie tnąca 75 36 4/0 15 1/2 odwrotnie tnąca 75 36 4/0 ------- ------- -------- 150 48 4 ------- ------- -------- 150 108 1 ------- ------- -------- 2 x 75 108 3/0 22 3/8 okrągła 70 108 4/0 21 1/2 odwrotnie tnąca 75 36 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 145

description: Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z polipropylenowo-polietylenowe;niebieskie. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 7/0 2X10 2X1/2 2Xokrągła 75 36 5/0 17x2 igły 2X1/2 2Xokrągła 90 72 2/0 30 1/2 okrągła 75 252 1 37 1/2 okrągła 75 144 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 144

description: Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z poliamidu; bezbarwne. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 6/0 12 3/8 odwrotnie tnąca 75 36 5/0 19 3/8 odwrotnie tnąca 75 108 4/0 19 3/8 odwrotnie tnąca 45 216 4/0 19 3/8 odwrotnie tnąca 75 216 4/0 16 3/8 odwrotnie tnąca 75 108 3/0 30 3/8 odwrotnie tnąca 75 216 3/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 75 1152 3/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 45 1260 2/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 75 396 2/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 45 180 2/0 39 3/8 odwrotnie tnąca 75 1296 2/0 39 3/8 odwrotnie tnąca 90 756 0 39 3/8 odwrotnie tnąca 75 504 0 39 3/8 odwrotnie tnąca 90 432 1 90 3/8 odwrotnie tnąca 100 216 2 90 3/8 odwrotnie tnąca 100 48 2 90 3/8 odwrotnie tnąca 100 72 4/0 19 3/8 odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem 45 72 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 143

description: Szwy: niewchłanialne, plecione; wykonane z poliesteru; powlekane silikonem; barwione. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 2/0 30 1/2 okrągła 75 72 0 30 1/2 okrągła 75 108 3 48 1/2 okrągła 75 biała 96 5 60 1/2 okrągło tnąca 4x75 48 2 48 1/2 okrągła 75 24 3 48 1/2 okrągła 75 48 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 142

description: Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z glikonatu (72 % glikolid, 14 % kaprolakton, 14 % węglan trimetylenu); podtrzymanie tkankowe 50 % - 13-14 dni od zaimplantowania; wchłanianie 60-90 dni; foletowe lub bezbarwne. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 5/0 17 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym 70 72 4/0 18 3/8 okrągła o zakończeniu trokarowym 70 36 4/0 26 1/2 okrągła pogrubiona 70 108 3/0 22 1/2 okrągła 70 540 3/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 70 756 3/0 26 3/8 okrągła o zakończeniu trokarowym 70 36 3/0 26 1/2 okrągła 70 396 3/0 x x x 3x45 324 2/0 37 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym 90 864 2/0 37 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym 70 432 2/0 26 1/2 okrągła 70 niebarwona 180 2/0 24 3/8 odwrotnie tnąca 70 niebarwona 72 2/0 26 3/8 okrągła o zakończeniu trokarowym 70 108 2/0 26 3/8 okrągła 70 72 2/0 2x26 2x1/2 okrągła 70 36 2/0 22 3/8 okrągła 70 108 2/0 26 1/2 okrągła 70 36 2/0 x x x 3x45 648 0 37 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym 70 288 0 40 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym 90 108 0 48 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym 90 360 0 48 1/2 odwrotnie tnąca 90 niebarwona 108 1 37 1/2 okrągła 90 216 1 40 1/2 odwrotnie tnąca 90 niebarwona 72 1 40 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym 90 504 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 141

description: Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z poli-p-dioksanonu; podtrzymanie tkankowe min. 90 % - 14 dni od zaimplantowania, 50 %-70 % - 28-35 dni od zaimplantowania; wchłanianie 180-210 dni, fioletowe. 0 37 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowympogrubiona 90 72 0 40 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowympogrubiona 90 360 1 40 1/2 okrągła 90 252 2 48 1/2 okrągła 90 288 2 48 1/2 okrągła 90 144 2/0 26 1/2 okrągła 70 72 4/0 2 x 17 1/2 okrągła 90 108 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 140

description: Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z poli-4-hydroksybutyratu; podtrzymanie tkankowe 100 % - 14dni od zaimplantowania, 70 % - 42 dni od zaimplantowania, 25 % - 140 dni od zaimplantowania; wchłanianie 13-36 miesięcy; filoetowe. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 1 48 1/2 okrągla 150 pętla 216 2 1 1/2 okrągla 150 pętla 456 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 139

description: Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe,wykonane z glikonatu (72 % glikolid, 14 % kaprolakton, 14 % węglan trimetylenu); 70-80 % podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, wchłanianie po 56 dniach, bezbarwne. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 2/0 51 prosta odwrotnie tnąca 70 756 2/0 37 1/2 odwrotnie tnąca 70 36 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 138

description: Szwy: wchłanialne, plecione, powlekane; wykonane z poliglaktyny 910; powlekane – poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia; podtrzymywanie tkankowe min. 50 % po 5 dniach od zaimplantowania; wchłanianie około 42 dni, bezbarwne. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 3 4 5 6 3/0 22 1/2 okrągła 45 144 3/0 22 1/2 okrągła 70 900 1 43 1/2 okrągła z zakończeniem krótkim tnącym 90 108 1 48 1/2 okrągła z zakończeniem krótkim tnącym 90 972 1 48 1/2 okrągła 90 612 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 137

description: Szwy: wchłanialne, plecione, powlekane; wykonane z glikolidu i L-laktydu (90:10); powlekane – glikolidem i L-laktydem (35:65) oraz stearynianem wapnia; podtrzymywanie tkankowe min. 75 % po 14 dniach, 40-50 % po 21 dniach; wchłanianie 56-70 dni. Grubość nitki Długość igły (mm) Krzywizna igły Przekrój/ Rodzaj igły Długość nitki (cm) Ilość saszetek (szt.) 1 2 4 5 6 7 2/0 26 1/2 okrągła 70 36 1 43 1/2 okrągła o zakończeniu trokarowym pogrubiona 90 72 2 26 1/2 okrągła pogrubiona 70 36 2 37 1/2 okrągła pogrubiona 70 36 2 48 1/2 okrągła 90 1368 1 40 Haczykowata okrągła 70 396 Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm, Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą, Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)

title: Część 136

description: "zestaw do przezskórnej tracheotomii techniką Seldingera Z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie „rogu nosorożca” z ergonomicznym wzmocnionym uchwytem, odcinek dystalny gładki o miękkim końcu, pokryty warstwą poślizgową, który po uprzednim zanurzeniu w wodzie tworzy warstwę hydrofilną, zawierający rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym (w rozmiarach: 7mm, 8mm lub 9mm) posiadającą mandryn z otworem na cewnik prowadzący z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne, opaska do rurki, szczoteczka do kaniul" szt 25

title: Część 135

description: "Kombinezon ochronny kategorii III, zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: • odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa, Odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa • minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), • co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, • z kapturem, z elastycznymi ściągaczami na mankietach, kapturze i w pasie, • zamek błyskawiczny kryty listwą z taśmą samoprzylepną W rozmiarach od S do XXL, Kombinezony musza być oznakowane znakiem CE i posiadać certyfikat CE. Asortyment na podstawie norm i zastowań równoważnych będzie wymagał udowodnienia spełnienia wymagań stosowną dokumentacą wskazaną w SIWZ. UWAGA! Kompletny opis przedmiotu zamówienia w tej kolumnie powinien być potwierdzony w folderach oraz dokumentacji wysłanej na potwierdzenie spełnienia wymagań zakreślonych przez Zamawiającego" szt. 1500

title: Część 133

description: Maska chirurgiczna 3-warstwowa, z gumkami, o gramaturze 55g/m2, kolor zielony pakowany po 1szt. szt 2334 Maska chirurgiczna 3-warstwowa, wiązana na troki, o gramaturze 55g/m2, kolor zielony lub niebieski pakowany po 1szt. szt 2334 Czepek chirurgiczny w kształcie beretu wykonany z perforowanej włókniny polipropylenowej, o gramaturze 14g/m2, kolor zielony, niebieski, pakowany po 1szt szt 9917 Czepek chirurgiczny z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu wykonany z perforowanej włókniny, o gramaturze 25g/m2, kolor zielony po 1szt. szt 4084 Niesterylny fartuch wizytacyjny, wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 21 g/m2, wiązany w pasie na troki, kolor zielony, rozmiar uniwersalny, pakowany w opakowaniu a 1szt szt 5834 "Komplet – ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni. Wykonane z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min. 38 g/m2. Antystatyczne, nie strzępiące się. Dekolt w kształcie V, obszyty białą lamówką, 3 duże kieszenie: jedna u góry, dwie na dole bluzy. Ubranie bezlateksowe Wykończenie: • wykończenie kieszeni – górna kieszeń – podwinięcie materiału do wewnątrz min. 2 cm • dół nogawek spodni podwinięty, podszyty • rękawy bluzy wszywane, • spodnie z paskiem, z wszytymi trokami. Rozmiary ubrań od S do XXL (ubranie w kolorze niebieskim w rozmiarze od XS do XXXL), dostępność kolorów w pozostałych rozmiarach: zielony, różowy lub fioletowy. Urbanie spełnia bezwzględnie wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych – norma PN-EN 13795. " szt 4200 "Czepek do mycia głowy Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę, nie wymagający spłukiwania, z szamponem i delikatną odżywką, bezzapachowy. Produkt bezlateksowy. Średnica czepka 32 cm (+/- 2 cm). Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20 sekund.Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych. " szt 234 "Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y, Niebieska, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta, z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, (równoważny L), wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1j Pakowana po 1 szt. " szt 1634 "Gotowe do mycia nawilżone rękawiczki z mydłem i lotionem-do natychmiastowego użytku Opakowanie a 1 szt. Jednorazowe nawilżane rękawice do mycia o wymiarze 15x22 cm. do toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeńpacjenta itp. Rękawica z miękkiej, delikatnej i mocnej włókniny, w kolorze białym.Włóknina: 100 g/m2, (skład: 70 % poliester, 30 % wiskoza).Włóknina teksturowana- wzór kwadratów- dla wzmocnienia efektywności mycia ciała. Rękawica-myjka ze względu na skład zapewnia zarówno oczyszczenie skóry,jak i odpowiedni stopień nawilżenia skóry. Poziom pH neutralne. Zawiera delikatne substancje myjące oraz nawilżające. Nie może zawierać phenoxyethanolu i silikonów. Produkt można podgrzewać w kuchence mikrofalowej 30 sek. max. 900 W, do maksymalnej temperatury 40oC. " szt 934 Ubranie dwuczęściowe dla pacjenta jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni, z delikatnej, oddychajacej włókniny typu SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie w gumkę, kolor ubrania: ciemnogranatowe, rozmiary do wyboru od S,M,L,XL,XXL do XXXL, foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru szt 875

title: Część 132

description: Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 38x32cm. Torba wyposażona jest w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizatory przewodów. Ilość w opakowaniu 1 szt. szt 52 Taśma samoprzylepna typu rzep o rozmiarze 5x15cm po 2 szt. Ilość w opakowaniu 1 szt. szt 420 Sterylna serweta chirurgiczna trójwarstwowa w rozmiarze 150x175cm wykonana z dwóch warstw włókniny o łącznej gramaturze 43g/m2 i folii PE grubości 40μ. Odporność na przenikanie płynów min. 900cm H2O. Na opakowaniu jednostkowym powinna być informacja o producencie, nr REF, nr serii, dacie ważności. Podwójny system pakowania w kartony. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795, potwierdzić kartą techniczną gotowego sterylnego wyrobu. Ilość w opakowaniu 1 szt szt 147

title: Część 131

description: Osłona na uchwyt lampy w rozmiarze średnica 4,5cmx15cm. Opakowanie 1 szt. szt 47 Samoogrzewający koc: Obłożenie pacjenta samoogrzewające, wykonane z włókniny typu SMS, osiągające w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 oC maks. 43 oC, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm (tolerancja rozmiarów+/- 2 %), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1 %) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. Ilość w opakowaniu 1 szt. szt 30 Sterylna serweta chirurgiczna w rozmiarze 75x90cm wykonana z trójwarstwowego laminatu (dwie warstwy włókniny o łącznej gramaturze 43g/m2 i folii PE 40μ), z taśmą samoprzylepną wzdłuż dłuższego boku. Wysoka odporność na penetrację płynów min. 900cm H2O. Na opakowaniu jednostkowym powinna być informacja o producencie, nr REF, nr serii, dacie ważności. Podwójny system pakowania w kartony. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795, potwierdzić kartą techniczną gotowego sterylnego wyrobu. Ilość w opakowaniu 1 szt. szt 294

title: Część 130

description: Włókninowy czepek chirurgiczny typu Philip o gramaturze 30 g/m2 z tasiemką pochłaniajaca pot. Wiązany na troki. Ilosć w opakowaniu1 op a 1 szt. szt 292 Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z czterech warstw wysokiej jakości włóknin o gramaturze minimum 17g/m2 (jedna warstwa). Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. min. 40 cm. Odporna na przesiąkanie, wodoodporna, z warstwą ochraniającą przed parowaniem, wyposażona w plastikową osłonę na oczy. Maska spełniająca normę PN EN 14683 IIR. Barierowość bakteryjna maski 99,7 % (należy udokumentować filtracje bakteryjną maski).1 op a. 1 szt., oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Kolor niebieski szt 2217

title: Część 128

description: Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g. Nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem ciętym, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w 3 kolorach: niebieskim, fioletowym, zielonym. Materiał zgodny z normą 13795, odporność na przenikanie 1 op a 1szt szt 1459 Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej. Opakowanie a'1szt. szt 5834 Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wymiary denka: 17cm x 25cm. Troki białe długości 25 cm. Opakowanie a'1 szt. Dostępny w kolorze niebieskim, z białymi trokami szt 2917 Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 μm Kolor niebieski. 1op. a 1 szt. szt 5834 Maska medyczna wykonana z trzech warst niepylącej włókniny, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Kolor zielony. Zgodna z normą 14683 1op. a 1 szt. szt 50000 Maska medyczna wykonana z trzech warst niepylącej włókniny wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek w stanie nierozciągniętym 17 cm. Kolor zielony. Zgodna z normą 14683 1op. a 1 szt. szt 50000 Zarękawek ze ściągaczem bawełnianym dł. 54 szt pakowany a 1 szt szt 59

title: Część 127

description: Mata chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm); op. 1szt szt 59 Prześcieradło jednorazowego użytku - sterylne wykonane z włókniny polipropylenowej.Kolor zielony. Gramatura 35 g Wymiary 160 x 210 op. a 1 szt. szt 1459 Poszwa medyczna jednorazowego użytku - sterylna wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m2, niejałowa, kolor zielony. Wymiary 160cm x 210cm, szerokość zakładki zamykającej 15cm op. a 1 szt. szt 18 Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2 zgodne z normą EN 13795:2011; możliwość podgrzewania koca w cieplarce,1 op. a 1 szt. szt 175 Podkład chłonny z absorbentem na stół operacyjny umożliwiający przenoszenie pacjenta. Powierzchnia chłonna wzmocniona folią odporną. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA. Rozmiar całkowity 210 cm x 80 cm, rozmiar powierzchni chłonnej 200 cm x 60 cm. 1 op. a 1 szt szt 59 Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny.Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, redukuje zapach, bez zawartości celulozy. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, Coli w chłonnym rdzeniu. 1 op. a 1 szt. szt 205 Serwetka chłonna do rąk 40 cm x 40 cm, jałowa. 1op. a 1 szt szt 292 Osłona na przewody 16 cm x 250 cm, jałowa 1op. a 1 szt. szt 94 Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej. Kolor zielony. Gramatura 25 g Wymiary 160 cm x 210 cm 1op. a 1 szt. szt 3792 Pokrowiec elastyczny na uchwyt do lamp operacyjnych op.1 op a 1 szt szt 2334

title: Część 126

description: Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem.. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie a'1 szt. szt 30 Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5cm, długość części gąbkowej 2,5cm. gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, opakowanie a'1 szt. szt 875 Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100 % z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok. Opakowanie a'1szt. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania szt 2660

title: Część 123

description: Szampon w piance do mycia włosów bez uzycia wody. Do wszystkich rodzajów włosów. Oczyszcza i nadaje włosom miękkość bez ich obciążenia. Szampon ma zawierać odżywczy i łagodzący podraznienia biokompleks lniany oraz nautralizator zapachu. Polecany gdy mycie włosów z uzyciem wody jest utrudnione, w tym po zabiegach w obrębie głowy lub u osób obłożnie chorych. Składniki aktywne: DeoPlex lub równoważne, biokompleks lniany. Opakowanie Butelka z pompką pianotwórczą o pojemności 200ml. op 10

title: Część 122

description: Pianka myjąco pielegnująca do użycia zamiast wody I mydła, delikatnie oczyszcza skórę pozostawiajac warstwę ochronną, efektywnie nawilża. Poj. 500 ml – w składzie: oliwa z oliwek, kwas mlekowy, D-Panthenol. op. 300 Skoncentrowany trój-polimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Tubka 92 g. szt 50 Krem ochronny z tlenkiem cynku zapobiegający powstawaniu stanom zapalnym, odparzeniom I odleżynom. Poj. 200 ml op. 200 Sterylny bezalkoholowy trój-polimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Flakon z atomizerem 28 ml. (140 rozpyleń) szt 25

title: Część 120

description: Barwny znacznik chirurgiczny, wykonane techniką dziewiarską z multifilamentowych przędz poliestrowych w postaci pasm o krawedziach bocznych zawinientych do wewnątrz. Wykonane w 100 % z poliestru. Termin ważności min 5 lat. Produkt jałowy. Opakowanie jednostkowe typu torebka Folia- papier z etykietą odciągów w jednym kolorze. Odciągi w 4 kolorach do wyboru: czerwony, niebieski, żółty, biały. Długośc odciągu 900 mm oraz 3 rodzaje szerokości: 2mm, 3mm, 4mm. Wytrzymałośc na rozerwanie: 2mm/900mm-9daN, 3mm/900mm-15daN, 4mm/900mm- 20daN. Opakowanie A'10 sztuk. op. 10 Zestaw do cięcia cesarskiego, jałowy, w skład którego wchodzą: Serweta gazowa z kontrastem RTG i tasiemką 30 cm x 30 cm, 17 nitkowa,16 warstw (4 szt.), Serweta niezszyta na bokach, dająca się rozłożyć, Kompresy gazowe 17 nitek 12 warstw z kontrastem RTG 10 cm x 10 cm przewiązywane po 10 szt. (40 szt.). Masa 1 szt kompresu min. 3 g, wielkośc wykroju min. 31 x 39 cm. Tasiemka bawełniana o splocie płóciennym długośc 260 cm, szerokość 1 cm (1 szt.). Zestaw pakowany w 2 torebki papierowo-foliowe z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na zewnętrznym opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na opakowaniu. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa reguła 7. op. 500

title: Część 119

description: Serwety operacyjne jałowe, z gazy min. 17-to nitkowej, 4 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką, opakowanie A'1. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 45 cm x 45 cm op. 900 Serwety operacyjne jałowe, z gazy min. 17-to nitkowej, 4 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką. Pakowane po 5 szt. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 45 cm x 45 cm op. 1 200 Serwety operacyjne jałowe, z gazy min. 17-to nitkowej, 8 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką. Pakowane po 5 szt. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 45 cm x 45 cm op. 800 Serwety operacyjne niejałowe, z gazy min. 17-to nitkowej, 4 warstwy z nitką radiacyjną i tasiemką .Pakowane po 10szt. Przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Przeznaczone do sterylizacji min para wodna 45 cm x 45 cm op. 10 Serwety operacyjne niejałowe, z gazy min. 17-to nitkowej, 8 warstwy z nitką radiacyjną i tasiemk po 25szt. Przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Przeznaczone do sterylizacji min para wodna. 45 cm x 45 cm op. 5 Serwety operacyjne jałowe, z gazy min. 17-to nitkowej, 4 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką. Pakowane po 5 szt. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 75 cm x 90 cm op. 150 Serweta operacyjna jałowa 17 nitkowa,16 warstwowa z kontastem RTG i tasiemką 30cmx30cm, zestaw a'2 szt. Serweta niezszyta na bokach, dająca

title: Część 118

description: Szkiełka z polem do opisu x 50 sztuk opakowań 50

title: Część 117

description: Opaska gipsowa, szybkowiążąca do 5 min, rolka wykonana z ekologicznej tektury 3 m x 10 cm szt. 2 100 3 m x 12 cm szt. 3 000 3 m x 14 cm szt. 3 000 Opaska wyściełająca pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 3 m x 6 cm szt. 50 3 m x 10 cm szt. 700 3 m x 12 cm szt. 1 000 3 m x 15 cm szt. 2 500 3 m x 20 cm szt. 1 000 3 m x 25 cm szt. 800

title: Część 116

description: Opaska gipsowa, szybkowiążąca do 5 min, rolka wykonana z ekologicznej tektury lub nawinięta na perforowany trzpień wykonany z tworzywa sztucznego 3 m x 10 cm szt. 3 000 3 m x 12 cm szt. 3 000 3 m x 14 cm szt. 6 000 Opaska wyściełająca pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 3 m x 6 cm szt. 100 3 m x 10 cm szt. 1 000 3 m x 12 cm szt. 1 000 3 m x 15 cm szt. 1 000 3 m x 20 cm szt. 800 3 m x 25 cm szt. 800

title: Część 114

description: Pieluchomajtki dla dorosłych posiadające laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar XXL (chłonność minimalna 3200g), retencja wg. NAFC min. 1140g, falbanki wzdłuż wkładu skierowane na zewnątrz, chłonnego zapobiegające wypływowi moczu i kału, cztery elastyczne 3-warstwowe zapięcia: przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - 2 żółte paski, zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa (160 - 210cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Rozmiary minimalne: długośc całkowita pieluchomajtki 1015mm, szerokośc 640mm-1620 mm (przód- tył z pasem). Masa 1 sztuki pieluchomajtki 153g. Opakowanie A’10. op 30

title: Część 113

description: Majtki chłonne (system zamknięty), przeznaczone dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Laminat oddychający na całej powierzchni. Wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Specjalna warstwa rozprowadzająca mocz. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z elastyczną przędzą w obszarze pachwinowym. Indykator wilgotności jako nadruk tuszem, rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą. Majtki wyposażone w specjalną tasiemkę do zawijania zużytego wyrobu, umieszczona w części tylnej. Rozmiar S obwód pasa 55-85cm),. Opakowanie A’10. op 4 Majtki chłonne (system zamknięty), przeznaczone dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Laminat oddychający na całej powierzchni. Wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Specjalna warstwa rozprowadzająca mocz. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z elastyczną przędzą w obszarze pachwinowym. Indykator wilgotności jako nadruk tuszem, rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą. Majtki wyposażone w specjalną tasiemkę do zawijania zużytego wyrobu, umieszczona w części tylnej. Rozmiar M obwód pasa 80-110cm), Opakowanie A’10. op 33

title: Część 112

description: Śliniaki bibułowo-foliowe, rozmiar 51x65cm na rolce, ilość 30 sztuk, kolor niebieski, laminat celulozowo-polietylenowy, masa min. 40g/m2, w tym bibuła higieniczna min. 24 g/m2, grubość folii polietylenowej 16μm, warstwa kleju 3 g/m2, barierowość dla wody min. 700cm H20, wytrzymałość na zrywanie wzdłużne min. 20 N/5cm, poprzeczne 10N/5cm. op 50 "Chusteczki do pielęgnacji nasączone, ph 5,5 - 3 w 1, nawilżające, odświeżające i oczyszczające. Rozmiar pojedynczej chusteczki min. 25x30cm, opakowanie A'52. Bez zawartości parabenów, alkoholu i kompozycji zapachowych. " op 200

title: Część 111

description: Podkład higieniczny do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar całkowity 90x60cm, masa podkładu min. 42,5g, chłonność nie mniej niż 940g wg ISO 11948-1. Opakowanie A’30 sztuk. op 50 Podkład higieniczny do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar całkowity 40x60cm, masa podkładu min. 48g, chłonność nie mniej niż 847g wg ISO 11948-1. Opakowanie A’30 sztuk.. op 100 Podkład higieniczny do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar całkowity 60x60cm, masa podkładu min. 65g, chłonność nie mniej niż 1395g wg ISO 11948-1. Opakowanie A’30 sztuk.. op 100 Podkład higieniczny do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar całkowity 90x60cm, masa podkładu min. 95g, chłonność nie mniej niż 2000g wg ISO 11948-1. Opakowanie A’30 sztuk.. op 975 Podkład higieniczny ze specjalnymi skrzydłami włókninowymi do podwinięcia pod materac, do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar całkowity podkładu 90x170cm, rozmiar wkładu min. 82cm x 58cm, masa podkładu min. 109g, chłonność nie mniej niż 2000g wg ISO 11948-1. Opakowanie A’30 sztuk. op 75 Podkład higieniczny jałowy do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar 60x60cm, masa podkładu min. 64,5g, chłonność nie mniej niż 1400g wg ISO 11948-1. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Opakowanie zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji.1 op a 1szt op 50 Serwetki niejałowe wykonane z włókniny kompresowej 40g, opakowanie A’50 sztuk, białe, rozmiar 80x60cm. op 45 " Podkłady na rolce bibułowo-foliowe, szerokość 33cm, perforacja co 50cm do łatwego odrywania, długość rolki 25m (50 sztuk podkładów na rolce), kolor niebieski, laminat celulozowo-polietylenowy, masa min. 40g/m2, w tym bibuła higieniczna min. 24 g/m2, grubość folii polietylenowej 16μm, warstwa kleju 3 g/m2, barierowość dla wody min. 700cm H20, wytrzymałość na zrywanie wzdłużne min. 20 N/5cm, poprzeczne 10N/5cm. " op 300 Podkłady na rolce bibułowo-foliowe, szerokość 51cm, perforacja co 80cm do łatwego odrywania, długość rolki 40m (50 sztuk podkładów na rolce), kolor niebieski, laminat celulozowo-polietylenowy, masa min. 40g/m2, w tym bibuła higieniczna min. 24 g/m2, grubość folii polietylenowej 16μm, warstwa kleju 3 g/m2, barierowość dla wody min. 700cm H20, wytrzymałość na zrywanie wzdłużne min. 20 N/5cm, poprzeczne 10N/5cm. op 975

title: Część 110

description: Pieluchomajtki dla dorosłych z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim, posiadające laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar XS (chłonność minimalna 1400g), retencja wg. NAFC min. 390g, falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, cztery elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - 2 żółte paski, zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa 40 - 60cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. rozmiary minimalne: długość całkowita pieluchomajtki 640mm, szerokość 420mm. Masa 1 szt pieluchomajtki min. 53g. Opakowanie A'10, op 10 Pieluchomajtki dla dorosłych z posiadające laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar S (chłonność minimalna 1600g), retencja wg. NAFC min. 480g, falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, zapobiegające wypływowi moczu i kału, cztery elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - 2 żółte paski, zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa 55 - 80cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Rozmiary minimalne: dłuość całkowita pieluchomajtki 720mm, szerokość 520mm. Masa 1 sztuki pieluchomajtki min 67g. Opakowanie A’30. op 50 Pieluchomajtki dla dorosłych z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim, posiadające laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar M (chłonność minimalna 2300g), retencja wg. NAFC min. 640g, falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, zapobiegające wypływowi moczu i kału, cztery elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - 2 żółte paski, zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa 75 - 110cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Opakowanie A’30. op 200 Pieluchomajtki dla dorosłych z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim, posiadające laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar L (chłonność minimalna 2600g), retencja wg. NAFC min. 690g, falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, zapobiegające wypływowi moczu i kału, cztery elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - 2 żółte paski, zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa 100 - 150cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem Rozmiary minimalne: długość całkowita pieluchomajtki 970mm, szerokość 790mm. Masa 1 sztuki pieluchomajtki min 107g. .Opakowanie A’30. op 1500 Pieluchomajtki dla dorosłych z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim, posiadające laminat oddychający na całej powierzchni - rozmiar XL (chłonność minimalna 2600g), retencja wg. NAFC min. 690g, falbanki wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, zapobiegające wypływowi moczu i kału, cztery elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania, 2 ściągacze taliowe (przód i tył), podwójny wskaźnik wilgotności: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - 2 żółte paski, zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy, obwód pasa 130 - 170cm). dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. rozmiary minimalne: długość całkowita pieluchomajtki 970mm, szerokość 860mm. masa 1 sztuki pieluchomajtki nie mniej niż 109g. długość wkładu chłonnego górnego 490mm, dolnego 820mm, szerokość wkładu chłonnego: przód 280mm, środek 160mm, tył 280mm. Masa 1 sztuki pieluchomajtki min 109g. O

title: Część 109

description: Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z dwoma małymi wycięciami. Rozmiar 10 x 12 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia-folia. 10 cm x 12 cm szt 500 Bakteriobójczy, przylepny opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z wycięciem i z hydrożelem zawierającym 2 % glukonian chlorheksydyny. Natychmiastowe działanie bakteriobójcze po aplikacji. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), metką i 2 paskami włókninowymi. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia-papier. 8,5 cm x 11,5 cm szt 100 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Opakowanie typu folia-folia. 6 cm x 7 cm szt 3 000 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm). Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Opakowanie typu folia-folia. Opakowanie zbiorcze: 100 szt. 5 cm x 5,7 cm opak. 84 Przylepiec jałowy do zabezpieczenia wkłuć obwodowych do mocowania kaniul, samoprzylepny wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiada warstwę zabezpieczająca z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną bezbolesną i skuteczną aplikację, o wymiarach 7,6 x 5,1 cm 7,6 cm x 5,1 cm szt 50 000 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makro-perforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długo czasowej. 2,50 cm x 9,14 m szt 4 000 5,0 cm x 9,14 szt 100 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry. 7,50 cm x 9,14 m szt 40 5,00 cm x 9,14 m szt 40 2,50 cm x 9,14 m szt 2 000 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała. 5,00 cm x 5,00 m szt 20 7,50 cm x 5,00 m rolka 10

title: Część 108

description: Sterylny, jednorazowy koc na oparzenia i duże rany. Stanowi barierę przeciw bakteriom oraz wspomaga proces gojenia i ziarninowania rany. Nieprzylepna warstwa aluminium (na oparzenie/ranę) oraz zewnętrzna miękka warstwa włókniny wiskozowej. Pozwala na przenikanie wysięków i krwi bez przyklejania do powierzchni rany, co redukuje ryzyko wystąpienia infekcji. Hipoalergiczny, posiada wysokie właściwości oddychające, wysoką zdolność absorbcji płynów (>750 %). Gramatura koca 225 g/m2. Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia/papier lub papier/papier. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG Rozmiar 75 cm x 250 cm szt. 50

title: Część 107

description: Kompres typu ciepło-zimno wykonany z mocnej, nietoksycznej folii, w zestawie z pokrowcem włókninowym, Kompres można myć, dezynfekować, ochładzać lub ogrzewać, hypoalergiczny, niejałowy. X1szt Rozmiar 12 x 29 cm. szt. 10 Rozmiar 13 x 14 cm szt. 10 Rozmiar 16 x 26 cm szt. 10 Rozmiar 21 x 38 cm szt. 4 Rozmiar 30 x 40 cm szt. 2

title: Część 106

description: Gazik włókninowy nasączony 70 % alkoholem izopropylowym posiadającym dobre właściwości odkażające i szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego, pakowane po 100 szt. 3 cm x 6,5 cm op 1

title: Część 105

description: Plaster włókninowy z opatrunkiem, samoprzylepny wykonany z hydrofobowej włókniny w wkładem chłonnym,kolor biały ,posiada mikroperforację zapewniającą prawidłową przepuszczalność powietrza, dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej, posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowego ułatwiającą bezbolesną i skuteczną aplikację,hypoalergiczny ,niejałowy. X 1szt 6 cm x 1 m 8 cm x 1 m Przylepiec mocujący do drenów do-nosowych z włókniny, elastyczny pokryty klejem akrylowym, posiada system dwustopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne, bezbolesne i skuteczne założenie przylepca, kolor cielisty, samoprzylepny, hypoalergiczny, niejałowy. (5,9 cm x 6,2 cm) po 50 szt (7 cm x 7,1 cm) po 50 szt Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej - zestaw składa się z 2 podkładek oraz paska mocującego. Podkładki mocowane do policzków pacjenta za pomocą części przylepnej, posiadającej na drugiej stronie warstwę rzepu, podkładki i pasek pokryte hypoalergicznym klejem, niejałowy. Zestaw składa się z 2 podkładek i 1 paska. Przylepiec stabilizujący do drenów - dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocującej do skóry i części mocującej dren, możliwość repozycji i korekcji położenia drenu dzięki zastosowaniu rzepom, pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 9 cm x 3 cm. Jałowy x 50 Rozmiar 9 cm x 3 cm. Niejałowy. x 50 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni o wysokiej przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie i wysokiej przylepności, w tym do tłustej skóry, łatwy do oznaczenia długopisem na powierzchni. X 1 2,5 cm x 9,14 m 5 cm x 9,14 m Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przeźroczystej folii polietylenowej, z makro-perforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni , bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku 12sz=1op 2,5 cm x 9,14 m Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku.

title: Część 104

description: Wosk kostny wykonany z 70 % wosku pszczelego oraz 30 % wazeliny ,redukuje krwawienie kostne poprzez zamykanie naczyń kości, dwukrotnie wyjałowiony oraz podwójnie pakowany. Opakowanie 20 kopert x 2,5 g. Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku.

title: Część 103

description: Opatrunek z wkładem chłonnym, samoprzylepny, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, zaokrąglone brzegi, posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego, hypoalergiczny, jałowy. (6 cm x 15 cm) po 50 szt op 100 (6 cm x 10 cm) po 50 szt op 30 (5 cm x 7,2 cm) po 100 szt op 10 (10 cm x 30 cm) po 25 szt op 20 (10 cm x 25 cm) po 25 szt op 100 (10 cm x 20 cm) po 25 szt op 80 (10 cm x 15 cm) po 30 szt op 50 (10 cm x 10 cm) po 30 szt op 80 Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku. 9 cm x 10 cm.x 30szt op 50 " 12 cm x 14 cm.x 25szt" op 20

title: Część 102

description: Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Opakowanie: kartonik -dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. Taśma niejałowa. 5 cm x 10 m op 20 10 cm x 10 m op 20 15 cm x 10 m op 100 20 cm x 10 m op 100 25 cm x 10 m op 20 30 cm x 10 m op 20

title: Część 101

description: Paski do bez urazowego zamykania ran, samoprzylepne paski tzw. szwy zewnętrzne wykonane z wzmocnionej,nylonowej włókniny, pokryte klejem akrylowym, przepuszczalność powietrza umożliwia wymianę gazową między paskiem a skórą, łatwa i szybka aplikacja, hypoalergiczny pakowany po 3 szt. 75 mm x 6 mm op 300 38 mm x 6 mm op 200

title: Część 100

description: Kompres włókninowy jałowy 4-warstwowy gramatura 40 g\m2 pakowane po 5 szt. 5 cm x 5 cm op 2000 7,5 cm x 7,5 cm op 2000 10 cm x 10 cm op 2000 Kompres włókninowy jałowy 4-warstwowy gramatura 40 g\m2 pakowane po 10 szt. 5 cm x 5 cm op 2000 7,5 cm x 7,5 cm op 3000 10 cm x 10 cm op 3000

title: Część 99

description: Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z dwoma małymi wycięciami. Rozmiar 10 x 12 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia-folia. 10 cm x 12 cm szt 50 Bakteriobójczy, przylepny opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z wycięciem i z hydrożelem zawierającym 2 % glukonian chlorheksydyny. Natychmiastowe działanie bakteriobójcze po aplikacji. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), metką i 2 paskami włókninowymi. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia-papier. 8,5 cm x 11,5 cm szt 60 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Opakowanie typu folia-folia. 6 cm x 7 cm szt 1 500 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm). Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Opakowanie typu folia-folia. 5 cm x 5,7 cm szt 60 Przylepiec jałowy do zabezpieczenia wkłuć obwodowych do mocowania kaniul, samoprzylepny wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiada warstwę zabezpieczająca z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną bezbolesną i skuteczną aplikację, o wymiarach 7,6 x 5,1 cm 7,6 cm x 5,1 cm szt 35 000 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makro-perforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długo czasowej. 2,50 cm x 9,14 m szt 2 500 5,0 cm x 9,14 szt 50 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry. 7,50 cm x 9,14 m szt 20 5,00 cm x 9,14 m szt 20 2,50 cm x 9,14 m szt 1 500 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała. 5,00 cm x 5,00 m szt 20 7,50 cm x 5,00 m rolka 10

title: Część 98

description: Kompres włókninowy, niejałowe z nitką RTG gramatura 40 g/m2, 4 - warstwy, pakowany po 100 szt. Klasa 2a, reguła 7. Przeznaczone do sterylizacji min para wodna. Ekologiczne opakowanie papierowe. 10cm x 10cm op. 100 Kompresy gazowe, jałowe z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowej pakowane po 5 szt. Przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Rodzaj sterylizacji: para wodna. Cena podana z 1 szt 90 cm x 20 cm szt. 100

title: Część 97

description: Podkłady ginekologiczne niejałowe przeznaczone do absorbcji wydzielin w okresie połogu i po zabiegach ginekologicznych. Wykonany z chłonnego wkładu celulozowego owiniętego w bibułkę higieniczną i delikatnej włókninowej warstwy zewnętrznej. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, dzięki czemu podkład jest nieprzemakalny. Folia w kolorze niebieskim ułatwia odróżnienie spodu. Podkład nadaje się sterylizacji parą wodną. Rozmiar 34x9, zapewniający ochronę nawet w pozycji leżącej. Pakowany po 10 sztuk. Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie I reguła 4. Chłonność min. 23 g/g. 34 cm x 9 cm op. 1 000 Podkłady ginekologiczne jałowe przeznaczone do absorbcji wydzielin w okresie połogu i po zabiegach ginekologicznych. Wykonany z chłonnego wkładu celulozowego owiniętego w bibułkę higieniczną i delikatnej włókninowej warstwy zewnętrznej. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, dzięki czemu podkład jest nieprzemakalny. Folia w kolorze niebieskim ułatwia odróżnienie spodu. Podkład nadaje się sterylizacji parą wodną. Rozmiar 34x9, zapewniający ochronę nawet w pozycji leżącej. Pakowany po 10 sztuk. Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie I reguła 4. Chłonność min. 23 g/g. 27 cm x 7,5 cm op. 600

title: Część 96

description: Jałowy Zestaw zabiegowy składający się z 5 paczek po 10 szt kompresów 17 nitkowych 16 warstwowych z nitka RTG przewiazanych nitka bawełnianą i przezroczystego okrągłego pojemnika z tworzywa sztucznego o min. pojemnosci 250 ml. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 7,5 cm x 7,5 cm wielkość wykroju gazy min. 29x29cm, masa 1 sztuki kompresu min. 2,15g. op. 600 10 cm x 10 cm wielkość wykroju gazy min. 39x39cm, masa 1 sztuki kompresu min. 3,75g. op. 600

title: Część 95

description: Dyspenser do kompresów celulozowych z perforacją wykonany z plastiku, przeźroczysty, może być myty, dezynfekowany,niejałowy. Do kompresów o rozmiarze 4cmx 5cm x 1szt op. 5

title: Część 94

description: Kompres włókninowy, niejałowe, gramatura 40 g/m2, 4 - warstwy, pakowany po 100 szt. Klasa 2a, reguła 7. Ekologiczne opakowanie papierowe. 5 cm x 5 cm op. 5 000 7,5 cm x 7,5 cm op. 2 000 10 cm x 10 cm op. 1 600 Wata opatrunkowa bawełniana 500g, wyrób medyczny. op. 20 Wata celulozowa w płatach, bielona 60cm x 40 cm. Wymóg - wyrób medyczny. 5 kg op. 400 1 kg op. 40 Wata celulozowa w płatach, bielona 20 cm x 30 cm. Wymóg - wyrób medyczny. 0,5 kg op. 60 Wata celulozowa w rolkach, bielona. Wymóg - wyrób medyczny. 150 g. op. 50 Kompres z waty celulozowej w rolce z regularną perforacją ułatwiającą odrywania pojedynczych części, hypoalergiczny, 10- warstwowy, kolor biały niejałowy. Rolka po 500 szt. 4 cm x 5 cm op. 100

title: Część 93

description: Kompresy gazowe niejałowe 17- nitkowe 12- warstwowe pakowane po 100 szt. Przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Ekologiczne opakowanie papierowe. 5 x 5 cm wielkość wykroju gazy min. 15,5x19cm, masa 1 sztuki kompresu min. 0,75g. op. 2 700 7,5 cm x 7,5 cm wielkość wykroju gazy min. 23x29cm, masa 1 sztuki kompresu min. 1,65g. op. 1 200 10 cm x 10 cm wielkość wykroju gazy min. 30,5x39cm, masa 1 sztuki kompresu min. 2,62g. op. 1 000 Kompresy gazowe niejałowe 17- nitkowe 16- warstwowe z nitką radiacyjną pakowane po 100 szt. Przędza min.15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Ekologiczne opakowanie papierowe. 7,5 cm x 7,5 cm wielkość wykroju gazy min. 29x29cm, masa 1 sztuki kompresu min. 2,05g. op. 200 10 cm x 10 cm wielkość wykroju gazy min. 39x39cm, masa 1 sztuki kompresu min. 3,65g op. 1 000 Kompresy gazowe, jałowe z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowej pakowane po 5 szt. Przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Rodzaj sterylizacji: para wodna. Opakowanie typu miękki blister z naniesionym na część papierową piktogramem kierunku otwierania, a także ze wskaźnikiem sterylizacji umieszczonym poza polem załadunku. 5 x 5 cm wielkość wykroju gazy min. 15,5x19cm, masa 1 sztuki kompresu min. 0,75g. op. 1 500 7,5 cm x 7,5 cm wielkość wykroju gazy min. 23x29cm, masa 1 sztuki kompresu min. 1,65g. op. 2 100 10 cm x 10 cm wielkość wykroju gazy min. 30,5x39cm, masa 1 sztuki kompresu min. 2,62g. op. 4 500 Kompresy gazowe, jałowe z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowej pakowane po 10 szt. Przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Rodzaj sterylizacji: para wodna. Opakowanie typu miękki blister z naniesionym na część papierową piktogramem kierunku otwierania, a także ze wskaźnikiem sterylizacji umieszczonym poza polem załadunku. 5 x 5 cm wielkość wykroju gazy min. 15,5x19cm, masa 1 sztuki kompresu min. 0,75g. op. 2 500 7,5 cm x 7,5 cm wielkość wykroju gazy min. 23x29cm, masa 1 sztuki kompresu min. 1,65g. op. 5 000 10 cm x 10 cm wielkość wykroju gazy min. 30,5x39cm, masa 1 sztuki kompresu min. 2,62g. op. 7 000 Kompresy gazowe, jałowe, z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowej pakowane po 10 szt. z nitką RTG. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 7,5 cm x 7,5 cm wielkość wykroju gazy min. 29x29cm, masa 1 sztuki kompresu min. 2,15g. op. 1 000 10 cm x 10 cm wielkość wykroju gazy min. 39x39cm, masa 1 sztuki kompresu min. 3,75g. op. 3 300

title: Część 92

description: Gaza kopertowana 100 % bawełny, jałowa, z gazy 17-to nitkowej. Przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. Rodzaj sterylizacji: para wodna. 1 m2 szt. 10 000 ½ m2 szt. 5 000 ¼ m2 szt. 3 000 Gaza opatrunkowa 100 % bawełny, niejałowa, z gazy 17-to nitkowej przędza min. 15 TEX. Klasa 2a, reguła 7. szer. 90 cm mb 10 000

title: Część 91

description: Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny SZT 25

title: Część 90

description: Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny SZT 50

title: Część 89

description: Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. SZT 30

title: Część 88

description: Adapter for FLOVAC żółte opakowanie 5 szt opak 20

title: Część 87

description: Końcówki mieszające do mas silikonowych typu light rzadko średnio płynących żółte opak 50 szt opak 3

title: Część 86

description: Końcówki wewnatrzustne ułatwiajace aplikację mas wyciskowych DI.1100.02 żółte opak 50 szt opak 2

title: Część 85

description: Zestaw do odsysania pola operacyjnego CH24/400 mm sterylne szt 200

title: Część 84

description: Worki strunowe 120*80 do wycisków stomatologicznych opakowanie 100 szt opak 40

title: Część 83

description: Serweta jałowa operacyjna dwuwarstwowa 45*75 cm szt 40

title: Część 82

description: Pojemnik na wycinki histopatologiczne z zakrętką 15 ml szt 60

title: Część 81

description: Pędzelki z włosia nylonowego przeznaczone do aplikacji preparatów w postaci płynu i żelu opak 100 szt opak 20

title: Część 80

description: Łącznik do drenów rozmiar 6-9/5 opakowanie 10 szt opak 20

title: Część 79

description: Jednorazowy wkład do ssaka FLOVAC 1000ml szt 200

title: Część 78

description: Końcówki ssaka chirurgicznego uniwersalne formowane średnica 11 mm długość 200 mm koler jasno szary opakowanie 10 szt opak 20

title: Część 77

description: Igły do karpul jednorazowe sterylne silikonowane z oznaczeniem skosu rozmiar 0,40* 35 mm Opakowanie 100 szt opak 8

title: Część 76

description: Igły do karpul jednorazowe sterylne silikkonowane z ozmnaczeniem skosu rozmiar 0,3*16 mmopakowanie 100 szt opak 36

title: Część 75

description: Igły do endoirygacji jednorazowego użytku,sterylne do płukania kanału korzenia zębowego opakowanie 100szt Rozmiar 3*25 opak 24

title: Część 74

description: Filtr do ssaka CA-MI REF 03.1.003 ROZMIAR 8 MM szt 9

title: Część 73

description: Filtr do ssaka CA-MI REF M.03.1.003 rozmiar 6 mm szt 9

title: Część 72

description: Elastyczne końcówki do ślinociągu przeznaczone do jednorazowego użytku,Wykonane z transparentnego, nietoksycznego PCV.Idealne podczas wykonywania zabiegów przy podrażnionej błonie śluzowej.Wymiary: średnica 6,5 mm.Produkt Medyczny Klasy IIa. opak 132

title: Część 71

description: Probówki biochemiczne typu serum poj. 2-3 ml szt. 100000 0,44 Probówki biochemiczne typu serum poj. 4-5 ml szt. 33000 0,44 Probówki biochemiczne typu serum poj. 7-8 ml szt. 11000 0,45 Probówki do badań hematologicznych KEDTA o poj.2-3 ml szt. 80000 0,44 Probówki do badań hematologicznych K3EDTA poj. 1-1,5 ml średnica 7-8mm szt. 3000 0,58 Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem poj. 1-1,5 ml średnica 7-8mm szt. 3600 0,58 Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem poj. 3-4 ml szt. 45000 0,46 Probówki do oznaczeń glukozy poj. 1-1,5 ml średnica 7-8mm szt. 6000 0,56 System do badania OB. Poj. 2-3 ml (probówka i pipeta). Oznaczenie badania metodą liniową szt. 7000 1,11 Probówki do oznaczania OB. Poj. 3-4 ml. szt. 11000 0,80 Probówko-strzykawka o poj. 2-3 ml zawierająca jony magnezu do diagnostyki pseudotrombocytopenii. szt. 2000 1,32 Strzykawki do gazometrii o poj.2 ml z nałożonym filtrem odpowietrzającym sterylne, pakowane pojedynczo. szt. 13000 1,38 Probówki biochemiczne typu serum poj. 0,2 ml z kapilarą szt. 20000 0,56 Probówki do badań hematologicznych K3EDTA poj. 0,2 ml z kapilarą szt. 14000 0,56 Probówki do oznaczeń glukozy poj. 0,2 ml z kapilarą szt. 3000 0,56 Probówki do oznaczenia OB. Poj. 0,2 ml szt. 1600 1,28 Probówki do oznaczania OB. Poj. 2-3 ml z etykietą. szt. 2000 0,52 Pipety do OB ze skalą szt. 6000 0,59 Igły systemowe 0,9 x 38 mm szt. 65000 0,45 Igły systemowe 0,8 x 38 mm szt. 100000 0,45 Igły systemowe 0,7 x 38 mm szt. 5000 0,45 Igły systemowe krótkie 0,8 x 25 mm szt. 1200 0,45 Igły motylkowe 0.8 długość drenu 80mm szt. 600 1,38 Igły motylkowe 0.9 długość drenu 80mm szt. 600 1,375 Igła motylkowa do posiewów krwi sterylna pakowana pojedynczo, gotowa do użycia w całości o długości drenu 200 mm szt. 600 1,43 Kapilary do gazometrii z niełamliwego przezroczystego tworzywa sztucznego typu PET poj. 125 μl i śr 2,05 mm, z heparyną sodową szt. 20000 0,473 Zewnętrzne zatyczki do kapilar wykonane z miękkiej gumy szt. 20000 0,11 Mieszadło do kapilar gazometrycznych Ø 1 mm szt. 20000 0,10 Otwieracze do drenów stanowiące jednocześnie korek do probówek z PS o średnicy 12mm szt. 12000 0,39 Łączniki kompatybilne z systemem typu Luer szt. 18000 0,44 Łączniki membranowe do podawania leków szt. 1000 0,22 Adapter z łopatką do wykonywania pełnego rozmazu krwi obwodowej szt. 2000 0,47 Sterylna probówka okrągłodenna z nakrętką wykonan z PP (polipropylen) poj. 10ml wys. 92 mm, Ø 15,3 mm szt. 500 0,39 Adapter membranowy do systemów Luer szt. 200 0,22 Multi Adapter szt. 36000 0,44 Probówki do oznaczania neutralna. Poj. 2-3 ml szt. 200 0,44 Jednorazowa opaska uciskowa szt. 10000 0,77 Pojemnik transportowy do wewnętrznego transportu próbek,o wymiarach 320x230x190mm, podstawa i wieko z rączką wykonane z jasnoszarego tworzywa sztucznego (ABS) .Pojemnik musi pomieścić 100 sztuk probówek o średnicy 16 mm w statywie oraz 3 pojemniki do moczu. szt. 10 204,82

title: Część 70

description: Cewnik typu Trocar z prowadnicą z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, sterylny, pakowany w plastikowy tubus. szt 20

title: Część 69

description: Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy sterylny, czterokomorowy lub trzykomorowy, z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego, posiadający bezigłowe porty do komory zastawki o poj. ok. 2200 ml, posiadający specjalny zabezpieczony port igłowy umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań. szt 30

title: Część 68

description: Sterylna staza do zabiegów ortopedycznych 40 żółta typu Hemaclear szt. 20 Sterylna staza do zabiegów ortopedycznych Hemaclear 60 brązowa typu Hemaclear szt. 150 Sterylna staza do zabiegów ortopedycznych 90 czarno - biała typu Hemaclear szt. 30

title: Część 67

description: Wchłaniający się siarczan wapnia do uzupełniania terapii wypełniania martwej przestrzeni, służący do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku 20cc - typu Stimulan Rapid Cure szt. 2

title: Część 66

description: Wchłaniający się siarczan wapnia do uzupełniania terapii wypełniania martwej przestrzeni, służący do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku 10cc - typu Stimulan Rapid Cure szt. 60

title: Część 65

description: Strzykawka 2 ml, dwuczęściowa z końcówką Luer, posiadająca podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym, nieposiadajacy przewężeń na odcinku od końca tłoka wystającego poza cylinder do połowy tłoka znajdujacego sie w cylindrze, logo producenta i nazwa handlowa strzykawki na cylindrze, rozszerzona skala do 3 ml. Opakowanie 100 sztuk. opak 1 500 6,05 zł Strzykawka 5 ml, dwuczęściowa z końcówką Luer, posiadająca podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym, nieposiadajacy przewężeń na odcinku od końca tłoka wystającego poza cylinder do połowy tłoka znajdujacego sie w cylindrze, logo producenta i nazwa handlowa strzykawki na cylindrze, rozszerzona skala do 6 ml. Opakowanie 100 sztuk. opak 1 200 9,68 zł Strzykawka 10 ml, dwuczęściowa z końcówką Luer, posiadająca podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym, nieposiadajacy przewężeń na odcinku od końca tłoka wystającego poza cylinder do połowy tłoka znajdujacego sie w cylindrze, logo producenta i nazwa handlowa strzykawki na cylindrze, rozszerzona skala do 12 ml. Opakowanie 100 sztuk. opak 1 500 15,73 zł Strzykawka 20 ml, dwuczęściowa z końcówką Luer, posiadająca podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym, nieposiadajacy przewężeń na odcinku od końca tłoka wystającego poza cylinder do połowy tłoka znajdujacego sie w cylindrze, logo producenta i nazwa handlowa strzykawki na cylindrze, rozszerzona skala do 24 ml. Opakowanie 100 sztuk. opak 1 900 18,15 zł Strzykawka tuberkulinowa z igłą 0,4-0,45 x 12-16 mm, 1 ml. Opakowanie 100 sztuk. opak 80 20,57 zł Strzykawka insulinowa z igłą 0,4 x 13-16 mm, 1 ml. Opakowanie 100 sztuk. opak 50 20,57 zł Strzykawka 3-częściowa do pomp infuzyjnych 50-60 ml, wyposażona w podwójną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka szt 6 000 0,65 zł Strzykawka 3-częściowa do leków światłoczułych do pomp infuzyjnych 50-60 ml, wyposażona w podwójną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. Opakowanie 100 sztuk. opak 59 112,53 zł Strzykawka typu "Janette" z regulatorem typu LUER 100 ml, wyposażona w podwójną skalę pomiarową, dwa dodatkowe łączniki Luer oraz podwójne uszczelnienie tłoka. Opakowanie 100 sztuk. opak 200 165,77 zł Igła iniekcyjna jednorazowa 0,45-0,9, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze pokryte silikonem. Opakowanie 100 sztuk. opak 2 000 3,99 zł Igła iniekcyjna jednorazowa 1,1-1,2, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze pokryte silikonem, dostępne w dwóch typach sciecia ostrza (długościete i krótkościęte). Opakowanie 100 sztuk. opak 2 000 4,48 zł Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek zabezpieczonych gumowym korkiem 1,2 z otworem bocznym. Opakowanie 100 sztuk. opak 400 8,35 zł Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60 mm w cześci przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorczą ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu umieszczone z boku zaciskacza, na zaciskaczu rolkowym, opakowanie folia-papier, sterylne. Opakowanie= 200 sztuk. opak 300 78,65 zł Aparaty do przetoczeń krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PCV, całość bez zawartości ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu umieszczone zboku zaciskacza, nazwa producenta na zaciskaczu rolkowym, opakowanie folia-papier, sterylne. szt 3 000 0,85 zł Aparaty do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych opakowanie folia – papier, bez zawartości ftalanów (z wyjątkiem pompki), pompka w kształcie walca o średnicy 28 mm i długości 12 cm, wyposażona w dwa zawory kulowe. szt 500 8,11 zł Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150-200 cm bez zawartości ftalanów (dostępne w obu dłu

title: Część 64

description: Zestaw do operacji ginekologicznych wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400 %, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, grubość folii 45μm - folia piaskowana, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa, barierowość dla wody ≥30 cm H2O, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g o rozmiarze 20x40cm – 4 szt, skład zestawu: serweta główna o rozmiarze 245x180cm ze zintegrowanymi nogawicami i z otworem o rozmiarze 10x15cm w części dolnej z przylepcem - 1 szt, serweta pod pośladki 90x75cm - 1 szt, taśma medyczna 50x9cm - 2 szt, serweta Mayo - 1 szt, serweta na stół do instrumentarium - 1 szt. Całość zapakowane w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Potrójny system pakowania, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, karton wewnętrzny (dyspenser), karton zewnętrzny transportowy. szt 200

title: Część 63

description: Serweta pod pośladki o rozmiarze 113x90cm z worekiem na płyny, wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Serweta pakowana w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. szt 300

title: Część 62

description: Zestaw do operacji kolana, wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824 %, nasiąkliwość 48,17 %, wytrzymałośc na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałośc na wypychanie na mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400 %, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, grubość folii 45μm - folia piaskowana, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa, barierowość dla wody ≥30 cm H2O, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g o rozmiarze 20x40cm – 2 szt, skład zestawu: serweta główna o rozmiarze 320x240cm z elastycznym otworem o średnicy 6cm - 1 szt, serweta z przylepcem 150x180cm - 1 szt, pokrowiec na kończynę dolną o rozmiarze 75x37cm, taśma medyczna 50x9cm - 2 szt, organizer na przewody 10x15cm z 3 otworami o średnicy 2cm - 1 szt, serweta Mayo - 1 szt, serweta na stół do instrumentarium - 1 szt. Całość zapakowane w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Potrójny system pakowania, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, karton wewnętrzny (dyspenser), karton zewnętrzny transportowy. szt 300

title: Część 61

description: Zestaw do artroskopii kolana wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400 %, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, grubość folii 45μm - folia piaskowana, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa, barierowość dla wody ≥30 cm H2O, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g o rozmiarze 20x40cm – 2 szt, skład zestawu: serweta główna o rozmiarze 320x240cm z otworem o średnicy 6cm z workiem do zbierania płynów – 1 szt, serweta na stolik Mayo – 1 szt, serweta na stół do instrumentarium – 1 szt, pokrowiec na kończynę dolną o rozmiarze 75x37cm – 1 szt, taśma medyczna 50x9cm – 2 szt. Całość zapakowane w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Potrójny system pakowania, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, karton wewnętrzny (dyspenser), karton zewnętrzny transportowy. szt 150

title: Część 60

description: Zestaw do operacji biodra wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824 %, nasiąkliwość 48,17 %, wytrzymałośc na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałośc na wypychanie na mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400 %, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, grubość folii 45μm - folia piaskowana, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa, barierowość dla wody ≥30 cm H2O, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g o rozmiarze 20x40cm – 2 szt, skład zestawu: serweta główna o rozmiarze 260x240cm z wycięcciem w kształcie litery "U" o rozmiarze 100x20cm z przylepcem - 1 szt, serweta o rozmiarze 240x150cm z wycięciem "U" o rozmiarze 63x7cm z przylepcem - 1 szt, pokrowiec na kończynę dolną o rozmiarze120x37cm, taśma medyczna 50x9cm - 2 szt, organizer na przewody 10x15cm z 3 otworami o średnicy 2cm - 1 szt, serweta Mayo - 1 szt, serweta na stół do instrumentarium - 1 szt. Całość zapakowane w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Potrójny system pakowania, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, karton wewnętrzny (dyspenser), karton zewnętrzny transportowy. szt 300

title: Część 59

description: Zestaw do cięcia cesarskiego, wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400 %, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, grubość folii 45μm - folia piaskowana, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa, barierowość dla wody ≥30 cm H2O, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g o rozmiarze 20x40cm – 2 szt, skład zestawu: serweta główna o rozmiarze 320x180cm z otworem i workiem wokół otworu, otwór wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 10x15cm - 1 szt, serweta włókninowa o gramaturze 35 g/m2 o rozmiarze 130x80cm - 1 szt, serweta podfoliowana o gramaturze min. 43 g/m2 o rozmiarze 130x90cm - 1 szt, serweta na stolik Mayo - 1 szt, serweta na stół do instrumentarium - 1 szt, chłonna włóknina kompresowa o gramaturze min. 40 g/m2 o rozmiarze 80x60cm - 1 szt. Całość zapakowane w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. szt 300

title: Część 58

description: Zestaw do porodu fizjologicznego, rozbudowany w składzie: serweta na stół narzędziowy wykonana z z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzyamałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzyamłość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałośc na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) o rozmiarze 150x90cm – 1 szt, pokrowiec na kończynę dolną wykonanany z włókniny polipropylenoweju o gramaturze 35 g/m2 120x80cm – 1 szt, tupfery kule 17N 30x30cm – 5 szt, kompresy włókninowe 40 g/m2 10x20cm – 5 szt, kompresy włókninowe 40 g/m2 4W 7,5x7,5cm – 10 szt, nożyczki metalowe do cięcia pępowiny długości 12,5cm – 1 szt, zaciski na pępowinę – 2 szt, kocyk flanelowy dla dziecka 160x75cm – 1 szt, czapeczka dla noworodka – 1 szt, podkład celulozowy typu Seni Soft 90x60cm – 1 szt. serweta z włókniny kompresowej 40 g/m2 80x60cm – 1 szt, nożyczki do ciecia krocza metalowe 18cm – 1 szt, korcang plastikowy 24cm – 1 szt, nerka tekturowa na łożysko – 1 szt, rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M – para, centymetr do mierzenia noworodka. Całość zapakowane w opakowanie typu TYVEK z dużą czytelną podwójnie perforowana etykieta 2xTAG, ułatwiającą prowadzenie dokumentacji medycznej. Opakowanie typu TYVEK. Zestaw zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. szt 100

title: Część 57

description: Zestaw uniwersalny wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400 %, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, grubość folii 45μm - folia piaskowana, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa, barierowość dla wody ≥30 cm H2O, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g o rozmiarze 20x40cm – 2 szt. Opakowanie typu miękki blister papierowo-foliowy. Zestaw zawiera dużą, czytelną perforowaną etykietę z kodem kreskowym i z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Potrójny system pakowania, opakowanie typu miękki blister, karton wewnętrzny (dyspenser), karton zewnętrzny transportowy. Skład zestawu: - serweta z przylepcem 240x150cm – 1 szt, - serweta z przylepcem 180x170cm – 1 szt, - serweta z przylepcem 90x75cm – 2 szt, - taśma medyczna 50x9cm – 1 szt, - serweta na stolik Mayo – 1 szt, - serweta na stół do instrumentarium – 1 szt - serwetki do rąk – 2 szt. szt 600

title: Część 56

description: Fartuch chirurgiczny jałowy niewzmacniany wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, rękaw zakończony niepylącym mankietem poliestrowym o długości min. 7cm, rękawy typu reglan, szwy szyte metodą ultradźwiękową, zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”, złożenie w sposób „book folded” ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, sterylizacja parą wodną. Odporność na przenikanie cieczy min 36,9 cm H20, paroprzepuszczalność na poziomie 4389 g/m2/24h. Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 34,4N, wytrzymałość na rozdieranie poprzeczne 20,5N. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po wyjęciu z opakowania na fartuchu widoczna pieczątka z oznaczeniem rozmiaru, rodzajem fartucha, poziomem zabezpieczenia oraz normą EN 13795. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na opakowaniu. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Rozmiary fartuchów, rozmiar M: długość fartucha 115cm od najwyższego punktu ramienia, długość rękawa bez ściągacza 75cm, szerokość na dole fartucha 150cm po rozłożeniu, rozmiar L długość fartucha 125cm od najwyższego punktu ramienia, długość rękawa bez ściągacza 82cm, szerokość na dole fartucha 160cm po rozłożeniu, rozmiar XL długość fartucha 140cm od najwyższego punktu ramienia, długość rękawa bez ściągacza 84cm, szerokość na dole fartucha 165cm po rozłożeniu, rozmiar XXL długość fartucha 155cm od najwyższego punktu ramienia, długość rękawa bez ściągacza 86cm, szerokość na dole fartucha 170cm po rozłożeniu. Fartuch zapakowany dodatkowo w papier krepowy + ręczniki wykonane z włókniny kompresowej 20x40cm. szt 1 000 Fartuch chirurgiczny jałowy wzmocniony, przeznaczony do zabiegów wysokiego ryzyka wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej rękawy, przód fartucha dodatkowo wzmocniony włókniną podfoliowaną o gramaturze 40 g/m2, wzmocnienia fartucha znajdują się na zewnętrznej części fartucha, rękaw zakończony niepylącym mankietem poliestrowym o długości min. 7cm, rękawy typu reglan, szwy szyte metodą ultradźwiękową, zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”, złożenie w sposób „book folded” ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, sterylizacja parą wodną. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 203,3 cm H20, w strefie mniej krytycznej 32 cmH2O, paroprzepuszczalność na poziomie 4495 g/m2/24h. Wytrzymałość (w części niekrytycznej) na rozdzieranie wzdłużne 34,5N, wytrzymałość na rozdieranie poprzeczne 20,5N, wytrzymałość (w części krytycznej) na rozdzieranie wzdłużne 36,8N, wytzryamałośc na rozdizeranie poprzeczne 26,1. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po wyjęciu z opakowania na fartuchu widoczna pieczątka z oznaczeniem rozmiaru, rodzajem fartucha, poziomem zabezpieczenia oraz normą EN 13795. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na opakowaniu. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Rozmiary fartuchów, rozmiar M: długość fartucha 115cm od najwyższego punktu ramienia, długość rękawa bez ściągacza 75cm, szerokość na dole fartucha 150cm po rozłożeniu, rozmiar L długość fartucha 125cm od najwyższego punktu ramienia, długość rękawa bez ściągacza 82cm, szerokość na dole fartucha 160cm po rozłożeniu, rozmiar XL długość fartucha 140cm od najwyższego punktu ramienia, długość rękawa bez ściągacza 84cm, szerok

title: Część 55

description: Organizer na przewody, jałowy, z przylepcem, .rozmiar 15 x 10cm z 3 otworami. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. szt 100

title: Część 54

description: Serweta 150x180cm z przylepcem wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzyamałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Serweta pakowana w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. szt 500

title: Część 53

description: Osłona na kończynę dolną, jałowa, pakowana A'1 o rozmiarze 80x45cm wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43 g/m2, kolor niebieski, chłonność 617 %, nasiąkliwość 16,91 %, wytrzyamałość na rozdzieranie wzdłużne 15,57N, wytrzyamłość na rozdzieranie poprzeczne 23,29N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho 218 kPa, wytrzymałośc na wypychanie na mokro 130 kPa, odporność na przenikanie cieczy 182 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Osłona pakowana w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. szt 200

title: Część 52

description: Serweta jałowa, rozmiar 130x90cm, podfoliowana wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43 g/m2, kolor niebieski, chłonność 617 %, nasiąkliwość 16,91 %, wytrzyamałość na rozdzieranie wzdłużne 15,57N, wytrzyamłość na rozdzieranie poprzeczne 23,29N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho 218 kPa, wytrzymałośc na wypychanie na mokro 130 kPa, odporność na przenikanie cieczy 182 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Osłona pakowana w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. szt 800

title: Część 51

description: Serweta włókninowa jałowa 130 cm x 80 cm pakowana A'1 - włóknina w 100 % polipropylenowa o gramaturze 35 g/m2, kolor niebieski, paroprzepuszczalność 3579 g/m2x24h,, odporność na przenikanie cieczy 31 cmH2O, wytrzymałośc na wypychanie na sucho 124 kPa, wytrzymałośc na wypychanie na mokro 115 kPa, wytrzyamałość na rozdzieranie wzdłużne 32,74N, wytrzyamłość na rozdzieranie poprzeczne 43,34N. Serweta pakowana w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. szt 200

title: Część 50

description: Osłona na ramię "C", przezroczysta, wykonana z folii, rozmiar (33÷112)x56cm, typu beret z gumką. szt 2 500

title: Część 49

description: Jałowy podkład do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar 60x60cm, masa podkładu min. 65g, chłonność nie mniej niż 1400g wg ISO 11948-1. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Opakowanie zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. szt 800 Jałowy podkład do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar 60x90cm, masa podkładu min. 95g, chłonność nie mniej niż 2000g wg ISO 11948-1. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. szt 500

title: Część 48

description: Zestaw do usuwania zacisków do pępowiny, skąłd zestawu: narzędzie do przecinana zacisków - 1 szt, kompresy gazowe 17N 8W rozmiar 7,5 x 7,5cm - 3 szt. Całość w opakowaniu typu twardy blister 1-komorowy. Zestaw zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. 15 TEX wymagany dokument potwierdzający (nie oświadczenie). szt 200

title: Część 47

description: Serwetki niejałowe wykonane z włókniny kompresowej 40g, opakowanie A’50 sztuk, białe, rozmiar 80x60cm, chłonne. Zapakowane w przezroczystą folię. op 100 Serwety na stół operacyjny wykonane z laminatu folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa o łącznej gramaturze 27 g/m2, chłonność minimum 80 cm H2O, rozmiar 220x90cm, kolor biały, niejałowe w opakowaniu 100 sztuk. op 20

title: Część 46

description: Zesatw do zmiany opatrunku, skład zestawu: worek foliowy na odpady 240x270mm – 1 szt, rękawiczki lateksowe rozmiar M – 2 szt, kompresy włókninowe 30g 4W 7,5x7,5 cm – 2 szt, tupfer kula 17N 20x20 cm – 6 szt, pęseta plastikowa zielona – 1 szt, pęseta plastikowa niebieska – 1 szt, ostrze nr 11 – 1 szt. Całość w opakowaniu typu twardy blister z 3 przegrodami. Zestaw zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy wykonany z przędzy min. 15 TEX wymagany dokument potwierdzający szt 500

title: Część 45

description: Zesatw do wkłucia lędźwiowego, skład zestawu: serweta foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze 42 g/m2 w rozmiarze 45x75cm - 1 szt, serweta z włókniny dwuwarstwowej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m2 w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu i 2 przylepcami w górnych rogach serwety – 1 szt, kompresy włókninowe 30 g/m2 4W 7,5x7,5cm – 10 szt, strzykawka 3ml – 1 szt, strzykawka 5ml typ Luer Lock – 1 szt, igła 1,2x40mm – 1 szt, igła 0,5x25mm – 1 szt, opatrunek wyspowy z częścią chłonną do zabezpieczenia miejsca wkłucia 5x7,2 cm – 1 szt. Całość w opakowaniu typu twardy blister z 3 przegrodami. Zestaw zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów, etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy wykonany z przędzy min. 15 TEX wymagany dokument potwierdzający (nie oświadczenie). szt 500

title: Część 44

description: Zestaw do cewnikowania, skład zestawu: serweta z włókniny podfoliowanej celulozowo-polietylenowej 50cmx60cm o gramaturze 42 g/m2 – 1 szt, serweta z włókniny podfoliowanej celulozowo-polietylenowej 50cmx60cm z otworem o średnicy 5cm o gramaturze 42 g/m2 – 1 szt, rękawice lateksowe rozmiar M – 2 szt, tupfer kula 17N 20cmx20cm – 6 szt, pęseta plastikowa – 1 szt. Całość w opakowaniu typu twardy blister z 3 przegrodami. Zestaw zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. 15 TEX wymagany dokument potwierdzający (nie oświadczenie). szt 500

title: Część 43

description: Zestaw dla noworodka, skład zestawu: podkład z pulpy celulozowej podfoliowany o rozmiarze 60x60cm - 1 szt, serweta wykonana z włókniny kompresowej o rozmiarze 60x80cm - 2 szt, czapeczka dla noworodka 10x12cm - 1 szt, kocyk flanelowy 160x75cm - 1 szt. Zestaw zawiera pozytywną opinię Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka (wymagany dokument potwierdzający). Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Potrójny system pakowania, opakowanie typu miękki blister, karton wewnętrzny (dyspenser), karton zewnętrzny transportowy. szt 800

title: Część 42

description: Zestaw do porodu, skład zestawu: serweta pod pośladki o rozmiarze 113x90cm wykonana włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, kolor niebieski, chłonność 570 %, nasiąkliwość 27,96 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), serweta z włókniny kompresowej 80x60cm chłonna i delikatna – 1 szt, serwety z włókniny kompresowej 20x25cm chłonne i delikatne – 6 szt, podkład chłonny z pulpy celulozowej o rozmiarze 60x60cm – 1 szt, podkład chłonny z pulpy celulozowej o rozmiarze 90x60cm – 1 szt. Całość zestawy owinięta w serwetę o rozmiarze 150x90cm wykonaną z włókniny trzywarstwowej laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824 %, nasiąkliwość 48,17 %, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry). Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. szt 800

title: Część 41

description: Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,0025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papierw opakowaniu chorniący przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej, rozmiar 44 cm x 35 cm, rozmiar części lepnej 34 cmx 35 cm rolka 240,00

title: Część 40

description: Folia operacyjna: sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, antystyczna, matowa, antyrefkleksyjna, elastyczna, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy IIa. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej rozmiar 28cm x 41cm szt 20,00

title: Część 39

description: "Zestaw uniwersalny z łatą chłonną z serwetą na stół Mayo • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2 75x148cm, wzmocnienie 65x85cm • 4 ręczniki do rąk – 100 % • 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm • 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2 150x190cm, wzmocnienie 75x190 Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Absorpcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 990 % Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety posiadające lepiące brzegi zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien wiskozy i celulozy." szt 200,00

title: Część 38

description: "Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2 75x148cm, wzmocnienie 65x85cm • 2 ręczniki do rąk • 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm • 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2 150x190cm, wzmocnienie 75x190 Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Absorpcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458 % Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety posiadające lepiące brzegi zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien wiskozy i celulozy." szt 700,00

title: Część 37

description: "Zestaw serwet z wycięciami - wzmocniony • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2 75x148cm, wzmocnienie 65x85cm • 4 ręczniki do rąk • 1 przylepna serweta 75 x 90 cm (3-warstwowa na całej powierzchni) • 1 serweta z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 230 x 260 cm, łata chłonna 75 x 140 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2 150x190cm, wzmocnienie 75x190 Materiał serwet głównych 3 warstwowy PE+PP+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 290/314 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Absorpcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 990 % Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety posiadające lepiące brzegi zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien wiskozy i celulozy." szt 100,00

title: Część 36

description: Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe < 29,4 Pa/cm2. Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika op. a'50szt. 250,00

title: Część 35

description: Torba do zbiórki płynów i tkanek; 60cm x 90cm; wykonana z folii o grubości 50μm. Torba posiada wycięcie U otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba do zastosowania w różnych procedurach chirurgicznych. szt. 50,00

title: Część 34

description: Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli o średnicy 120cm (po naciągnięciu) i 65-70cm (w stanie spoczynku), wykonany z mocnej przezroczystj foli PE o grubości 0,05mm, ściągnięty mocno elastyczną gumką. Opakowanie posiada min. dwie samoprzylepne etykiety dla potrzeb dokumentacji, zawierające następujące informacje: data ważnosci, nr serii, nr REF, oraz nazwę producenta. Sterylizacja bezwonna, EO. Opakowanie jednostkowe folia-papier, opakowanie zewnętrzne w postaci kartonika z dyspenserem. szt. 350,00

title: Część 33

description: "Zestaw do zabiegów na kończynie. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm (owinięcie zestawu) 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm 2 ręczniki do rąk 20cm x 30cm 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9cm x 25cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10cm x 50cm 1 serweta operacyjna 150cm x 150cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii polietylenowej 33cm x 55cm 1 serweta na kończynę 200cm x 300cm z otworem samouszczelniającym 7cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego, połączone równomiernie techniką współwytłaczania. Dodatkowo w obszarze pola operacyjnego wzmocnienie wykonane z ciemno-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej spunbond równomiernie połączone z materiałem podstawowym za pomocą kleju topliwego. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 99g/m2. Wytrzymałośc na wypychanie w obszarze wzmocnionym na sucho min. 94 kPa, na mokro min. 114 kPa. Materiał musi spełniać wymagania PNEN13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Zestaw posiada min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja bezwonna EO." szt. 50,00

title: Część 32

description: Sterylna serweta 75cm x 90cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,2 g/m2. Materiał spełnia wymagania normy EN 13795. Pojedyncze serwety zapakowane w opakowanie papier-folia, umieszone w kartonowym dyspenserze oraz kartonie zewnętrznym.Sterylizacja bezwonna EO. szt. 5000,00 Sterylna serweta 150cm x 200cm, z samoprzylepnym otworem o śr. 12cm, położonym decentralnie, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795. Klej repozycjonowalny, umożliwiający swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Pojedyncze serwety zapakowane w opakowanie papier-folia, umieszone w kartonowym dyspenserze oraz kartonie zewnętrznym. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja bezwonna EO. szt. 400,00 Sterylna serweta 75cm x 90cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795. Pojedyncze serwety zapakowane w opakowanie papier-folia, umieszone w kartonowym dyspenserze oraz kartonie zewnętrznym. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja bezwonna EO. szt. 350,00

title: Część 31

description: Sterylna osłona na kończynę dolną o wymiarach 50cm x 110cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia poliuretanowa) o gramaturze min. 57 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795. Pakowana a'2szt. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Sterylizacja bezwonna EO. op. a'2szt. 1000,00

title: Część 30

description: "Zestaw do opercji urologicznych. Minimalny skład zestawu: — 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozm. 150cm x 190cm (owinięcie zestawu) — 1 samoprzylepna taśma włókninowa rozm. 9cm x 25cm — 1 serweta do zabiegów TUR 175/260cm x 210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz bezlateksową osłoną na palec, serweta dodatkowo posiada otwór w okolicy krocza o średnicy 5cm oraz samoprzylepny otwór nadłonowy o średnicy 8cm. Serweta operacyjna wykonana z laminatu 2-warstwowego Poszczególne warstwy są połączone równomiernie techniką współwytłaczania. Osłony kończyn oraz dolna część serwety głównej wykonane z folii PE. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795 oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 93 kPa, na mokro min. 113 kPa. Na opakowaniu zewnętrznym min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja bezwonna EO, opakowanie folia-papier." szt. 200,00

title: Część 29

description: "Zestaw do cystoskopii. Minimalny skład zestawu: — 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozm. 120cm x 140cm (owinięcie zestawu) — 2 osłony na kończyny dolne rozm. 75cm x 120cm — 1 serweta do cystoskopii rozm. 90cm x 175cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza rozm. 9 x 15cm, umieszczonym centralnie. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego Poszczególne warstwy są połączone równomiernie techniką współwytłaczania. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 93 kPa, na mokro min. 113 kPa. Na opakowaniu zewnętrznym min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja bezwonna EO, opakowanie folia-papier." szt. 800

title: Część 28

description: "Osłony chirurgiczne na buty – długie (powyżej kostki) wykonane z włókniny SMS, przeznaczone dla sytuacji umiarkowanego kontaktu z płynami związanego z zachlapaniem, dodatkowo posiadające min 5 antypoślizgowych pasków o szerokości 0.5 – 1cm każdy. Rozmiar uniwersalny oraz XL. ." szt. 100

title: Część 27

description: "Czepek operatora. Osłona głowy z warstwą chłonną na całej powierzchni bocznej, przewiewna od góry." szt. 1800

title: Część 26

description: "Fartuch chirurgiczny, wymagania wysokie wg normy 13795, krój typu reglan, wykonany włókniny polipropylenowej SMS bez zawartości lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni, dodatkowe wzmocnienia w miejscu krytycznym wykonane z SMS polipropylenowego bez folii, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, w zestawie co najmniej jeden jałowy ręcznik, sterylny, pakowany w opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zewnętrznego lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zewnętrznego opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zabrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy. Jednocześnie spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU; odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej ≥ 5.0 Barrier Index; czystość – cząsteczki stałe: dla obu stref ≤ 2.5 log (10) PM; pylenie: dla obu stref ≤ 3.0 log(10); czystość mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log (10) CFU/dm2; odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej ≥ 100 cm H2O i dla strefy mniej krytycznej > 50 cm H2O; wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej > 250 kPa; wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 250 kPa; wytrzymałość na rozciąganie – na sucho: dla strefy krytycznej > 60 N; wytrzymałość na rozciąganie – na mokro: dla strefy krytycznej > 60 N; palność: I klasa ( opisana w NFPA-702 ). W rozmiarach: Roz. L (długość:113 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:88 cm), Roz. L-XLong (długość:133 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:87 cm), Roz. XL (długość:118 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:95 cm), Roz. XL-Xlong (długość:138 cm/szerokość:174 cm/dł. rękawa:95 cm). " "Fartuch chirurgiczny, barierowy, do procedur wysokiego ryzyka, ( do zabiegów u pacjentów z HIV, HCV, HBV itp.) wykonany z włókniny S/FSMS ( polipropylen), bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan, w zestawie min. 1 jałowy ręcznik, pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniającej zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. w przypadku rozdarcia zew. Opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz co umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy z wykorzystaniem kartonika przy trokach. Fartuch zapewniający co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich strefy krytycznej i mniej krytycznej oraz spełniający niżej wymienione wymagania: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej min. ≤ 1 CFU - Czystość – cząsteczki stałe: dla obu stref min. ≤ 2.0 IPM - Pylenie: dla obu stref min. ≤ 2 log 10 - Czystość mikrobiologiczna: dla strefy krytycznej min. < 100 CFU/100 cm2 - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla s. krytycznej min. > 200 kPa; dla s. mniej krytycznej min. > 100 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej min. 200 kPa - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej min. > 200 cm. H2O; dla strefy mniej krytycznej min. > 50 cm. H2O - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6 IB - Posiadający poziom ochrony dla fartuchów AAMI 4 lub równoważnej Rozmiary (tolerancja: ±5 cm): - L: Długość (przód, szyja do dołu) 115 cm./ Długość (tył, szyja do dołu) 125 cm./ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 55 cm. / Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego

title: Część 25

description: "Maska chirurgiczna Typu FLUIDSHELD (EN 14683 Typ IIR). Ochrona przed płynami z zewnętrz 160mmHg (ASTM). Filtracja bakteryjna (BFE) ≥ 98 %. Opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P) < 29 Pa/cm2. Z osłoną ochraniającą oczy. Kolorowe oznaczenie poziomu ochrony. Z tasiemkami do wiązania." szt. 1500

title: Część 24

description: "Bariera mikrobiologiczna i zabezpieczenie miejsca operowanego. Bariera mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu, unieruchamiająca drobnoustroje i uszczelniająca skórę. Jednorazowy sztywny aplikator zakończony gąbką zawierający wewnątrz szklaną ampułkę z płynem oraz filtr, umożliwiający aktywację oraz nałożenie warstwy bariery jedną ręką. Otrzymywana powierzchnia bariery mikrobiologicznej - pole operacyjne 25 cm na 25 cm (625 cm2.). " szt. 130

title: Część 23

description: "Obłożenie do chirurgii kolana. Zestaw pakowany w zewnętrzne opakowanie typu folia –papier, W zestawie: 1 Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym, 152x190 cm ±5cm. 1 Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm ±5cm. 1 Taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm ±2cm x 55 cm ±5cm. 1 Osłona na kończynę wykonana z polipropylenu, elastyczna(umożliwiająca łatwą aplikację oraz dopasowanie do anatomicznego kształtu kończyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania) bezlatexowa, nieprzemakalna dla płynów i wydzielin, o strukturze antypoślizgowej, pierwotnie zwinięta i umożliwiająca aseptyczne zakładanie dzięki 2 paskom aplikacyjnym, które umożliwiają stopniowe jej rozwinięcie na kończynie minimalizując wypychanie powietrza na uprzednio zdezynfekowane miejsce operowane, w rozm S (17x76 cm +/- 2 cm). 1 Serweta na kończynę, wykonana z SMS polipropylenowego, bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy - 274x315 cm ±15cm. Z otworem o średnicy początkowej 6 cm ±2cm, wykonanym z elastycznego materiału (bezlateksowego), (umożliwiającym łatwą aplikację oraz dopasowanie do anatomicznego kształtu kończyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania); Zintegrowane z serwetą trzy otwory (+/- 1 otwór) do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drenów przez nie oraz ze zintegrowanymi dwoma osłonami na ramiona; Nasiąkliwość (% run off ≤ 75 %, dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 według punktu 5.7 cześć 2 Normy PN-EN 13795-2:2004); Spełniająca wymogi wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej: Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log (10) CFU, Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index, Czystość – cząsteczki stałe: dla obu stref ≤ 2.5 log (10) PM, Pylenie: dla obu stref ≤ 3.0 log (10), Czystość mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log (10) CFU/dm2, Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej > 150, dla mniej krytycznej ≥ 50 cm H2O, Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla krytycznej > 300 kPa, dla mniej krytycznej > 140 kPa, Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa, Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho: dla krytycznej > 90/90 N, dla mniej krytycznej > 30/50 N, Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro: dla strefy krytycznej > 100/100 N, Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające; palność: I klasa dopuszcza się topienie materiału w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np. diatermia). Szt. 120

title: Część 22

description: "Obłożenie do chirurgii biodra. Zestaw pakowany w zewnętrzne opakowanie typu folia –papier, W zestawie: 1 Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym, 152x228 cm ±10cm. 1 Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm ±5cm. 1 Taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm ±2cm x 55 cm ±5cm. 1 Osłona na kończynę wykonana z polipropylenu, elastyczna(umożliwiająca łatwą aplikację oraz dopasowanie do anatomicznego kształtu kończyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania) bezlateksowa, nieprzemakalna dla płynów i wydzielin, o strukturze antypoślizgowej, pierwotnie zwinięta i umożliwiająca aseptyczne zakładanie dzięki 2 paskom aplikacyjnym, które umożliwiają stopniowe jej rozwinięcie na kończynie minimalizując wypychanie powietrza na uprzednio zdezynfekowane miejsce operowane, w rozm L (25x121 cm +/- 2 cm). 1 Serweta z wycięciem centralnym w kształcie U, nieprzepuszczalna dla płynów i wydzielin, wykonana z folii polipropylenowej, bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy 152x178 cm ±5cm. Wycięcie w kształcie U -10 cm ±2 cm x 53 cm ±5cm; Z taśmą samoprzylepną wzdłuż wycięcia U. 1 Serweta typu U – ortopedyczna, wykonana z SMS polipropylenowego, bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy 224x318 cm ±10cm. Wycięcie centralne w kształcie U -15 cm ±2 cm x 137 cm ±5cm; Z taśmą samoprzylepną wzdłuż wycięcia U; Nasiąkliwość (% run off ≤ 75 %, dla strefy krytycznej - PN - EN ISO 9073-11.2006 według punktu 5.7 cześć 2 Normy PN-EN 13795-2:2004); Spełniająca wymogi wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej: Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej ≤ 2.0 log (10) CFU, Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index, Czystość – cząsteczki stałe: dla obu stref ≤ 3.5log (10) PM, Pylenie: dla obu stref ≤ 4.0 log (10), Czystość mikrobiologiczna: dla obu stref ≤ 2.0 log (10) CFU/dm2, Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej > 100, dla mniej krytycznej ≥ 10cm H2O, Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla krytycznej ≥ 40kPa, dla mniej krytycznej ≥ 40kPa, Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej ≥ 40 kPa; wytrzymałość na rozciąganie – na sucho: dla krytycznej ≥ 20N, mniej krytycznej ≥ 20, Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro: dla strefy krytycznej ≥ 20N, Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające: palność I klasa dopuszcza się topienie materiału w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np. diatermia). 1 Serweta ograniczająca miejsce operowane oraz tworząca parawan anestezjologiczny, bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy, w rozm 157x269 cm ±10cm ze zintegrowanymi dwoma osłonami na ramiona: Z taśmą samoprzylepną wzdłuż brzegu ograniczającego miejsce operowane i ze zintegrowanymi z serwetą trzema otworami (+/- 1 otwór) do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drenów przez nie; Nasiąkliwość (% run off ≤ 75 %, dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 według punktu 5.7 cześć 2 Normy PN-EN 13795-2:2004); Spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwety typu U – ortopedyczna. Szt. 180

title: Część 21

description: Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm (S) szt 50 Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm (M) szt 50 Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30 cm (L) szt 50

title: Część 20

description: "Opatrunek jałowy chłonny zbudowany z 4 warst materiałów o różnych właściwościach; Warstwa chłonna z miękkiej rozwłóknionej celulozy, Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną, do równomiernego rozprowadzenie wysięku na całej powierzchni chłonnej; Druga strona warstwa włókniny przepuszczalna dla powietrza, lecz nieprzepuszczająca płynów, która przeciwdziała przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni ranę przed zabrudzeniem; Całość z dwuwarstwowej włókniny której warstwa zewnętrzna, z hydrofobowych włókien poliamidowych, zapobiegająca przywieraniu opatrunku do rany. Warstwa wewnętrzna, z włókien Celulozowych, właściwości hydrofilowe i umożliwia szybkie przemieszczenie się wysięku do Warstwy chłonnej; Opatrunek zapakowany indywidualny, na opakowaniu jednostkowym widoczna nazwa, data ważności, seria. Rozmiar 10 cm x 20 cm" szt 1000 "Opatrunek jałowy chłonny zbudowany z 4 warst materiałów o różnych właściwościach; Warstwa chłonna z miękkiej rozwłóknionej celulozy, Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną, do równomiernego rozprowadzenie wysięku na całej powierzchni chłonnej; Druga strona warstwa włókniny przepuszczalna dla powietrza, lecz nieprzepuszczająca płynów, która przeciwdziała przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni ranę przed zabrudzeniem; Całość z dwuwarstwowej włókniny której warstwa zewnętrzna, z hydrofobowych włókien poliamidowych, zapobiegająca przywieraniu opatrunku do rany. Warstwa wewnętrzna, z włókien Celulozowych, właściwości hydrofilowe i umożliwia szybkie przemieszczenie się wysięku do Warstwy chłonnej; Opatrunek zapakowany indywidualny, na opakowaniu jednostkowym widoczna nazwa, data ważności, seria. Rozmiar 13,5cm x 25 cm" szt 500

title: Część 19

description: Zestaw do znieczulenia przewodowego – sterylny składający się z: 1 szt serwety na stół Mayo 75cm x 45 cm, 1 szt igła iniekcyjna 0,5 x 38 mm (25G), 1 szt igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm (18 G), 1 szt strzykawka typu Luer pojemności 2 ml, 1 szt strzykawka typu Luer pojemności 5 ml, 1 szt serwety wykonanej z dwuwarstwowej, pwłnobarierowej włókniny zgodnej z norma (EN 13795- 1,2,3) o gramaturze min 55g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min 440 %, odporność na penetrację płynów > 200 cm H2O (zgodne z normą EN 20811), odporna na rozerwanie > 290 kPa (zgodnie z normą EN 13938-1), otworem w kształcie rombu 10x12 cm i obszarem klejącym do mocowania do pleców pacjenta, 1 szt kleszczyków typu Pean 14 cm, 6 szt tupferów 15 cm x 15 cm, 3 szt kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm. Całość zapakowane w torbę foliowo papierowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. szt 1 380

title: Część 18

description: Zestaw do wkłucia centralnego - sterylny składający się z 6 szt kompresów z gazy bawełnianej o rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm, 4 szt tupferów z gazy bawełnianej 20 cm x 20 cm, 1 szt kleszyków plastikowych 14 cm, 1 szt pęsety plastikowej 12,5 cm, 1 szt serwety barierowej włókninowej nie przylepnej o wymiarach 45cm x 75 cm, 1 szt serwety włókninowej o wymiarze 45cm x 75 cm z regulującym barierowym, przylepnym, otworem; 1 szt strzykawka typu luer 10 ml, 1 szt igła 1,2 x 40 mm (18G x 1 ½), 1 szt igła 0,8 x 40 mm (21G x 1 ½), 1 szt skalpela nr 12, 1 szt igłotrzymacza 13 cm, 1 szt opatrunku transparentnego z foli poliuretanowej 10 cm x 15 cm. Całość zapakowane w opakowanie typu Twardy Blister. Zestaw zawiera dużą, czytelną etykietę z kodem kreskowym z dwoma etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. szt 660

title: Część 17

description: Zestaw do zdejmowania szwów – Sterylny, jednorazowy zestaw składający się z: 3 szt tamponów włókninowych typu tupfer 20 cm x 20 cm, 1 szt pęseta anatomiczna metalowa jednorazowa 12 cm, 1 szt pęseta plastikowa 12,5 cm, 1 szt ostrza nr 12. Całość zapakowane w opakowanie typu Twardy Blister. Zestaw zawiera dużą, czytelną etykietę z kodem kreskowym z dwoma etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. szt 2 400

title: Część 16

description: Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. szt 48 Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. szt 15

title: Część 15

description: "Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm, samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu oraz 3 samoprzylepnych, transparentnych folii poliuretanowych 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce." szt 72 "Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm, samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenuoraz 2 samoprzylepnych, transparentnych folii poliuretanowych 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce." szt 36 "Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm, samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu oraz 3 samoprzylepnych, transparentnych folii poliuretanowych 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce." szt 15

title: Część 14

description: Włókninowy czepek chirurgiczny typu Philip o gramaturze 30 g/m2 z tasiemką pochłaniajaca pot. Wiązany na troki. Ilosć w opakowaniu 500 szt. " szt 200

title: Część 13

description: " Samoogrzewający koc: Obłożenie pacjenta samoogrzewające, wykonane z włókniny typu SMS, osiągające w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 oC maks. 43 oC, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm (tolerancja rozmiarów+/- 2 %), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1 %) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. Ilość w opakowaniu 10 szt. " szt 30

title: Część 12

description: " Sterylna serweta chirurgiczna trójwarstwowa w rozmiarze 150x175cm wykonana z dwóch warstw włókniny o łącznej gramaturze 43g/m2 i folii PE grubości 40μ. Odporność na przenikanie płynów min. 900cm H2O. Na opakowaniu jednostkowym powinna być informacja o producencie, nr REF, nr serii, dacie ważności. Podwójny system pakowania w kartony. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795, potwierdzić kartą techniczną gotowego sterylnego wyrobu. Ilość w opakowaniu 36 szt. " szt 150

title: Część 11

description: " Sterylna serweta chirurgiczna w rozmiarze 75x90cm wykonana z trójwarstwowego laminatu (dwie warstwy włókniny o łącznej gramaturze 43g/m2 i folii PE 40μ), z taśmą samoprzylepną wzdłuż dłuższego boku. Wysoka odporność na penetrację płynów min. 900cm H2O. Na opakowaniu jednostkowym powinna być informacja o producencie, nr REF, nr serii, dacie ważności. Podwójny system pakowania w kartony. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795, potwierdzić kartą techniczną gotowego sterylnego wyrobu. Ilość w opakowaniu 168 szt." szt 120 Serweta pod pośladki 75x100 cm jałowa, pakowana pojedyńczo szt 100

title: Część 10

description: Taśma samoprzylepna typu rzep o rozmiarze 5x15cm po 2 szt. Ilość w opakowaniu 240 szt. " szt 250 Taśma medyczna samoprzylepna mocująca, jałowa 50x9 cm, pakowana pojedyńczo szt 500 Kieszeń samoprzylepna używana podczas dyslokacji stawu biodrowego o rozmiarze 75x120cm. Ilość w opakowaniu 84 szt. " szt 60

title: Część 9

description: "Torba do przechwytywania płynów z otworem Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 38x32cm. Torba wyposażona jest w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizatory przewodów. Ilość w opakowaniu 22 szt." szt.100

title: Część 8

description: "Zestaw do cięcia cesarskiego Skład i wymiary: a) Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. gramaturze 65 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 140 cm H2O, odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa. – 1 szt. b) Serweta - owinięcie noworodka 90x120 cm – 1 szt c) Taśma samoprzylepna, nieprzemakalna 9x49 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE – 1szt. d) Celulozowe ręczniki chłonne 18x25 cm – 4 szt. e) Osłona na stolik Mayo 79x145 cm – 1 szt. f) Serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze min. 70 g/m2 – 1szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Ilość w opakowaniu 8 szt." szt.100

title: Część 7

description: "Zestaw LIGHT z serwetą z wycięciem U Minimalny skład: a)1x serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną –ekran anestezjologiczny 240x150cm b)1x serweta chirurgiczna dolna 200x250cm z samoprzylepnym wycięciem U 20x100cm c)4x ręczniki chłonne 18x25cm d)1x serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 140x190cm Wymaga się, aby serwety (a,b): — były wykonane z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) — gramatura laminatu > 60 g/m2 (strefa krytyczna) — odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety >99cm H2O — jedną z warstw ma stanowić folia PE — wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 87 kPa Ilość w opakowaniu 16 szt. szt.200

title: Część 6

description: "Zestaw Uniwersalny LIGHT 790500 Minimalny skład: a) 1x serweta górna z taśmą samoprzylepną 240x150 cm b) 2x serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75 cm c) 1x serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175 cm d) 1x taśma samoprzylepna 9x49 cm e) 4x ręczniki chłonne 18x25 cm f) 1x osłona na stolik MAYO 79x145 cm g) 1x serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 140x190 cm Wymaga się, aby serwety (a,b,c): — były wykonane z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) — gramatura laminatu > 60 g/m2 (strefa krytyczna) — odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety >99cm H2O — jedną z warstw ma stanowić folia PE — wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 87 kPa Ilość w opakowaniu 14 szt." szt.100

title: Część 5

description: "Zestaw do operacji stawu biodrowego (DHS): — 1 szt. serweta chirurgiczna do zespoleń śródszpikowych o wymiarach 240x290 Cm, zintegrowana z nogawicami, wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane Otwory o wymiarach 15x45 cm Wypełnione folią chirurgiczną. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 75x210 cm — 1 szt. taśma samoprzylepna — 2 szt. ręczniki chłonne — 1 szt. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30 x 50 cm — 1 szt. osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm — 1 szt. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 200 cm Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy Jednoczesnej nieprzemakalności w strefie krytycznej serwety głównej na Poziomie min. 340 cm H2O i wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej Min. 150 kPa Serweta główna wykonan z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min 62 G/m2 w strefie mniej krytycznej, wzmocnionego w strefie krytycznej laminatem Min. dwuwarstwowym, wiskozowym o gramaturze min. 83 g/m2 Ilość w opakowaniu 3 szt." szt.67

title: Część 4

description: "Zestaw do biodra Zestaw do operacji biodra Skład zestawu: a) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2) i wyposażona w organizatory przewodów 300x175cm - 1szt. b) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem “U” o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 200x260cm - 2szt. c) serweta chirurgiczna 75x90cm - 1 szt d) serweta na stolik 150x190cm - 1szt. e) osłona na kończynę 32x120cm - 1szt f) dwuwarstwowa taśma lepna rozm. 9x49cm - 2szt. g) ręczniki chłonne celulozowe rozm. 18x25cm - 4szt. h) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. i) serweta owinięcie zestawu 150x190cm przykrycie na stolik instrumentalny -1 szt Wymagania: — wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 60g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE, — wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 360/330 kPa w strefie krytycznej — wytrzymałość na penetrację płynów 820 cm H2O w strefie krytycznej Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Ilość w opakowaniu 8 szt." szt. 9

title: Część 3

description: "Zestaw do zabieg[input] brzuszno kroczowych w składzie: — serweta chirurgiczna do zabieg[input] brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie — serweta z taśmą samoprzylepną 75 x 75 cm - 1 szt, — taśma samoprzylepna typu RZEP - 1 szt, — taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt, — ręczniki chłonne - 4 szt, — osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm - 1 szt, — serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 cm Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej min. 110 Kpa Materiał podstawowy serwety głównej wykonany z min. 2 warstw przy czym jedną z warstw powinna stanowić folia PE o grubości 50 - 55 mikronów, natomiast drug ą - warstwa chłonna o gramaturze min. 20 g/m2, dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej stanowiące trzecią warstwę - laminat o gramaturze min. 60 g/m2. Ilość w opakowaniu 10 sztuk" szt 5

title: Część 2

description: 2 "Zestaw z serwetą z wycięciem U Minimalny skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna górna z tasmą samoprzylepną 240x175 – 1szt. 2) Serweta chirurgiczna dolna 200x260cm z wycięciem samoprzylepnym 20x102cm – 1szt. 3) Serweta z taśmą samoprzylepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 1 szt. 4) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm – 1szt. 5) Taśma samoprzylepną nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm – 1szt. 6) Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. 7) Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt. Wymagania materiałowe: Pozycje 1,2, wykonane z laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze > 63 g/m2 posiadające dodatkowe wzmocnienie (czwarta warstwa) w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m2, całkowita gramatura w strefie krytycznej min. 113 g/m2, odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 100cm H2O, jedną z warstw stanowiła folia PE, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 62/49 kPa, serwety spełniają wymagania PN EN 13795-3 Wysoka jakość, Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Ilość w opakowaniu 10 szt." szt 70

title: Część 134

description: "Półmaski Wymagane dokumenty potwierdzające jakość asortymentu poprzez zgodność z normami: 1. PN-EN 149+A1:2010 (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) 2. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 3. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG 4. Oznakowanie znakiem CE Zamawiający na etapie postęowania będzie wymagał dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań. " FFP2 szt 5000,00 "Półmaski Wymagane dokumenty potwierdzające jakość asortymentu: 1. Dokument potwierdzający zgodność z normamą PN-EN 149+A1:2010 (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) 2. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 3. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG 4. Oznakowanie znakiem CE Zamawiający na etapie postęowania będzie wymagał dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań. " FFP3 szt 5000,00

title: Pakiet 129

description: Fartuch foliowy niesterylny, indywidualnie pakowany, opakowanie a 1 szt. szt 4084 Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 35g w kolorze niebieski. Z wycięciem V pod szyją. Rozmiar L 1op. a 1 szt. szt 2917 Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 35g w kolorze niebieski. Z wycięciem Y pod szyją. Rozmiar L 1op. a 1 szt. szt 759 Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m2. Kolor granatowy, niejałowe.1 op. a 1 szt szt 5017 "Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny Pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 70g/m2, z włóknininy. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny.Szwy wykonane techniką tradycyjnego szycia. Do każdego fartucha dołączony jest celulozowy ręcznik o wym. 40x40cm X 2, Pakowany w opakowanie typu papier-folia Rozmiar: M, L, XL, XXL. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami. 1op. a 1 szt." szt 3063

title: Część 125

description: Skoncentrowany trój-polimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Tubka 92 g. szt 80 Sterylny bezalkoholowy trój-polimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Flakon z atomizerem 28 ml. (140 rozpyleń) szt 50

title: Część 124

description: Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, wykonanej z żelatyny wieprzowej lub rybnej, całkowicie wchłanialna, wchłania średnio 50-krotność swojej masy, czas hemostazy 2-4 minuty, czas po którym ulega całkowitemu wchłonięciu 3-4 tygodnie.x 1 7 cm x 5 cm x 1 cm szt. 100 7 cm x 5 cm x 0,1 cm szt. 200 8 cm x 0,3 cm – tampon. szt. 20 Żel o właściwościach znieczulających w formie ampułko-strzykawki sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną poj. 5 ml posiadający badania na biokompatybilność chlorheksydyny.x 25szt szt 200

title: Pakiet 121

description: Tupfery (tampony) jałowe kula z gazy min. 17-to nitkowej, z nitką radiacyjną pakowane po 10 szt. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 9,5 cm x 9,5 cm zgodnie z odp. Zaof fasolkę op. 10 15 cm x 15 cm op. 500 20 cm x 20 cm op. 600 Setony gazowe jałowe z nitką RTG 17N 4W. Pakowany po 1 szt. Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT, kod kreskowy). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy klasa 2a reguła 7. 2 m x 5 cm op. 250 2 m x 7,5 cm op. 150 2 m x 10 cm op. 150

title: Część 115

description: .Pieluchomajtki dla noworodków rozmiar 2 -5 kg (chłonność minimalna 390g), falbanki zapobiegające wypływowi moczu kału, rzep wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności. Wycięcie na kikut pępowinowy. Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem, elastyczne uszy w tylenj części wyrobu, 2 zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania, Opakowanie A’78. Pieluchomajtki dla dzieci rozmiar 3 -6 kg (chłonność minimalna 490g), falbanki zapobiegające wypływowi moczu kału, rzep wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności. Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem, elastyczne uszy w tylenj części wyrobu, 2 zapięcia w postaci rzepów Opakowanie A’78. Chusteczki nasączone do mycia i pielęgnacji dla noworodków, opakowanie A'56 sztuk, łatwa aplikacja. Hipoalergiczne, przyjazne pH. Pieluchomajtki dla dzieci rozmiar 5 -9 kg (chłonność minimalna 560g), falbanki zapobiegające wypływowi moczu kału, rzep wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności. Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem, elastyczne uszy w tylenj części wyrobu, 2 zapięcia w postaci rzepów Opakowanie A’72.

title: Część I

description: "Zestaw uniwersalny wzmocniony Minimalny skład i wymiary: 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt. 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt. 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt. 4) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm – 1szt. 5) Taśma samoprzylepną nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm – 1szt. 6) Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. 7) Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt. Wymagania materiałowe: Pozycje 1,2,3, wykonane z laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze > 79 g/m2 posiadające dodatkowe wzmocnienie (czwarta warstwa) w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m2, całkowita gramatura w strefie krytycznej 129 g/m2, odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 100cm H2O, jedną z warstw stanowiła folia PE, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 280/160 kPa, serwety spełniają wymagania PN EN 13795-3 Wysoka jakość, Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Ilość w opakowaniu 12 szt." szt 83

title: Sukcesywne dostawy opatrunków, włóknin i nici chirurgicznych do Apteki w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

description: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ "Formularz cenowy"