name: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

name: Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o.

name: PRO VITA Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.

name: Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

name: J.CHODACKI, A.MISZTAL "MEDICA" SPÓŁKA JAWNA

name: E-mocja Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

name: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

title: część 210

description: Zestaw (kartridż) do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych Fluido Compact – jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu. Skład zestawu: kaseta + 40cm linii pacjenta. Objętość wypełnienia 3ml, przepływ 5-100ml/min, temperatura grzania 39?C. (Próbka 1 sztuk) szt. 100

title: część 209

description: Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiary: CH06, CH10, CH12, CH14. Wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta. Pakowana pojedynczo folia-papier, sterylna. - rozmiar w zależności od potrzeby zamawiającego. ( Próbka 1 sztuka rozmiar CH10) szt. 600 Zestaw do przetoczeń z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 µm. Całkowita długość zestawu 285 cm, objętość napełniania 22 ml, okres przydatności min. 3 lata. (Próbka 1 sztuka) szt. 250 Zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopodobnych z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 200 µm. Całkowita długość zestawu 250 cm, objętość napełniania 20 ml, okres przydatności min. 3 lata. (Próbka 1sztuka) szt. 250 Zestaw do żywienia dojelitowego z adapterem do butelek, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml. Całkowita długość zestawu 285 cm, objętość napełniania 20 ml, okres przydatności min. 3 lata. (Próbka 1 sztuka) szt. 250

title: część 208

description: Prowadnice z rdzeniem nitinolowym, giętkie dł. 150 oraz 180cm, średnica 0,018", 0,035", 0,038" (do wyboru przez Zamawiającego). Rdzeń z nitinolu zapewnia doskonałą odporność na zgięcie i wysoką stabilność rotacyjną. Bardzo dobra widzialność w gabinecie endoskopii dzięki czarnej, poliuretanowej osłonie. Powłoka hydrofilna zapewnia doskonale własności poślizgowe. Wysoka nieprzepuszczalność promieni rtg. Prosta lub zakrzywiona końcówka (dostępna w wersji standardowej lub miękkiej o długości końcówki całkowitej 13cm lub 19cm zależnie od rodzaju). Gładkie przejście między trzonem i giętką, bezpieczną końcówką. W dyspenserze z adapterem Luer-lock i końcówką wprowadzającą. Sterylne, do jednorazowego użytku. Nie zawierają lateksu (Próbka 2 sztuki rozmiar 0,035" dł. 150cm) szt. 120 Prowadnice z rdzeniem nitinolowym, sztywne dł. 150 oraz 180cm, średnica 0,035", 0,038" (do wyboru przez Zamawiającego). Rdzeń z nitinolu zapewnia doskonałą odporność na zgięcie i wysoką stabilność rotacyjną. Bardzo dobra widzialność w gabinecie endoskopii dzięki czarnej, poliuretanowej osłonie. Powłoka hydrofilna zapewnia doskonale własności poślizgowe. Wysoka nieprzepuszczalność promieni rtg. Prosta lub zakrzywiona końcówka (dostępna w wersji standardowej lub miękkiej o długości końcówki całkowitej 13cm lub 19cm zależnie od rodzaju). Gładkie przejście między trzonem i giętką, bezpieczną końcówką. W dyspenserze z adapterem Luer-lock i końcówką wprowadzającą. Sterylne, do jednorazowego użytku. Nie zawierają lateksu szt. 120

title: część 207

description: Dwukanałowe igły w rozmiarze 10G i 8G, kompatybilne z posiadanym sprzętem biopsyjnym Mammotome revolve. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 1 sztuka) szt. 30 Znaczniki tkankowe 8G i 10 G, skład znaczników: elementy ceramiczne, węglowe i beta - glukanowe, zapewniający długoterminową widoczność w badaniu USG, mammografii oraz MRI (trwale) Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 1 sztuka) szt. 30 Prowadnice do igieł 8G i 10G Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 1 sztuka) szt. 30 Prowadnice do kotwic lokalizacyjnych szt. 40 Wymienny pojemnik próżniowy 800cc szt. 30 Dodatkowy pojemnik na bioptaty szt. 10 Igły do biopsji wspomagane próżnią 13 G i 10 G (do wyboru przez zamawiającego) do posiadanego aparatu Mammotome Elite. szt. 30 Znacznik tkankowy kompatybilny z Mammmotome Elite. szt. 30

title: część 206

description: Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 3, 5, 10, 20, 30, 60 tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia łącznika 0,12 ml, długośc 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. Pojemność w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 60ml 10sztuk) szt. 7 000 Zamknięty adapter luer męski tworzący po połączeniu ze strzykawką luer-lock zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia 0,12 ml, długośc 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. szt. 7 000 Korek zamykający PushFit typu żeńskiego zabezpieczający końcówkę typu luer męską, produkt sterylny, bez lateksu DEHP, PCV, kompatybilny z pozycją 1-2 szt. 2 000 Przyrząd do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Apirogenny szt. 2 000 Zamknięte, wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 20mm, zawierający filtr 0,2um. Zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemość wypełnienia 0,15ml, długość 6cm, długości igły 1,6cm .Produkt bez zawartości lateksu, DEHP, PCV. Produkt jałowy.Apirogenny. (Próbka 10 sztuk) szt. 7 000 Przyrząd do pobierania wielokrotnego, przyrząd uniwersalny do worka lub butelki z zaworem bezigłowym (do wielkorotnego uzycia 100 podań lub 72h - po dezynfekcji, potwierdzone w instrukcji obsługi) produkt jednorazowego uzycia, jałowy, bez lateksu, DEHP, PCV szt. 2 000 Przyrząd do pobierania wielokrotnego z zaworem zwrotnym, zapobiegającym cofaniu. Przyrząd uniwersalny do worka lub butelki z zaworem bezigłowym (do wielkorotnego uzycia 100 podań lub 72h - po dezynfekcji, potwierdzone w instrukcji obsługi) produkt jednorazowego uzycia, jałowy, bez lateksu, DEHP, PCV szt. 2 000 Przyrząd dostępu do worka lub butelki bez odpowietrzenia. Port dostępu z zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h - po dezynfekcji, potwierdzone w instrukcji obsługi). Długość przyrządu 9,6cm, zakończona adapterem do plastikowej iglicy zestawu infuzyjnego, zapobiegająca wyciekowi przed pierwszym nakłuciem iglicą zestawu infuzyjnego. objętość wypełnienie 0,61ml. produkt bez zawartości DEHP, lateksu, produkt sterylny,jednorazowego użycia (Próbka 10sztuk) szt. 4 000

title: część 205

description: Strzykawka o poj. 3,5,10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9 %) (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), do stosowania w polu operacyjnym Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Pojemność w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki 5ml) szt 1 000

title: Część 204

description: System do pozyskiwania autologicznej surowicy bogatej w aktywowaną trombinę przygotowaną z krwi własnej pacjenta. Zestaw całkowicie zamknięty, posiadający separator żelowy, nie wymagający dodania jakichkolwiek czynników zewnętrznych czy przelewania materiału. Zestaw pozwalający uzyskanie 2 – 3 ML ATS o koncentracji płytek x 1.8 pozyskiwane z 10 ML krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erocytami poniżej 0,3 %.System zawiera wszystkie niezbędne elementy do przygotowania końcowego produktu. Czas przygotowania do 15 min, czas wirowania 5 minut. szt. 50 System do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego. Zestaw całkowicie zamknięty, posiadający separator żelowy, nie wymagający jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Zestaw pozwalający uzyskać 6-7 ML końcowego produktu. W skład zestawu wchodzi: 1x Trokar, 2x Zestawy transferowe, 2x Tuby z separatorem żelowym, 2 igły transportowe, 1 x 80mm kaniula transferowa, 4 sterylne naklejki szt. 10 System do przygotowania autologicznego kleju fibrynowego. System operacyjny całkowicie zamknięty, sterylny, pozwalający uzyskać od 12 do 13 ml autologicznego kleju fibrynowego z krwi pacjenta. W skład zestawu wchodzi: 2 próbówki z separatorem żelowym BCT 1 próbówka z separatorem żelowym ATS Komplet akcesoriów do poboru krwi oraz przygotowania końcowego systemu autologicznego kleju tkankowego. Łączny czas do przygotowania kleju 10 min w tym czas wirowania 5 minut. szt. 20 Całkowicie sterylny, zamknięty system do mieszania i podawania kleju fibrynowego. szt. 20 Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowej z kwasem hialuronowym, całkowicie zamknięty, nie wymagający dodania czynników zewnętrznych czy przelewania materiału. 2ml HA umieszczone w próbówce do uzyskiwania PRP pod separatorem tiksotopowym. Zestaw pozwalający na uzyskanie 4 ml produktu (2 ml PRPi 2 ml HA). Koncentracja osocza bogatopłytkowego x 1.6 pozyskiwane z 6 ml krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erocytami poniżej 0,3 %. w komplecie zestaw do poboru krwi i zestaw przelewowy. (Próbka 2 sztuki) szt. 40

title: Część 203

description: "Czyścik elektrod, jednorazowego użytku, sterylny do abrazyjnego czyszczenia elektrod jednorazowych 43x43x6mm (Próbka 2 sztuki)" szt 2 000

title: Część 202

description: Cewnik balonowy do nefrostomii silikonowy, z metalowym, drożnym mandrynem. Końcówka z centralnym otworem, aplikacja na prowadnicy do śred. 0,038". Powłoka hydrożelowa na dł. 5 cm. 2 otwory drenujące z przodu i 2 otwory przed i za balonem. Zawór do końcówek strzykawki Luer i Luer-lock. Przezroczysty. Cylindryczna, widoczna w rtg końcówka. Kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika. Podziałka w cm j.w. 12/14 Ch balon 3 ml długośc 240 mm lub 410mm w zależności od potrzeb zamawiającego szt. 200 j.w. 16-24 Ch balon 5 ml długość 240 mm lub 410mm w zależności od potrzeb zamawiającego szt. 200

title: Część 201

description: Wziernik ginekologiczny z centralną śrubą typu Cusco- sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego jakości medycznej, powierzchnia gładka, pakowany indywidualnie, rozmiary wg wskazania z poz. 1 – 4 (Próbka 4 szt. rozmiar M) Rozmiar XS szt. 200 Rozmiar S szt. 600 Rozmiar M szt. 3 600 Rozmiar L szt. 2 000

title: Część 200

description: Wziernik do otoskopu śr. 2,5mm i 4,0mm pakowany po 250sztuk – w zależności od potrzeb zamawiającego. Kompatybilny z otoskopem TM-OT100 (Próbka 10sztuk) op. 200

title: Część 199

description: Sterylna, jednorazowa szczoteczka z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych - jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji. (Próbka 10 sztuk) szt 1 000

title: Część 198

description: Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm; odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m; końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L; odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m; generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki; kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym (Próbka 1 sztuka) szt 80 Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. S,M,L – w zależności od potrzeby zamawiającego szt 80 Maska nosowa rozm. S, M, L, XL – w zależności od potrzeby zamawiającego szt 80 Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej; z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące; posiadający perforację w części płatu potylicznego; o konstrukcji w postaci opaski; z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu); z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach; część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca; wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały; z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Rozmiary: obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS; obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS; obwód głowy 28-31 cm, rozm. S; obwód głowy 31-34cm, rozm. M; obwód głowy 34-38 cm, rozm. L; obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. szt 80 Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m szt 80 Filtr wyciszający szt 80 Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 10 cm szt 80 " Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 60 cm " szt 80 Smoczek MAM. Rozmiar: dla wcześniaków o wadze poniżej 1200g; dla wcześniaków o wadze 1000-1800g; dla pacjentów o wadze 1600-2500g – w zależności od potrzeb zamawiającego szt 80 Jednorazowy pokrowiec maty lampy do fototerapii Atom Bilitherapy PAD, rozm. L (19cm x 49 cm) lub S (14,5 cm x 35 cm) – w zależności od potrzeb zamawiającego szt 200

title: część 197

description: Łącznik urologiczny do połączenia cewnika moczowodowego z workiem do zbiórki moczu, typu Luer, (Próbka 2 sztuki) szt 600 Prowadnica ze stali chirurgicznej Lunderquista o długości 80cm i średnicy 0,035” z końcówką prostą i giętką na długości 6cm (Próbka 2 sztuki) szt 30 Prowadnica ze stali chirurgicznej Lunderquista o długości 80cm i średnicy 0,035” z końcówką typu J i giętką na długości 7cm (Próbka 2 sztuki) szt 40 Prowadnica wykonana z nitinolu hydrofilna na długości 40cm i w dalszej części pokryta PTFE z miękkim do-nerkowym końcem 3cm, o długości całkowitej 150 cm i średnicy 0,035” szt 10 Zestawu do drenażu przezskórnego metodą 2-stopniwą zawierający: cewnik typ Pigtail pokryty w dystalnej do-nerkowej części hydrożelem, wykony z poliuretanu, igłę punkcyjną bardzo dobrze widoczną w USG 18G/20cm, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 / 9 Fr do wyboru przez Zamawiającego szt 50 Koszulka dostępu moczowodowego pozwalająca na zastosowanie jednej prowadnicy jako prowadnicy roboczej która po wprowadzeniu koszulki pozostaje prowadnicą bezpieczeństwa. Posiadająca powłokę hydrofilową na zewnątrz i w środku, co czyni ją atraumatyczną dla tkanek oraz ułatwia wprowadzanie endoskopu. Mandryn posiada kanał dodatkowy zakończony 3 otworami –do podania kontrastu oraz pierścień na końcu koszulki zwiększający widoczność w RTG ułatwiający pozycjonowanie. Rozmiary 10-12CH oraz 12-14CH dł. 28cm, 35cm, 45cm oraz 55cm szt 2 Zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu J wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z miękką warstwą zewnętrzną dla komfortu pacjenta i sztywną wewnętrzną dla lepszego drenażu, cewnik długości 29cm, łącznik Luer-Lock, zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, rozszerzadło z rozrywaną koszulką, prowadnica, dwie igły Chiba, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 6-14Ch szt 50 Zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu Malecot wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z miękką warstwą zewnętrzną dla komfortu pacjenta i sztywną wewnętrzną dla lepszego drenażu, łącznik Luer-Lock, zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, rozszerzadło z rozrywaną koszulką, prowadnica, dwie igły Chiba, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 8-14Ch szt 20 Jednorazowy system płucząco-ssący do zabiegów laparoskopowych, ergonomiczny, zakończenie z 6 otworami bocznymi zapewniającymi perfekcyjne ssanie i płukanie. Kaniula długości 350mm, średnicy 5mm na całej długości bez przewężeń uniemożliwiających zablokowanie przepływu. Wykonany z E włókna szklanego – atraumatycznego i nieprzewodzącego. System dostępny z drenem o długości 3 m, rozmiar wewnętrzny 6,4 mm, zewnętrzny 9,5 mm. szt 2

title: część 196

description: Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający o wymiarach 210x110cm lub 110x105 cm Wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Zgodny z normą EN 13795:2011+A1:2013. Rozmiar 210cmx110cm (Próbka 2 sztuki) szt. 1 000 Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający o wymiarach 210x110cm lub 110x105 cm Wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Zgodny z normą EN 13795:2011+A1:2013. Rozmiar 105cmx110cm szt. 500

title: część 195

description: "Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. (Próbka 1 sztuka)" op 200

title: część 194

description: Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 3,8cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy. Ostrza pakowane po 50 sztuk. op 100 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 4 godziny, ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max.180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, klasa wodoodporności IPX7 szt. 20

title: część 193

description: Dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego o składzie: 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200ml(do 12 godzin użytkowania); 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spikeami; 1 złącze wielorazowego użytku (Próbka 2 sztuki) szt. 600 Dren o długości minimum 250cm przy pełnym rozciągnięciu z 2 zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi, kompatybilny z zestawem z pkt. 1. (Próbka 2 sztuki) szt. 6 000 Dwa wkłady o pojemności 200ml. Złącze niskiego ciśnienia o długości ± 150cm z trójnikiem „T”. 2 ostrza szybkiego napełniania typu spike (Próbka 2 sztuki) szt. 2 000

title: część 192

description: "Stent moczowodowy. Rozmiar 4,8F x 26cm i 28cm – w zależności od potrzeby zamawiającego; z prowadnikiem 0.035in x 150cm z końcówką 3cm. Długość mierzona od pętli do pętli. Wykonany z biokompatybilnego materiału umożliwiającego przebywanie w ciele przez 365 dni. Niskoprofilowy z większym wewnętrznym światłem dla poprawy stosunku ID/OD. (Próbka 1 sztuka)" szt. 100

title: część 191

description: Plastry naskórkowo-płatkowe do nakładania alergenu, posiadające budowę komorową. Wewnętrzna średnica komory 8mm, ścisłe przyleganie do skóry. Pasek 10 komorowy (2x5). Opakowanie zawierające 100pasków. W opakowaniu dodatkowo 200 bibułek papierowych. (Próbka 4 paski 10 komorowe) op. 20

title: Część 190

description: Ostrze do dermatonu ZIMMER znajdującego się na wyposażeniu Szpitala szt. 50

title: Część 189

description: Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm. Umożliwiający podawanie tłuszczy, lipidów, chemioterapeutyków i leków, odporny na ciśnienie powyżej 3,5 bara, z płynnym i łatwym a przy tym wyczuwalnym momentem przeskoku z pozycji o/z umożliwiającym obsługę jedną ręką, z bezpiecznym dokręcaniem do linii „Safety Luer Lock” uniemożliwiającym przypadkowe odkręcenie się kranika, wykonany z materiału antyzapiekowego. W zestawie klipsy do oznaczenia linii (czerwony i niebieski). (Próbka 10szt.) szt. 3 000

title: Część 188

description: Kranik trójdrożny bez przedłużacza umożliwiający podawanie tłuszczy, lipidów, chemioterapeutyków i leków, odporny na ciśnienie powyżej 3,5 bara, z płynnym i łatwym a przy tym wyczuwalnym momentem przeskoku z pozycji o/z umożliwiającym obsługę jedną ręką, z bezpiecznym dokręcaniem do linii „Safety Luer Lock” uniemożliwiającym przypadkowe odkręcenie się kranika, wykonany z materiału antyzapiekowego. W zestawie klipsy do oznaczenia linii (czerwony i niebieski). (Próbka 10szt.) szt. 15 000

title: Część 187

description: Igła do biopsji cienkoigłowej Chiba – jednorazowa, uniwersalna, do aspiracji cytologicznej, miejscowego znieczulenia, nakłuć diagnostycznych; wyjmowany mandryn dopasowany do igły. Kompatybilna z pistoletem PROMAG ULTRA. Ruchoma blokada oraz skalowana umożliwiająca bezpieczny kontakt głębokości wkłucia. Rozm.: 20Gx120mm, 20Gx150mm, 20Gx200mm – w zależności od zapotrzebowania zamawiającego (Próbka 2 sztuki) szt. 500

title: część 186

description: Igła do trepanobiopsji – rozmiar 11G/10cm Próbka 2szt. szt 400

title: część 185

description: Igła biopsyjna do aspiracji szpiku kostnego i transplantacji, ścięty wierzchołek igły. Milimetrowa podziałka; zakończenie Luer Lock. Łatwo usuwalna rączka pozwalająca wykorzystanie zarówno do wykonania aspiracji i transplantacji z mostka oraz regionów grzebienia kości biodrowej. Rozmiar 15G x 10-50mm (Próbka 2sztuki) szt. 800

title: część 184

description: Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny z balonem - końcówka typu DUFOUR - cewnik dwudrożny, wzmocniony, silikonowany, trzy otwory odprowadzające, sterylny, pojemność balona i rozmiar wg wskazania, dwustronne zbrojenie zapewniające drożność w trakcie płukania, końcówka zakrzywiona z dodatkowym dużym otworem j.w. CH 18 poj. Balona 30/50 szt. 20 j.w. CH 18 poj. Balona 60/80 szt. 20 j.w. CH 20 poj. Balona 30/50 szt. 20 j.w. CH 20 poj. Balona 60/80 (Próbka 2 sztuki) szt. 20 j.w. CH 22 poj. Balona 30/50 szt. 10 j.w. CH 22 poj. Balona 60/80 szt. 20

title: część 183

description: Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny z balonem - końcówka typu DUFOUR - cewnik trójdrożny, wzmocniony, silikonowany , cztery otwory odprowadzające powyżej balonu, cewnik sterylny, pojemność balona i rozmiar wg wskazania, dwustronne zbrojenie zapewniające drożność w trakcie płukania, końcówka zakrzywiona z dodatkowym dużym otworem j.w. CH 18 poj. Balona 30/50 szt. 50 j.w. CH 18 poj. Balona 60/80 szt. 100 j.w. CH 20 poj. Balona 30/50 Próbka 2szt. szt. 200 j.w. CH 20 poj. Balona 60/80 szt. 40 j.w. CH 22 poj. Balona 30/50 szt. 40 j.w. CH 22 poj. Balona 60/80 szt. 40 j.w. CH 24 poj. Balona 30/50 szt. 40 j.w. CH 24 poj. Balona 60/80 szt. 40

title: część182

description: "Filtr infuzyjny z dodatnio naładowana membraną, wielkość porów 0,2 mikrona.Zatrzymuje bakterie, ednotoksyny, cząsteczki. Możliwośc stosowania do 96 godz.Automatyczny odpowietrznik, który gwarantuje szybkie wypełnienie filtra. Efektywna pow. filtrująca 10,0 cm2, obj. wypełnienia 2,4 ml; wielkośc przepływu powyżej 30ml/min; wytrzymałość cisnieniowa 3,1 bar. Zamknięcie luer-lock. Nie zawiera DEHP i lateksu. Sterylny. (Próbki 2 szt.)" szt 600

title: część 181

description: Przyrząd do chemioterapii dwudrożny, dwuczęściowy układ biorczy. 1. igła biorcza z osłonką, dren, rolkowy regulator przepływu, 2.łącznik luer-lock z osłonką, dren, zaciskacz zatrzaskowy. Dwuczęściowa komora filtracyjna z filtrem płynu 15mm, z dwoma wejściami. Układ podający: dren, zaciskacz zatrzaskowy, rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y, łącznika luer-lock z osłonką. Długość przyrządu to ok. 170 cm. Opakowanie jednostkowe typu blister – pack (Próbki 2 szt.) szt 6 000

title: Część 180

description: Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 2ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 120 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10 %, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. (próbka – 4szt.) szt. 10 Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 5ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 48 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10 %, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. (próbka – 4 szt.) szt. 1 000

title: Część 179

description: Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, z komorą tytanową, wysokość 13,2mm, waga portu 8,6g, membrana silikonowa o średnicy 12mm, komora o objętości 0,5 ml. Do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć. Niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s. Membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji. Niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z: strzykawka 10ml; igła Seldingera 18G; dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu; drut prowadnik J w podajniku; dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika; rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną; tunelizator o tępych zakończeniach; igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi). (Próbka 1 sztuka) op. 5 Port naczyniowy niskoprofilowy, jednokomorowy, kształt delty, wielkość (rozmiar mały 29x22mm, waga 5 gram, śr. membrany 10,8 mm, wysokość komory portu 11,3 mm) sterylny; do prowadzenia długotrwałej chemioterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego. Port nie wykluczający wykonywania badań TK i MRI. Z powodów technicznych, pozostała część asortymentu z danej części została opisana w załączniku nr 5 do SWZ

title: Część 178

description: Klips tytanowy rozmiar M, ML pakowane po 4 sztuki klipsów w magazynku, z nieodpłatnym użyczeniem klipsownicy – kompatybilny z trokarem z pkt.2 części 177 (Próbka 2 magazynki) op. 800 Klips polimerowy duży, niewchłanialny do zabiegów laparoskopowych, pakowany po 4 szt. klipsów w magazynku (zamyka światło naczyń w przedziale 5-13mm) z nieodpłatnym użyczeniem klipsownicy – kompatybilny z trokarem z pkt.2 części 177 op 200 Klips tytanowy rozmiar L pakowane po 4 sztuki klipsów w magazynku, z nieodpłatnym użyczeniem klipsownicy – kompatybilny z trokarem z pkt.2 części 177 op 200

title: Część 177

description: "Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 4 nw. narzędzi: 1. Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. 2. Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2. wbudowana uszczelka 5-11 mm. Kaniula kompatyblina z trokarem z pozycji 1. 3. Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostzrza. 4. Jednorazowa igła Veressa 120mm kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta." zes. 40 "Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 5 nw (...) Pozostały asortyment w danej części, z powodu ograniczeń tehcnicznych, został opisany w załączniku nr 5 do SWZ

title: Część 176

description: Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych: materiał PCV (polichlorek winylu); 2 rury gładkie wewnętrznie, ograniczający zaleganie bakterii o dł. 180 cm; średnica 22 mm; trójnik „Y” z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika; kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed zanieczyszczeniami/tester szczelności; złącze pacjenta 22M/15F; złącza do podłączenia respiratora 22mmF; elastyczne końcówki typu FLEX do podłączenia do respiratora wykonane z PCV; może być stosowany do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); wszystkie elementy obwodu pakowane razem; opakowanie: folia-papier; sterylne (sterylność potwierdzona certyfikatem walidacji procesu sterylizacji). (Próbka 2 sztuki) szt. 1 000 Membrana nebulizatora Solo dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni) kompatybilna z posiadanym nebulizatorem Aeroneb szt. 20 Złącze typu "T" (dla jednego pacjenta) Solo do podłączenia membrany nebulizatora Solo kompatybilne ze złączem 22mmF przedłużacza obwodu z pozycji 4 szt. 400 Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Urządzenie sterujące USB Kontroler: zakresy pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230V lub z portu USB w urządzeniu medycznym - 1 sztuka. Membrana nebulizatora Solo dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni) - 30 sztuk; złącze typu „T” Solo do podłączenia w układ oddechowy dla dorosłych (dla jednego pacjenta) - 30 sztuk zestaw 1 Przedłużacz obwodu oddechowego „martwa przestrzeń”: łącznik do rurek intubacyjnych, rozciągliwych 15cm, jednorazowy; złącze 22mmF z elastycznego EVA od strony maszyny lub nebulizatora; złącze od strony pacjenta 22mmM/15mmF; z kominkiem podwójnie obrotowym z portem do odsysania i bronchoskopii, przestrzeń martwa: 25ml – po złożeniu, 40ml - po rozciągnięciu, kompatybilny ze złączem T z pozycji 3 - sterylny szt. 1 000 Jednorazowy koc dla dorosłych na całe ciało kompatybilny z ogrzewaczem Mistral Air Plus szt. 100 Skraplacz (pułapka wodna, typ Dryline) do układu pomiarowego kapnografii kompatybilny z modułem CO2 monitora BeneView (Próbki 2 szt.) szt 400

title: część 175

description: Dren zamknięty w kasecie, sterylny, jednorazowy, inflow/outflow, z końcówką pojedynczą do worka lub z rozgałęzieniem, do pompy Dyonics, do zabiegów artroskopii ( 3 szt. w opak.) op 300 Frez do shavera przeznaczony do tkanek miękkich o śr. 4,5mm, z ząbkami, jednorazowy, kompatybilny z shaverem Dyonics ( 6szt. w opak.) op 60 Końcówka do waporyzatora typu COBLATION FLOW 50 szt. 40

title: część 174

description: Układ oddechowy do respiratora transportowego Oxylog 3000plus. Rury jednorazowe bez lateksu, długość 1500cm. (Próbka 1 sztuka) szt. 40

title: część 173

description: Żel z 2 % lidokainą i chlorheksydyną, sterylny znieczulający do cewnikowania. Opakowanie zawierające około 12ml żelu w ampułkostrzykawce. (Próbka 2 sztuki) szt. 400

title: część 172

description: Żel z 2 % lidokainą i 0,05 % chlorheksydyną, sterylny znieczulający do cewnikowania. Opakowanie zawierające od 12g/ml do 12,5g/ml żelu w tubce bądź ampułkostrzykawce. (Próbka 2 sztuki) szt. 16 000 Żel z 2 % lidokainą i 0,05 % chlorheksydyną, sterylny znieczulający do cewnikowania. Opakowanie zawierające od 6g/ml do 7g/ml żelu w tubce bądź ampułkostrzykawce. szt. 3 000

title: część 171

description: Żel ścierny, łagodny, obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda, obniżający impedancję skóry, poprawiający jakość zapisów EEG lub EKG. Eliminujący. niepożądane efekty obfitego pocenia Zawiera łagodny materiał ścierny usuwający martwą suchą skórę. Obszary zastosowa?: Badania EEG, Diagnostyka snu, Badanie potencja?ów wywo?anych, Monitorowanie ?ródoperacyjne, Audiologia, Biologiczne sprz??enie zwrotne, Test wysi?kowy serca, Badanie Holter’a, Monitorowanie rehabilitacji kardiologicznej. Tubka 114g (Próbka 1 sztuka) szt. 20

title: Część 170

description: Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i trwałości 76st. ShA z pół przezroczystymi konektorami, barwny kod nasadek, dwa otwory boczne, atraumatyczne zakończenie, odporny na załamanie, rozmiary 10-22 wyposażone we wkładkę redukcyjną Luer i zatyczkę, rozm. od 24-36 z konektorem do podłączenia. Powierzchnia satynowa "zmrożona" pakowany pojedynczo folia-papaier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny Zgłębnik żołądkowy - sterylny 08 x 800 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 10 x 800 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 12 x 1000 szt. 20 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 16 x 1100 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 12 x 1250 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 14 x 1250 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 16 x 1250 szt. 100 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 18 x 1250 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 20 x 1250 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 22 x 1250 szt. 60 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 14 x 1500 szt. 20 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 16 x 1500 szt. 800 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 18 x 1500 (Próbka 5 sztuki) szt. 2 500 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 20 x 1500 szt. 600 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 22 x 1500 szt. 600 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 24 x 1500 szt. 150 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 30 x 1500 szt. 150 Zgłębnik żołądkowy - sterylny 36 x 1500 szt. 150

title: Część 169

description: Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny pakowany po 10 szt. do zastosowania z pompą ENDOMAT HAMOU op 25 Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny pakowany po 10 szt. do zastosowania z pompą ENDOMAT SELECT op 25

title: Część 168

description: Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm; samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. szt 60 Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm; samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. (Próbka 2 sztuki) szt 100 Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm; samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. szt 30 Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm szt 60 Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm szt 60 Łacznik Y do łaczenia dwóch opatrunków szt 60 Silikonowa warstwa kontaktowa pod opatrunek piankowy rozmiar 10x20cm wykonana z siatki PET pokrytej silikonem szt 50 Silikonowa warstwa kontaktowa pod opatrunek piankowy rozmiar 20x30cm wykonana z siatki PET pokrytej silikonem szt 50 Myjka/Rękawica do mycia, jednorazowego użytku, wykonana z niechlorowanej, tłoczonej, specjalnej miękkiej tkaniny pokrytej wewnątrz cienką warstwą folii, o gramaturze 67 g/m2, o długości 235 mm, szerokości 155 mm, potwierdzone kartą danych technicznych (Próbka 1 opakowanie a 50sztuki) op 1 000 Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty. Rozmiar płytki 125mm x 125mm. Pojemność 1000ml. Średnica otworu od 10 – 90mm, możliwość przycięcia do 90mm. (Próbka 2 sztuki) szt. 600 UWAGA ! Do powyższego asortymentu dostawca zobowiązuje się dostarczyć i użyczyć bezpłatnie 2 pompy do podciśnienieniowego leczenia ran na okres umowy na powyższe akcesoria.

title: Część 167

description: Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem. Cewnik wykonany z poliamidu, długość 100cm, czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwiająca wprowadzenie go do igły. Igła zewnątrzoponowa G18 x 31/4'' x 80mm. Łącznik do cewnika G20 – o,45x0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne, miękka końcówka. Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2μm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar. Strzykawka do metody spadku oporu 10ml. (Próbka 2 sztuki) zest. 100

title: Część 166

description: "System do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej, optymalnej pod względem parametrów biologicznych separacji PRP. Zestaw całkowicie zamknięty, posiadający separator żelowy, nie wymagający dodania jakichkolwiek czynników zewnętrznych czy przelewania materiału. Zestaw pozwalający uzyskanie 3 – 3,5 ML PRP o koncentracja płytek x 1.8 pozyskiwane z 10 ML krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erocytami poniżej 0,3 %. System zawiera wszystkie niezbędne elementy do przygotowania końcowego produktu. Czas przygotowania do 15 min, czas wirowania 5 minut.Zamawiający zapewni bezpłatne użyczenie wirówki na czas obowiązywania umowy. (Próbka 2 sztuki)" szt 2 000

title: Część 165

description: Zestaw do toracentezy i paracentezy z igłą Veressa i zastawką jednokierunkową. (Próbka 2 sztuki) szt 200

title: część 164

description: Zestaw do jednorazowego użytku do pomp objętościowo zmiennych AP31; typu UNI-ASCOSET długość drenu 230cm. (Próbka 2 sztuki) szt 500 Zestaw do jednorazowego użytku do pomp objętościowo zmiennych AP31; typu ASCOSET długość drenu 230cm. szt 100

title: część 163

description: Zestaw do przezskórnej nefrostomii: CH12 lub CH14 Skład zestawu: cewnik z balonem Integral z silikonu; dwuczęściowa igła punkcyjna 17,5 GA; prowadnik Lunderquista, zagięty, śr o,035”, dł. 90cm; Zestaw CH12 - 4 rozszerzadła : CH 7,CH 9, CH11, (CH13 z rozszczepialną koszulką) dodatkowo strzykawka z gliceryną szt. 10 Zestawy do nefrostomii: Cewnik silikonowy CH10 z balonem 2ml stożkowy koniec zakończony otworem; napinacz; prowadnica Lunderquista 0,035”, dł. 90 cm, typu „J”; igła punkcyjna 17,5 G, dł. 18,5 cm; Rozszerzadła 8 CH i 10 CH; dodatkowo strzykawka z roztworem gliceryny szt. 100 Zestaw do cystostomii z rozszczepialnym metalowym trokarem, cewnik z 100% silikonu z zintegrowanym balonem z otwartym zakończeniem o średnicy 12 lub 14CH, w zestawie zatyczka szt. 200 Cewnik moczowodowy typu JJ, z poliuretanu, jednostronnie otwarty, z prowadnikiem pokrytym PTFE . Cewnik CH 4,8 dł. 24, 26, 28, 30cm; wyskalowany, widoczny w RTG, zestaw złożony, gotowy do użycia popychacz długości 70 cm. Cewnik do utrzymania w moczowodzie do 6miesięcy; w zestawie zacisk; perforacja po bocznych stronach cewnika. (Próbka 2 sztuki) szt. 500 Cewniki do wymiany nefrostomii, 100% silikon, CH 10 - balon 2ml, CH 12-H 24 - balon 5ml, zakończenie cewnika otwarte, 2 boczne oczka, oraz 2 dodatkowe oczka do drenażu kielicha, długość 43cm szt. 80 Cewniki do wymiany cystostomii, 100% silikon, transparentny, centralnie otwarta końcówka, wzdłuż cewnika linia kontrastująca w promieniach RTG, 12 - 24 CH szt. 150 Cewnik moczowodowy typu JJ , z poliuretanu, jednostronnie otwarty, ze sterowalnym popychaczem, z funkcją zacisku dł 45 cm i prowadnikiem pokrytym PTFE, otwory drenujące na całej długości cewnika bo bocznej stronie, CH6, 7CH dł. 24,26,28,30cm prowadnik 0,035Cala 100cm. Cewnik CH8 dł 26,28,30cm, prowadnik 0,038Cala 100cm. Cewnik do utrzymania w moczowodzie do 6miesięcy. Zestaw złożony, gotowy do użycia szt. 20 Zestaw do przezskórnej nefrostomii z bezpośredniego nakłucia: 2-częściowa igła długości 39,5 cm o średnicy 17,5G, cewnik pojedynczo zagięty 8 CH; łącznik do worka na mocz szt. 150 Koszyki do usuwania złogów z moczowodu. Koszyki z czterema drutami równoległymi lub krzyżującymi się. Obrót główki koszyka poprzez obrót rękojeścią 1:1. Odłączalna rękojeść. W koszykach 2,5 CH i 3 CH koszulka z polieteroeteroketonu , w koszykach 4 CH z nylonu. Koszyki powleczone PTFE długość 90 cm średnica 15mm szt. 5

title: część 162

description: Zestaw do lewatywy - pojemność worka ze wzmocnionej folii min. 1750 ml z uchwytem do zawieszania, możliwość kontroli objętości płynu do wlewu. Wężyk z zaciskiem. Końcówka do lewatywy (Próbka 5sztuk) szt. 6 000

title: część 161

description: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą SELDINGERA: cewnik z poliuretanu z powłoką hydrofilną , widoczny w RTG, igła do nakłucia naczynia adekwatna do rozmiaru, prowadnik z zakończeniem typu „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do stabilizacji cewnika. Zestaw do kaniulacjii dużych naczyń jednokanałowy – sterylny 2Fx10 cm szt. 10 Zestaw do kaniulacjii dużych naczyń jednokanałowy – sterylny 3Fx15 cm szt. 10 Zestaw do kaniulacjii dużych naczyń jednokanałowy – sterylny 3Fx30 cm szt. 10 Zestaw do kaniulacjii dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 5Fx20 cm szt. 40 Zestaw do kaniulacjii dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 7 Fx15 cm (Próbka 2 sztuki) szt. 600 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 7 Fx20 cm szt. 100 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy – sterylny 7 F x 15 cm szt. 10

title: Część 160

description: Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Jeden przetwornik. Całkowita długość linii ciśnieniowej 150cm; linia przezroczysta. Z eliminatorem zakłóceń rezonansowych. Pakowane pojedynczo, sterylne, apirogenne i nie zawierające lateksu. Kompatybilny z modułowym monitorem pacjenta BeneView T8 – kabel 12-stykowy IBP IM 2201 . (Próbki 2szt.) szt. 800

title: Część 159

description: Jednorazowego użytku, sterylny zestaw do higieny jamy ustnej klasy Is. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. (Próbka 5 sztuk) szt. 500 Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. Pakowana po 1 sztuce. W opakowaniu zbiorczym 100 szt. szt. 600 Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu „lejek”, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania (Próbka 5 sztuk) szt. 100

title: Część 158

description: Zestaw do punkcji jam ciała - drenaż p/skórny metodą jednostopniową - sterylizowany EO, wyrób jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. Skład: kateter typu PIGTAIL igła dwuczęściowa 15Gx29 cm, kołnierz mocujący; opaska zaciskowa kateter PIGTAIL 9F/26cm lub 12F/26 według potrzeb zamawiającego (Próbka 1 sztuka) szt. 50

title: Część 157

description: Zestaw do drenażu klatki piersiowej, jałowy, jednorazowy; do usuwania powietrza i płynów z jamy opłucnej. Zastawka wahadłowa Schefflera umieszczona przed komorą kolekcyjną, co minimalizuje przestrzeń martwą zestawu (60 ml). Niewielka przestrzeń martwa skutkuje szybszym odtworzeniem podciśnienia w śródpiersiu podczas cyklu oddechowego = usunięcia cewnika. Łatwość opróżniania zestawu Zestaw do drenażu KLP 1-butlowy (plastikowy) z portem, 3000ml szt. 60 Zestaw do drenażu KLP 1-butlowy (plastikowy) wersja pediatryczna z portem, 700ml szt. 20 Zestaw do drenażu KLP 2-butlowy (plastikowy) z portem, 3000ml (Próbka 2 sztuki) szt. 250 Zestaw do drenażu KLP 2-butlowy (plastikowy) wersja pediatryczna z portem, 700ml szt. 20

title: Część 156

description: Zatyczka do cewników urologicznych, jałowa, jednorazowa; umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika w sposób nie grożący osobie cewnikowanej żadnymi powikłaniami; do cewników urologicznych między innymi Foley, Nelaton, Tiemann, Mully, itp. o różnych średnicach. Budowa schodkowa zapewniająca uniwersalność zastosowań od ?2 mm do ?12 mm. (Próbka 5 sztuk) szt. 3 000

title: Część 155

description: Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm , możliwość stosowania min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. (Próbka 2 sztuki rozmiar 14CH/ 56cm) szt. 100 Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (złożyć potwierdzenie na etapie składania ofert). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie folia - folia:papier. (Próbka 2 sztuki) szt. 200 Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 10-15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. ((Próbka 2 sztuki) szt. 200

title: Część 154

description: Zaciskacz pępowiny, jałowy, jednorazowy, bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodujące przecinania pępowiny, ząbkowane ramiona stabilizują zaciskacz na pępowinie, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza; podwójna blokada zapobiegająca przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza. Rozmiar uniwersalny. (Próbka 5 sztuk) szt. 3 000

title: część 153

description: Worek na wymiociny wykonany z PCV klasy medycznej. pojemność około 1L; ze specjalnym uchwytem do trzymania w kształcie maski; wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Produkt niesterylny. (Próbka 2 sztuki) szt. 500

title: część 152

description: Worek do moczu z zastawką antyzwrotną dla mężczyzn typu kaczka o pojemności min. 1500ml; obrotowy lejek z wygodnym uchwytem; jednorazowy. (Próbka 2 sztuki) szt. 3 000

title: część 151

description: Worek do moczu dla noworodków. Nieinwazyjny, zamiast kleju przylegająca do skóry warstwa silikonu. Dedykowane dla dzieci obojga płci. Pojemność 100ml. (Próbka 2sztuki) szt. 500

title: część 150

description: Worek do pobierania próbek moczu dla noworodków i dzieci, jałowy, jednorazowy. Wykonany z najwyższej jakości antyalergicznych materiałów, gwarantujących bezpieczny kontakt ze skórą dziecka. Pojemność 100 ml. Łatwa do odczytu skala, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 10 ml. Samoprzylepna część worka pokryta antyalergicznym klejem. Dodatkowe uszczelnienie wykonane z pianki. Dostępne w wersji dla dziewczynek i dla chłopców – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 5 sztuk) szt. 6 000

title: Część 149

description: Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym,tygodniowy, jednorazowy, jałowy. Pojemność 2000ml. Dokładna skala pomiarowa co 50ml, samouszczelniający się port do pobierania próbek, zastawka antyzwrotna, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką, dren o długości 90 cm, odporny na skręcanie/załamywanie, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym. (Próbka 2sztuki) szt 20000

title: Część 148

description: Worek do zbiórki moczu, dobowy, jednorazowy, jałowy. Pojemność 2000ml. Dokładna skala pomiarowa co 50ml, zastawka antyzwrotna, zawór spustowy, dren o długości max. 90cm, odporny na skręcanie/załamywanie, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką. (Próbka 2sztuki) szt 20000

title: Część147

description: Worek sterylny do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 100cm, zastawka antyzwrotna, poprzeczny kranik spustowy, skalowanie co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, podwójne, wzmocnione zgrzewy, płaski, łatwy do dezynfekcji port igłowy do pobierania próbek o powierzchni 50 mm2 z okienkiem do kontroli procesu, użycie do 7 dni (Próbka 2 szt.) szt 2 000 Worek sterylny do płukania pęcherza, 4L, szeroki dren antyzałamaniowy 120cm, miękka bezlateksowa gruszka, 2-częściowa komora kroplowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, zapinka do prześcieradła, użycie do 2-3 tygodni (Próbka 2 szt.) szt 500 Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku (Próbka 2 szt.) szt 200

title: Część 146

description: Śródoperacyjny system do odsysania ran kompatybilny z pojemnikami SERRES Wkład workowy do ssaka o poj. 1000ml szt 2 500 Wkład workowy do ssaka o poj. 2000ml (Próbka 2 sztuki) szt 4 000 Wkład workowy do ssaka o poj. 3000ml szt 6 000 Proszek żelujący ( opak. 2kg) op 150 Pojemnik plastikowy na wkład workowy o poj. 1000ml szt 200 Pojemnik plastikowy na wkład workowy o poj. 2000ml szt 200 Pojemnik plastikowy na wkład workowy o poj. 3000ml szt 200 Wspornik (uchwyt) umożliwiający zawieszanie pojemnika na szynie szt. 200

title: Część 145

description: Wieszak do worków do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000ml, standardowe, wykonany z trwałego i mocnego plastiku, uchwyty pasujące zarówno do zaokrąglonych jak i kwadratowych ram łóżek (Próbka 2sztuki) szt 2000

title: Część 144

description: Wąż/Dren łączący zakończony złączem zintegrowanym żeńskim Sure Grip. Rozmiar 6mm x 1,8 m. Przejrzysty polichlorek winylu zapewnia dobre uwidocznienie zawartości drenu i najlepszą wytrzymałość, minimalna pamięć skrętu zapobiegająca załamywaniu, pakowane jałowo z wewnętrzną saszetką jałową, pakowane z męskim złączem prostym. Nie zawierają lateksu. (Próbka 2 sztuki) szt. 500

title: Część 143

description: Wąż/dren do ssaka; jednorazowy, sterylny, z elastycznym konektorem przyłączeniowym, jedno zakończenie typu kapkon, drugie typu lejek; długość min. 2000cm (Próbka 2 sztuki) szt. 10 000

title: część 142

description: Wąż/dren do ssaka; jednorazowy, sterylny, z elastycznym konektorem przyłączeniowym, oba końce typu lejek – lejek; długość min. 2000cm (Próbka 2) szt. 10 000

title: część 141

description: Venflon/kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, posiadająca system zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka portu górnego, min. 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowaniem kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO. Międzynarodowy kod kolorów, rozmiary 24G dł. 19mm - przepływ 22 ml/min; 22G dł. 25mm - przepływ 36 ml/min; 20G dł. 25mm - przepływ 65 ml/min; 20G dł. 33mm - przepływ 61 ml/min; 18G dł. 33mm - przepływ 103 ml/min; 18G dł. 45mm - przepływ 96 ml/min; 17G dł. 45mm - przepływ 128 ml/min; 16G dł. 50mm - przepływ 196 ml/min; 14G dł. 50mm - przepływ 343 ml/min. Sterylna. (Próbka 10sztuk rozmiar 22G dł. 25mm - przepływ 36 ml/min) szt. 100 000 Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu. Kompatybilny z w/w venflonami (Próbka 10 sztuk) szt 360 000 Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny. Kompatybilny z w/w venflonami (Próbka 10 sztuk) szt 300 000

title: część 140

description: Kaniula dotętnicza 18G x 45 mm z zaworem kulkowo suwakowym FloSwitch zapobiegającym zwrotnemu wypływowi. Cewnik wykonany z PUR . Sterylne opakowanie jednostkowe nie zawiera lateksu nie zawiera PCV. (Próbka 10) szt. 500 Kaniula dotętnicza 20G x 45 mm z zaworem kulkowo suwakowym FloSwitch zapobiegającym zwrotnemu wypływowi. Cewnik wykonany z PTFE. Sterylne opakowanie jednostkowe nie zawiera lateksu nie zawiera PCV (Próbka 10) szt. 500

title: część 139

description: Venflon bezpieczny z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik , wyposażony w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiony jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości . Sterylizowany radiacyjnie: Rozmiar - 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min; Rozmiar - 1,1mm - 20G(różowy) dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min; Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 32, przepływ 103 ml/min; Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 45 mm , przepływ 103 ml/min; Rozmiar - 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min. Do oferty dołączone opublikowane badania kliniczne lub laboratoryjne (min. 3) potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji cewnika oferowanych venflonów. Dopuszcza się większe przepływy przy zachowaniu średnicy kaniuli w mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 10 sztuk rozmiar 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm) szt 50 000

title: Część 138

description: Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Dostępna w następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo 24G 0,7x19mm i 26G 0,6x19mm (Próbka 10 sztuk rozmiar 0,7mm (24G)) szt 2 000

title: Część 137

description: Jednopacjentowe , sterylne elektrody do pomiaru głebokości snu u pacjnetów. Elektrody działające w technologii BIS (Bispectral Index) przetwarzające pierwotne sygnały EEG do postać jednego parametru. (Próbka 2 sztuki) szt 200

title: Część 136

description: Uchwyt/stabilizator do rurki intubacyjnej dla dorosłych. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wewnętrzna strona wyściełana miękką gąbką. Taśmy stabilizujące zapinane na rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany śrubą uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu) rurki. Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej. Dostępny w dwóch typach: pionowe mocowanie i poziome mocowanie. W zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki z pionowym mocowaniem) szt 400

title: Część135

description: Uchwyt na przewody samoprzylepny, jałowy, jednorazowy. Rozmiar 2cmx22cm (Próbka 2 sztuki) szt 1 000

title: Część 134

description: System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem wyposażonym w balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, posiadający port do napełniania balonika retencyjnego oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml. System przebadany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni. Biologicznie czysty, czas utrzymania do 29 dni (Próbka 1 sztuka) szt 20 Worki wymienne kompatybilne z w/w zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt (Próbka 2 sztuki) szt 100

title: Część 133

description: Strzykawka o poj. 3,5,10ml ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9 %) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml),Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Strzykawka wypełniona 0,9 % NaCl o pojemności 3ml. Jałowa, jednorazowa. szt 400 Strzykawka wypełniona 0,9 % NaCl o pojemności 5ml. Jałowa, jednorazowa. szt 1 000 Strzykawka wypełniona 0,9 % NaCl o pojemności 10ml. Jałowa, jednorazowa. (Próbka 2 sztuki) szt 400

title: Część132

description: Strzykawka wypełniona 10 % gliceryną o pojemności 10ml. Jałowa, jednorazowa. (Próbka 2 sztuki) szt 1 000

title: część 131

description: Strzykawka tuberkulinowa z igłą 0,5x16mm, 1ml. Jednorazowa i sterylna. (Próbka 10 sztuk) Opakowanie a 100sztuk op. 200

title: część 130

description: Strzykawka j.uż. 10ml. Doustna (Próbka 10sztuk) szt 1 000

title: część129

description: Strzykawka j.uż. 1ml typ U-100. Insulinowa, jałowa, apirogenna, z wtopioną igłą rozmiar 0,3x12,7mm. Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op. 20

title: część 128

description: Strzykawka j.uż. 1ml typ U-40. Insulinowa, jałowa, apirogenna, z igłą rozmiar 0,3x13mm. Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op. 20

title: Część 127

description: Strzykawka j.uż. 1ml typ U-100. Insulinowa, jałowa, apirogenna, z igłą rozmiar 0,33x13mm. Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op. 500

title: Część 126

description: Strzykawka j.u.; jałowa; 3-częściowa do pomp infuzyjnych; koncentryczna; LuerLock; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; wyraźna, czytelna, podwójna skala. Pojemność 50ml. Rozszerzenie do 60ml. Wymienione w menu pomp infuzyjnych firmy ASCOR będących na wyposażeniu szpitala (Próbka 10sztuk) szt 35 000 Strzykawka j.u.; jałowa; bursztynowa; 3-częściowa do pomp infuzyjnych; koncentryczna; LuerLock; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; wyraźna, czytelna, podwójna skala. Pojemność 50ml. Rozszerzenie do 60ml. Wymienione w menu pomp infuzyjnych firmy ASCOR będących na wyposażeniu szpitala (Próbka 10sztuk) szt 15 000

title: Część 125

description: Strzykawka j.u.; jałowa; trzyczęściowa; koncentryczna, końcówka LuerLock, uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu; przezroczysty cylinder; wyraźne oznaczenie skali, powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka; pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka Strzykawka jw. 2ml lub 3 ml skala 0,1ml szt 1 000 Strzykawka jw. 5 ml skala 0,2ml szt 3 000 Strzykawka jw. 10 ml skala 0,2ml (Próbka 20ztuk) szt 5 000 Strzykawka jw. 20 ml skala 1ml szt 4 800 Strzykawka jw. 30ml skala 1ml szt 960 Strzykawka jw. 50ml skala 1ml szt 2 040 Strzykawka jw. 50ml bursztynowa skala 1ml szt 960

title: Część 124

description: Strzykawka j.u.; jałowa; 3-częściowa z końcówką do cewników usytuowaną centralnie; z dołączonym min. 1 łącznikiem luer; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; ścięcie stożka pod kątem 45o; wyraźna, czytelna skala. Pojemność 100ml. (Próbka 4sztuki) szt 20 000

title: Część 123

description: Strzykawka j.u.; jałowa; dwuczęściowa; strzykawka posiada czytelną skalę; łatwy i płynny przesuw tłoka; dobra szczelność między tłokiem i korpusem uniemożliwiająca przeciekanie leku; strzykawki apirogenne i nietoksyczne. Strzykawka jw. 2 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) op. 3 000 Strzykawka jw. 5 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) op. 3 000 Strzykawka jw. 10 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) (Próbka 2 opakowania a 100sztuk) op. 5 000 Strzykawka jw. 20 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) op. 4 500

title: Część 122

description: Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE (termoplastycznego elastomeru), wyrób klasy I niesterylnej, opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek; długość całkowita rolki: min. 1125 mm; minimalne opakowanie zawiera 25 opasek. (Próbka 2 opakowania) op. 400

title: Część 121

description: Spodenki krótkie, jednorazowe do kolonoskopii. Na gumkę z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania endoskopowego. Z włókniny. Gramatura min. 25g. Uniwersalny rozmiar ok. 60cm x 130cm. (Próbka 10 sztuk) szt. 3 600

title: część 120

description: Sonda Sengstakena; dwa balony; dwuświatłowa; znaczniki głębokości; rozm 16CH szt. 5 Sonda Sengstakena; dwa balony; dwuświatłowa; znaczniki głębokości; rozm 21CH szt. 5

title: część 119

description: Sonda gastrostomijna(G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20 – w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki rozmiar CH18) szt. 20

title: część 118

description: Rurka ustno - gardłowa "Guedel" jednorazowa; sterylna; wykonana z medycznego PVC; rozmiar kodowany kolorami; gładko zaokrąglone krawędzie; blokada przeciw zagryzieniu; pojedynczo pakowana w rozm.: rozmiar 000 długość 3cm szt. 2 000 rozmiar 000 długość 3cm rozmiar 00 długość 5 cm rozmiar 0 długość 6 cm rozmiar 1 długość 7 cm rozmiar 2 długość 9 cm rozmiar 3 długość 10 cm Próbka 2szt. rozmiar 4 długość 11 cm

title: część 117

description: Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu; wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu; dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku; wersja ze stałym lub ruchomym szyldem – w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostępne w rozmiarach 5,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 6,0) szt. 50

title: Część 116

description: Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem; wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku; wersja ze stałym lub ruchomym szyldem – w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostępne w rozmiarach 5,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 6,0) szt. 50

title: Część 115

description: Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem; wykonana z termoplastycznego PVC; dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku; wersja ze stałym lub ruchomym szyldem – w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostępne w rozmiarach 5,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 8,0) szt. 50

title: Część 114

description: Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym; wykonana z silikonowanego PVC; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku. Dostępne w rozmiarach 3,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 8,0) szt. 50

title: Część 113

description: Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym; wykonana z termoplastycznego PVC; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku. Dostępne w rozmiarach 3,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 4,0) szt. 250

title: Część 112

description: Rurka tracheostomijna bez mankietu; wykonana z termoplastycznego PVC; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica w rurce z łącznikiem 15 mm; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku. Dostępne w rozmiarach 3,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 4,0) szt. 200

title: Część 111

description: Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, rozm. 5 szt. 15 Rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 15 Rurka j.w. rozm. 6 szt. 15 Rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 15 Rurka j.w. rozm. 7 szt. 15 Rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 15 Rurka j.w. rozm. 8 (Próbka 4 sztuki) szt. 15 Rurka j.w. rozm. 8,5 szt. 15 Rurka j.w. rozm. 9 szt. 20 Rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 15

title: część 110

description: Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z miękkiego i elastycznego materiału, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, rozm. 3,5 szt. 10 rurka j.w. rozm. 4 szt. 20 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 20 rurka j.w. Rozm. 5 szt. 20 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 20 rurka j.w. rozm. 6 szt. 50 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 50 rurka j.w. rozm. 7 szt. 200 rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 350 rurka j.w. rozm. 8 szt. 300 rurka j.w. rozm. 8,5 (Próbka 4 sztuki) szt. 300 rurka j.w. rozm. 9 szt. 100 rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 40

title: część 109

description: Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, rozm. 3 szt. 50 rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 50 rurka j.w. rozm. 4 szt. 50 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 50 rurka j.w. Rozm. 5 szt. 100 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 100 rurka j.w. rozm. 6 szt. 200 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 250 rurka j.w. rozm. 7 szt. 200 rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 350 rurka j.w. rozm. 8 (Próbka 4 sztuki) szt. 300 rurka j.w. rozm. 8,5 szt. 300 rurka j.w. rozm. 9 szt. 300 rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 50

title: część 108

description: Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z termoplastycznego PVC, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, rozm. 3 szt. 50 rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 50 rurka j.w. rozm. 4 szt. 100 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 200 rurka j.w. Rozm. 5 szt. 300 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 300 rurka j.w. rozm. 6 szt. 300 rurka j.w. rozm. 6,5 szt. 250 rurka j.w. rozm. 7 szt. 200 rurka j.w. rozm. 7,5 szt. 350 rurka j.w. rozm. 8 (Próbka 4 sztuki) szt. 1200 rurka j.w. rozm. 8,5 szt. 300 rurka j.w. rozm. 9 szt. 1000 rurka j.w. rozm. 9,5 szt. 50

title: część 107

description: Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, jałowa, jednorazowa, bez mankietu wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, przezroczysta, znacznik głębokości, gładkie zakończenie rurki ze skosem, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, linia RTG widoczna na całej długości rurki. Rozm. 2 szt. 100 rurka j.w.rozm. 2,5 szt. 100 rurka j.w.rozm. 3 szt. 100 rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 100 rurka j.w. rozm. 4 szt. 100 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 100 rurka j.w.rozm. 5 (Próbka 4 sztuki) szt. 150 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 150 rurka j.w. rozm. 6 szt. 100 rurka j.w rozm. 6,5 szt. 100 rurka j.w. rozm. 7 szt. 60

title: część 106

description: Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, jałowa, jednorazowa, bez mankietu wykonana z termoplastycznego PVC, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce, gładkie zakończenie rurki ze skosem, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, linia RTG widoczna na całej długości rurki. Rozm. 2 szt. 100 rurka j.w.rozm. 2,5 szt. 100 rurka j.w.rozm. 3 szt. 100 rurka j.w. rozm. 3,5 szt. 100 rurka j.w. rozm. 4 szt. 100 rurka j.w. rozm. 4,5 szt. 100 rurka j.w.rozm. 5 (Próbka 4 sztuki)* szt. 150 rurka j.w. rozm. 5,5 szt. 150 rurka j.w. rozm. 6 szt. 100 rurka j.w rozm. 6,5 szt. 100 rurka j.w. rozm. 7 szt. 60

title: Część 105

description: Regulator przepływu precyzyjny, jednorazowy, jałowy; niezależny od drenu umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 5-250ml/godz. z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu; możliwość przetaczania płynów oraz żywienia; możliwość podaży cytostatyków; podwójna skala dla roztworów o lepkości 10 % oraz 40 %; możliwość podłączenia do standardowego przyrządu do przetoczeń; uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock; dodatkowy port do dostrzykiwań. (Próbki 2sztuki) szt. 1 000

title: Część 104

description: Przyrząd do infuzji o parametrach: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15 μ filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140 - 180 cm zakończona końcówką lock, filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu z drenu podczas wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofnięciu się krwi do zestawu. (Próbka 10 sztuk) szt. 60 000

title: Część 103

description: Przyrząd do przetaczania krwi; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną czerwoną klapką; elastyczna komora kroplowa; kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200 ?m; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe. (Próbka 10sztuk) szt. 10 000

title: Część 102

description: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; bursztynowy; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; komora kroplowa o długości około 60mm; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 μm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe. (Próbka 10sztuk) szt. 1 000

title: Część 101

description: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; komora kroplowa o długości min. 60mm w części przezroczystej; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 μm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe. (Próbka 10sztuk) szt. 270 000

title: Część 100

description: Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką ręczną. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 μm. Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm?. Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na dren. Łącznik LUER-LOCK z osłonką. Długość przyrządu min. 150 cm. Pompka umożliwiająca szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych. (Próbka 2 sztuki) szt. 200

title: Część 99

description: Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ I średnica 0,9 mm (Próbka 2 sztuki) kpl. 150 j.w. typ II śrdenica 1,15mm kpl. 60 Zestaw (zgłębnik) do tamowania krwawienia z jamy nosowo - gardłowej typ I C (80mm) lewy kpl. 40 j.w. typ I C (80mm) prawy kpl. 40 j.w. typ I A (90mm) lewy kpl. 40 j.w. typ I A (90mm) prawy kpl. 40

title: Część 98

description: Przewód do cytoskopu podwójny. Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami. Dren: średnica 4,8x6,8mm. Komora do wytworzenia ciśnienia. Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy. Miękka końcówka z PVC (Próbka 2 sztuki) szt. 1 800

title: Część 97

description: Prześcieradło z włókniny polipropylenowej PP, jednorazowe, niesterylne wym.160 x 210 cm 25g/m2 (Próbka 10sztuk) szt. 60 000

title: Część 96

description: Przedłużacz karbowany – martwa przestrzeń z możliwością odsysania 15F 1522mm (Próbka 2 sztuki) szt 400

title: Część 95

description: Przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer-Lock z kranikiem trójdrożnym, długość przedłużacza 7cm; średnica wewnętrzna przedłużacza 1,4mm (Próbka 2 sztuki) szt. 1 000

title: Część 94

description: Przedłużacz do pomp infuzyjnych jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, standardowy, długości 150cm. Łącznik stożkowy luer-lock „męski” z osłonką; dren PVC o średnicy wewnętrznej maksymalnie 1,24mm, łącznik luer-lock „żeński” z osłonką. (Próbka 4szt.) szt. 25 000 Przedłużacz do pomp infuzyjnych – bursztynowy 150cm, opis j.w. szt. 10 000

title: część 93

description: Prowadnica do trudnych intubacji, zbrojona z możliwością wentylacji i kompletem łączników długości minimum 82 cm dla dorosłych (Próbka 2 sztuki) szt. 40 Prowadnica do trudnych intubacji, zbrojona z możliwością wentylacji i kompletem łączników długości min. 82 cm dla dzieci szt. 40 Prowadnica elastyczna wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych lub pokryta żywicą, zagięta na końcu, do trudnych intubacji, wielorazowa,15 CH – 600 mm szt. 10

title: Część 92

description: Prowadnica do rurek, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z metalowego drutu pokrytego tworzywem sztucznym medycznej jakości, przeznaczonym do zastosowań u dorosłych i dzieci, koniec prowadnicy miękki. Rozmiary jak niżej w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki rozmiar4.0) Rozmiar prowadnicy 1.9 dł. 230 dla rurki 2.0-3.0 szt. 3 000 Rozmiar prowadnicy 2.0 dł. 230 dla rurki 2.5-3.0 Rozmiar prowadnicy 2.2 dł. 230 dla rurki 2.5-3.5 Rozmiar prowadnicy 3.0 dł. 340 dla rurki 3.5-5.0 Rozmiar prowadnicy 4.0 dł. 340 dla rurki 5.0-8.0 Rozmiar prowadnicy 4.0 dł. 600 dla rurki 5.0-8.0 Rozmiar prowadnicy 5.0 dł. 370 dla rurki 6.0-11.0 Rozmiar prowadnicy 5.0 dł. 600 dla rurki 6.0-11.0

title: Część 91

description: Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny typu igły, kaniule, igły punkcyjne - wykonany z PCV; zapobiegającego ewentualnym przebiciom. Tworzywo dopuszczone do spalania razem z niebezpiecznymi odpadami medycznymi. Kolor czerwony lub żółty – w zależności od potrzeb zamawiającego. Pojemnik do zużytych igieł 0,6 - 0,7 l szt. 4 500 Pojemnik do zużytych igieł 1 l szt. 10 000 Pojemnik do zużytych kaniul długich 2 l (Próbka 2 sztuki) szt. 10 000 Pojemnik na zużyte ostre odpady medyczne 5l szt. 7 000 Pojemnik na zużyte ostre odpady medyczne 10l szt. 800 Pojemnik na zużyte ostre odpady medyczne 20l szt. 1 300

title: Część 90

description: Pojemnik histopatologiczny, zamykany na wcisk, pojemność 1000ml – 1200ml z polem na opis szt. 500 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 2300ml – 2500ml z polem na opis szt. 200 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 3000ml – 3400ml z polem na opis szt. 100 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 5000ml – 5600ml z polem na opis szt. 100 Pojemnik histopatologiczny zamykany na wcisk lub zakręcany, pojemność 500ml – 520ml z polem na opis szt. 1 500 Pojemnik histopatologiczny 30 – 35ml zakręcany z polem na opis (Próbka 2 sztuki) szt. 20 000

title: Część 89

description: Pasek drenujący ociekacz do drenażu chirurgicznego, sterylny, apirogenny. Szerokość 8mm. Długość 100mm. Ze znacznikiem RTG. (Próbka 2sztuki) szt. 1 000

title: Część 88

description: Ostrza wymienne chirurgiczne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta na ostrzu. Pakowane indywidualnie pojedynczo - opakowanie zbiorcze pudełko a'100 szt. Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 10 opak. 80 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 11 (Próbka 1 opakowanie a 100szt.) opak. 120 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 12 opak. 10 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 15 opak. 40 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 20 opak. 20 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 21 opak. 50 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 22 opak. 30 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 23 opak. 30 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 24 opak. 25 Ostrza wymienne - a'100 szt. Nr 25 opak. 20

title: Część 87

description: Osłonki pudrowane do głowic endowaginalnych pakowane pojedynczo, jednorazowe, średnica 34mm. (Próbka 2 sztuki) szt 15 000

title: Część 86

description: Osłona na przewody, jednorazowa, sterylna, wykonana z folii. O wymiarach 240/250 cm x 16/18 cm, pakowana indywidualnie. (Próbka 2 sztuki) szt. 4 000

title: Część 85

description: Osłona flakonu o poj. 100ml - 250ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, kolor, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 12x21cm. Pakowane a'250. szt. 1000 Osłona flakonu o poj. 500ml - 1000ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, kolor, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 20x30cm. Pakowane a'250. (Próbka 2 sztuki) szt. 2500

title: Część 84

description: Opaska identyfikacyjna - dla dorosłych – opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) op 20 Opaska identyfikacyjna – dla noworodka i małego dziecka, miękka, obrzeża gładkie, nie uszkadzające skóry noworodka, nie odparzające ciała, łatwe w zapinaniu opakowanie a 100szt. ( Próbka – 10szt.) op 60

title: Część 83

description: Okularki ochronne do fototerapii dla noworodków, wykonane z bardzo miękkiej, łatwo dopasowującej się i przezroczystej folii poliuretanowej pokrytej z jednej strony miękką, silikonową powierzchnią. Czarny materiał o wysokiej gęstości, zatrzymujący całkowicie światło. Rozmiary: 90x38,5mm; 110x47mm; 130x60mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiaru 130x60mm) szt. 400

title: część 82

description: Ochraniacze foliowe na obuwie z gumką; ochraniacze na buty wykonane ze specjalnej antypoślizgowej folii. Opakowanie: 100 szt. (Próbka 1 opakowanie a 100szt.) op 200

title: Część 81

description: Nebulizator – deponowanie w tchawicy i oskrzelach. Przy przepływie gazu nośnikowego 8 l/min 74 % objętości wyjściowej stanowią drobiny o rozmiarze nie przekraczającym 5 mikronów, przy czym mediana masowa średnicy (MMD) wynosi 3,3 mikrona. Pojemnik wyposażony w szybkozłączkę, umożliwiającą podłączenie i odłączenie pojemnika poprzez obrócenie go o ćwierć obrotu. Zestaw z maską aerolozową dla dorosłych i drenem długości 2,1m (Próbka 2 sztuki) szt. 400

title: Część 80

description: Nebulizator z karbowanym łącznikiem typu T, ustnikiem i drenem; sterylny; jednorazowy; Wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV; Dren odporny na zagięcia; Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml). (Próbka 2 sztuki) op 3 000

title: Część 79

description: Myjka/Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx12cmx0,5cm. Gramatura 100 g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu. (Próbka 1 opakowanie a 24sztuki) op 3 500 Myjka/Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx24cmx0,5cm. Gramatura 100 g/m2. Opakowanie jednostkowe 12szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim.) Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu. op 500

title: Część 78

description: Maska tlenowa z dyszami Venturiego sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; w zestawie minimum 2 dysze: biała, - umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35 %, 40 % i 50 %) i zielona - umożliwia ustawienie niskich stężeń (24 %, 28 %, 30 %). Rozmiar: dla dzieci, dla dorosłych w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki dla dorosłych) op 100

title: Część 77

description: Maska tlenowa z workiem i drenem sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych; rozmiary: S, M, L, XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiar XL) op 2 000

title: Część 76

description: Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml); służy do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta; rozmiary: S, M, L, XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiar M) op 400

title: Część 75

description: Maska tlenowa z drenem, sterylna, jednorazowa; wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; służy do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia; przeznaczona do średniej koncentracji tlenu; rozmiary: S, M, L, XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiar XL) op 800

title: Część 74

description: Maska medyczna wiązana na troki, niejałowa; wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny; zintegrowane usztywnienie modelujące na nos; skuteczność filtracji bakterii: BFE >98 %; spełniająca wymagania normy PN-EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II; pakowane po 50 sztuk w wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. (Próbka 1 opakowanie a 50sztuk) op 1 000

title: Część 73

description: Maska medyczna z gumkami zakładanymi na uszy, niejałowa; wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny; zintegrowane usztywnienie modelujące na nos; skuteczność filtracji bakterii: BFE >98 %; spełniająca wymagania normy PN-EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II; pakowane po 50 sztuk w wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. (Próbka 1 opakowanie a 50sztuk) op 1 000

title: Część 72

description: Maska filtrująca/półmaska jednorazowa, klasy FFP2 bez zaworu. Taśma nagłowia utrzymuje szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Klasa FFP2 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. (Próbka 10 sztuk) szt. 2 000

title: część 71

description: Maska filtrująca/półmaska jednorazowa, klasy FFP2 z zaworem. Taśma nagłowia utrzymuje szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Klasa FFP2 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. (Próbka 10 sztuk) szt. 300

title: Część 70

description: Maska filtrująca/półmaska jednorazowa, klasy FFP3 z zaworem. Taśma nagłowia utrzymuje szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Klasa FFP3 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. (Próbka 10 sztuk) szt. 300

title: Część 69

description: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90o), zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej 16Fr, ciśnienie uszczelnienia o wartości do 40cm H2O, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii, znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce, znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, rozmiary masek 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 (Próbka 2 sztuki rozmiar 4) szt. 60 Maska krtaniowa prosta jednorazowego użytku, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski prosta, zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet – umieszczone na baloniku kontrolnym, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, do każdej maski saszetka z żele; rozmiary masek: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 (Próbka 2 sztuki rozmiar 4) szt. 100

title: Część 68

description: "Maski anestetyczne typu FLEX wolne od ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie wyprofilowana, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Rozmiar oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty.Maski pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta): - Objętość martwej przestrzeni: 19 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 0 oznaczony kolorem zielonym - Objętość martwej przestrzeni: 30 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 1 oznaczony kolorem różowym - Objętość martwej przestrzeni: 73 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 2 oznaczony kolorem czerwonym - Objętość martwej przestrzeni: 96 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 3 oznaczony kolorem żółtym - Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 4 oznaczony kolorem białym - Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 5 oznaczony kolorem niebieskim?- Objętość martwej przestrzeni: 255 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 6 oznaczony kolorem bezbarwnym (Próbka 2 sztuki rozmiar 4)" szt. 600 Rurki ustno-gardłowe Guedela, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. rozmiar 000 długość 4 cm (różowy) szt. 400 rozmiar 00 długość 5 cm (niebieski) rozmiar 0 długość 6 cm (czarny) rozmiar 1 długość 7 cm (biały) rozmiar 2 długość 8 cm (zielony) rozmiar 3 długość 9 cm (żółty) Próbka 2szt. rozmiar 4 długość 11 cm (czerwony) rozmiar 5 długość 11 cm (pomarańczowy) Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml (+/- 1 ml)) i 5 (188 ml (+/- 1 ml)), dzieci – 2 (73 ml (+/- 1 ml)) i 3 (96 ml (+/- 1 ml)), noworodki – 0 (19 ml (+/- 1 ml)) i 1 (30 ml (+/- 1 ml)) ( Próbka 1szt.) szt. 100

title: Część 67

description: "Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, Miller - rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4. Wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się z rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. (miejsce w którym światłowód przechodzi na drugą stronę łyżki). Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty. (Próbka 2 sztuki)" szt. 100 Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. (Próbka 2 sztuki) szt. 1 800 Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty. (Próbka 2 sztuki) szt. 100

title: Część 66

description: Szpatułka laryngologiczna – drewniana sterylna– opak. a 100szt. (Próbka 2 sztuki.) op. 200

title: Część 65

description: Szpatułka laryngologiczna – drewniana – opak. a 100szt. (Próbka 1 opakowanie a 100szt.) op. 400

title: Część 64

description: Łącznik do drenów Y średnica każdego ramienia 7 mm (Próbka 10szt.) szt. 800 Łącznik do drenów Y średnica każdego ramienia 13 mm szt. 100

title: Część 63

description: Dren łączący Y do drenażu KLP. Jednorazowy, sterylny, elastyczny łącznik Y umożliwia połączenie dwóch cewników thorax lub trocar z dowolnym zestawem drenażowym. (Próbka 2 szt.) szt 100

title: Część 62

description: Łącznik do przewodów i cewników niesterylny, jednorazowy. Rozmiar uniwersalny. Gładka lub schodkowa powierzchnia ułatwiająca mocowanie w cewnikach i wężach. (Próbka 10szt.) szt. 4 000

title: Część 61

description: Łącznik do przewodów i cewników sterylny, jednorazowy. Rozmiar uniwersalny. Gładka lub schodkowa powierzchnia ułatwiająca mocowanie w cewnikach i wężach. (Próbka 10szt.) szt. 4 000

title: Część 60

description: Koszula pacjenta jednorazowego użytku, włóknina trzywarstwowa SMS 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu w kształcie litery V, długość min. 120 cm, niesterylna. (Próbka 10 sztuk) szt. 10 000

title: Część 59

description: Koszula dla położnic jednorazowego użytku, włóknina SMS, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa, dwa troki służące zmniejszaniu objętości koszuli przy szyi i w pasie, rozcięcie w kształcie litery Y. Rozmiar od S do XXL w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 10 sztuk rozmiaru XL) szt. 6 000

title: Część 58

description: Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku, niejałowy, komplet wykonany z włókniny polipropylenowej. Zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm; poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm; poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm (Próbka 2 komplety) kpl 2 500

title: Część 57

description: Kieliszki do dozowania leków o pojemności 30-35ml z pokrywką ; wykonane z tworzywa sztucznego – wytrzymały i elastyczny na tyle, by nie zgniatał się w rękach wzdłuż kieliszka, po naciśnięciu. (Próbka 10szt.) szt 10000

title: Część 56

description: Kieliszki do dozowania leków o pojemności 30-35ml ; wykonane z tworzywa sztucznego – wytrzymały i elastyczny na tyle, by nie zgniatał się w rękach wzdłuż kieliszka, po naciśnięciu. (Próbka 10szt.) szt 370000

title: Część 55

description: Kateter moczowodowy typu SINGLE PIGTAI, wykonany z poliuretanu kontrastującego w promieniach Rtg., z podziałką długości, zaopatrzony w mandryn oraz odłączalną nasadkę luer. Rozmiary: średnice: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, długości: 70 cm , 80 cm, 110 cm, średnice pętli: 2cm i 4cm – w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki 7F dł 70cm średnica pętli 2cm) szt 40

title: Część 54

description: Cewnik moczowodowy z zakończeniem cylindrycnzym (typ NELATON), 2 oczka drenujące po przeciwległych stronach oddalone od siebie niecały centymetr, długość min. 70cm, wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1cm, mandryn (popychacz) wykonany z poliestru; rozmiary: od 4CH do 8CH – zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 szt.) szt 800

title: Część 53

description: Kateter do przepłukiwania naczyń- sterylny wykonany z PVC termoplastycznego. J.w. 3/80 szt. 20 J.w. 4/80 (Próbki 2 sztuki) szt. 40 J.w. 5/80 szt. 20

title: Część 52

description: Kateter do embolektomii z balonem, sterylny - koniec dystalny ślepo zakończony, zaopatrzony w kontrast RTG, posiadający balonik lateksowy. Koniec proksymalny zakończony końcówką uniwersalną, kod długości co 1 cm, oznaczenia barwne rozmiarów. Pakowany indywidualnie. (Próbka 2 sztuki) J.w. CH 3/ 80 szt. 20 J.w. CH 4/ 80 (Próbka 2 sztuki) szt. 30 J.w. CH 5/ 80 szt. 10

title: Część 51

description: Kapturki do termometru Braun op 150

title: Część 50

description: Kanka do odbytu - sterylna, opakowanie indywidualne blistrowe, wykonana z PCW, dwa duże otwory boczne, kod barwny oznaczający rozmiar. j.w. CH 16 x 200mm szt. 300 j.w. CH 30 x 400mm szt. 150

title: Część 49

description: Elastyczna kaniula nosowa do pomiaru przepływu i chrapania; kompatybilna z aparatem SleepDoc Porti 8. (Próbka 2 sztuki) szt 500

title: Część 48

description: Kaczka sanitarna męska, niejałowa, wykonana z tworzywa sztucznego, pojemność 1000 – 1200ml. Załączona zatyczka uniemożliwia wylanie się płynów. Można myć środkami myjącymi (niezawierającymi substancji ścieralnych). Dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów. Wyrób może być poddawany sterylizacji termicznej w atmosferze suchego powietrza o temp. 130*C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126*C. (Próbka 2 sztuki) szt 100

title: Część 47

description: Igły do penów - wykonane ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy, opakowanie a 100 szt. Igła do wstrzykiwania insuliny 29G 0,33 x 12mm a 100szt. op 60 Igła do wstrzykiwania insuliny 30G 0,30 x 8mm a 100 szt. (Próbka 10sztuk) op 250 Igła do wstrzykiwania insuliny 31G 0,25 x 5-6mm a 100 szt. (Próbka 10sztuk) op 100

title: Część 46

description: Igła lokalizacyjna przeznaczona do przedoperacyjnej lokalizacji niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w piersi, wyposażona w przesuwalny ogranicznik głębokości wkłucia, igła znakowana co centymetr z kotwiczką typu „Z” rozmiar 20G 100mm, wyposażona w zacisk skórny stabilizujący drucik podczas transportu pacjenta. (Próbka 2 szt.) szt 100

title: Część 45

description: Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 18G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 300 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 22G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 300 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25 G 88 - 90 mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 600 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25 G 120 -130 mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 100 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 26 G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 2 000 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 27G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów pakowana razem z prowadnicą lub osobno (Próbka 5sztuk) szt 200 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 25G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 25G 120mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 26G 120mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 26G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno szt 50 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 27G 88-90mm eliptyczny, przezroczysty uchwyt z pryzmatem odbarwiającym się pod wpływem PMR, mandaryn wypełniający całkowicie światło igły, końcówka zgodna z kodami kolorów, pakowane razem z prowadnicą lub osobno (Próbka 5 sztuk) szt 1 600

title: Część 44

description: Igła do podawania botoksu do cytoskopów sztywnych. Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwalająca łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi i giętkimi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Długość 35cm. Średnica 4,8Fr. Średnica igły 25G. Głębokość penetracji: regulowana 0,2,3,4,5mm. (Próbka 2 szt.) szt 20

title: Część 43

description: Igła do nakłuć lędźwiowych, jałowa, jednorazowego użytku, typu Yale, ostrze typu Quinck z kolorowym oznaczeniem mandrynu, przeźroczystą nasadą umożliwiającą wczesne dostrzeżenie płynu mózgowo-rdzeniowego, pakowana po 1 sztuce w opakowanie nie zawierające celulozy TYVEK, umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych /po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania (Próbka rozmiar 22G 0,7x90mm 2 szt.) J.w. rozmiar 22G 0,7x38mm szt 50 J.w. rozmiar 22G 0,7x63mm szt 40 J.w. rozmiar 22G 0,7x90mm szt 600 J.w. rozmiar 20G 0,9x90mm szt 50 J.w. rozmiar 20G 0,9x152mm szt 50 J.w. rozmiar 18G 1,2x90mm szt 250

title: Część 42

description: Igły jednorazowego użytku iniekcyjne - wykonane ze stali nierdzewnej, długościęte do iniekcji. Typ i rozmiar zgodnie z opisem, opakowanie: a'100 szt. Rozmiary oznaczone kolorem na igle i opakowaniu zbiorczym. Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt. 0,45 – 0,5 x 16 op 650 Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,5 x 25 op 600 Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,6 x 25 lub 30 op 200 Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,7 x 30 op 600 Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,8 x 40 (Próbka 2 opak.) op 3 000 Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 0,9 x 40 op 4 000 Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 1,1 x 40 op 1 000 Igła jednorazowego użytku - a' 100 szt 1,2 x 40 op 2 000

title: Część 41

description: Filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci (F72). Linia 10cm przed i 5cm za filtrem (0,95 x 2,0mm). Membrana 1,2μm; powierzchnia filtrowania 1,65cm2; objętość wypełnienia 0,4ml; objętość zalegania 0,2ml; przepływ H2O – 30ml/min. (Próbka 2 szt.) szt 100

title: Część 40

description: Filtr zewnętrzny przeciwbakteryjny do ssaka, jałowy, jednorazowy. Uniwersalna końcówka po obu stronach filtra. Efektywność filtracji 99,999 %. Hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka. (Próbki 5 sztuk.) szt. 500

title: Część 39

description: Filtr elektrostatyczny oddechowy bakteryjno-wirusowy z HME: sterylny; „piankowy” wymiennik ciepła i wilgoci; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999 %; objętość oddechowa 70-600ml; opór przepływu: 0,5cm H2O przy 0,15l/s, 1,0 cm H2O przy 0,25l/s, 2,0 cmH2O przy 0,5l/s; masa 17g; przestrzeń martwa 22ml; nawilżanie: 32mg H2O/l przy Vt=250ml, 31mg H2O /l przy VT=500ml; złącza 15M-15F/22M; port kapno z koreczkiem zabezpieczającym; czas stosowania do 24 godz; opakowanie folia-papier; bez ftalanów; bez lateksu szt. 400 Filtr oddechowy elektrostatyczny do długich zabiegów operacyjnych z wymiennikiem ciepła i wilgoci: kompatybilność z używanymi aparatami do znieczulania; elektrostatyczny z portem kapno; wydzielony od warstwy filtrującej celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,9999 %; skuteczność filtracji wirusowej min. 99,999 %; zakres objętości oddechowej 150-1500ml; wydajność nawilżania min. 37,0 mg H2O/litr przy VT=500ml; opór przepływu max. 2,5 cmH2O przy 60l/min; przestrzeń martwa max. 55 Ml; złącza 22M/15F-22F/15M; waga max. 36 gr; czas pracy/wydajność 24h; termin ważności min. 2 lata od daty dostawy; sterylny szt. 400 Filtr oddechowy elektrostatyczny do krótkich zabiegów operacyjnych: kompatybilność z używanymi aparatami do znieczulania, elektrostatyczny z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,9999 %, skuteczność filtracji wirusowej min 99,999 %, zakres objętości oddechowej 150-1500ml, opór przepływu: max 1.4 cmH2Oprzy 60l/min, przestrzeń martwa max 33ml, złącza 22M/15F-22F/15M, waga max 21g, czas pracy/wydajność 24h, termin ważności min. 2 lata od daty dostaw, sterylny szt. 1500

title: Część 38

description: Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,999 %, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 97,4 %, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 150 – 1200ml z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml nie większa niż 6,0mg H2O/L, skuteczność nawilżania nie niższa niż 33mg H2O/L przy VT 500ml, opór przepływu nie wyższy niż 2,7cm H2O przy 60L/min. (Próbki 10szt.) szt. 3 500 Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,99 %, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 94,1 %, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 75 – 300ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=250ml nie większa niż 8,0mg H2O/L, skuteczność nawilżania nie niższa niż 31mg H2O/L przy VT250ml, opór przepływu nie wyższy niż 1,4cm H2O przy 10L/min. (Próbki 10szt.) szt. 2 000 Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,99 %, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 94,1 %, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 30 - 100ml, z portem kapno, opór przepływu nie wyższy niż 0,6cm H2O przy 5L/min. (Próbki 10szt.) szt. 100 Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,999 %, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 150 – 1200ml, z portem kapno, opór przepływu nie wyższy niż 0,8cm H2O przy 30L/min (Próbki 10szt.) szt. 1 000 Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,999 %, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 30 – 100ml, z portem kapno, opór przepływu nie wyższy niż 0,6cm H2O przy 5L/min, (Próbki 10szt.) szt. 200 Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,99 %, skuteczność filtracji względem NaCl nie niższa niż 99,99 %, zakres objętości oddechowych ograniczony do zakresu 200 – 1500ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml nie większa niż 6,0mg H2O/L, skuteczność nawilżania nie niższa niż 32mg H2O/L przy VT500ml, opór przepływu nie wyższy niż 2,4cm H2O przy 60L/min. (Próbki 10szt.) szt. 3 500 Wymiennik ciepła i wilgoci - tzw. sztuczny nos - do rurek tracheostomijnych, jednoelementowy z portem do podawania tlenu, dedykowany dla pacjentów o masie ciała > 15kg, wydajność nawilżania nie niższa niż 28mg H2O/L przy VT 500ml, opór przepływu nie wyższy niż 0,8cm H2O przy 30L/min. (Próbki 10szt.) szt. 1 500

title: Część 37

description: Fartuch niesterylny, wykonany z polietylenu. Zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki. Wymiar 71x116 cm. (Próbki 2 najmniejsze opakowania zbiorcze.) szt. 45 000

title: Część 36

description: Fartuch niesterylny, jednorazowy z włókniny PP min. 20g/m2. Wymiar 115x130cm (rozmiar XL) wiązany z tyłu na troki mankiety zakończone gumką. (Próbki 2 opakowania a 10sztuk.) szt. 15 000

title: Część 35

description: Pojemnik jałowy; jednorazowy; przezroczysty z tworzywa z wyraźnie oznaczoną skalą co 1 ml, przeznaczony do wygodnego pobierania próbek śluzu, o pojemności 40ml. W zestawie dodatkowa zakręcana pokrywka dla bezpiecznego i wygodnego transportu oraz bezlateksowy dren i etykieta identyfikacyjna. Pojemnik uniwersalny, dren ma możliwość połączenia ze wszystkimi rozmiarami cewników do odsysania; nie zawierający lateksu. (Próbka 2 sztuki) szt. 1 500

title: Część 34

description: Elektrody Quick combo kompatybilne z defibrylator LifePack 15 szt. 40

title: Część 33

description: Jednorazowe elektrody igłowe bipolarne koncentryczne do EMG (elektromiografii). Igła czerwona, rozmiar: długość 30mm i średnica 0,35mm (28G) . (Próbki 2 sztuki.) szt. 200

title: Część 32

description: Elektrody neutralne żelowe do lancetronu ES 350, 400; ES - VISION SYSTEM Elektroda neutralna żelowa jednorazowego użytku, typ REM, jednorazowa dzielona, dla dorosłych i dzieci. Rozmiar 176x122mm. Powierzchnia przewodzenia 110cm2. (Próbki 2 opakowanie a 5szt.) szt. 7 000

title: Część 31

description: Elektroda EKG: przesunięte złącze względem czujnika, co ogranicza występowanie artefaktów; wymiary elektrody 40.8x34mm; średnica powierzchni kontaktu ze skórą 34mm; ciekły żel; podłoże z pianki; powierzchnia czujnika Ag/AgCl – 10mm2; powierzchnia żelu 154mm2; opakowanie =50sztuk. (Próbki 1 opakowanie a 50szt.) op 80

title: Część 30

description: Elektrody dla noworodków z kabelkiem 50cm - 70cm, przyłącze żeńskie 1,5 mm, dobrze trzymające się skóry klatki piersiowej, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych, miękkie i elastyczne elektrody ok. 23 mm x 30 mm, bądź średnicy ok. 23 mm, pakowane po 3 sztuki. (Próbka 3 opakowania a 3szt.) op 500

title: Część 29

description: Elektrody do rejestracji słuchu typu R - LFR - 310 (kompatybilny z Otoemisja Kliniczna Otoread Clinical), w kształcie owalu lub koła, rozmiar szerokość od 30 do 40mm, żel stały, podłoże z pianki, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych (Próbki 50szt.) szt 20 000

title: Część 28

description: Elektrody dla dorosłych z żelem do monitorowania serca, jednorazowego użytku, podłoże z pianki, żel stały, średnica 43 - 52 mm, hermetyczne opakowanie zapewniający długi okres gwarancji, zapewniające dobrą jakość zapisu, brak "sztucznych szmerów" w zapisie, zapewniające doskonałą przyczepność i trwałość mocowania, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych (Próbki 50szt.) szt 60 000 Elektrody do monitorowania serca HOLTER Podłoże z pianki, żel stały, wymiary 42 - 500 mm x 56 - 62 mm, hermetyczne opakowanie zapewniające długi okres gwarancji, brak "sztucznych szmerów" w zapisie, zapewniające doskonałą przyczepność i trwałość mocowania, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych z języczkiem do mocowania kabla (nacięcie i otwór) typu R-LLL-510 (Próbki 50szt.) szt 50 000 Elektrody do monitorowania serca HOLTER Podłoże z pianki, żel stały, wymiary średnica 36mm, hermetyczne opakowanie zapewniające długi okres gwarancji, brak "sztucznych szmerów" w zapisie, zapewniające doskonałą przyczepność i trwałość mocowania, nie powodujące odparzeń i odczynów alergicznych z języczkiem do mocowania kabla (nacięcie i otwór) (Próbki 50szt.) szt 20 000

title: Część 27

description: Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem; jałowy, jednorazowy; wykonany z bardzo miękkiego i elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika; stalowy trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika; atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe; skalowany co 2 cm; linia RTG na całej długości cewnika; zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Tępo zakończony. Rozmiary od 8CH do 12CH w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbki – rozmiar 08CH – 2 sztuki) szt 20

title: Część 26

description: Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem; jałowy, jednorazowy; wykonany z bardzo miękkiego i elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika; stalowy trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika; atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe; skalowany co 2 cm; linia RTG na całej długości cewnika; zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Ostro zakończony. Rozmiary od 10CH do 40CH w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbki – rozmiar 28CH – 2 sztuki) szt 300

title: Część 25

description: Dren tlenowy/przewód tlenowy; jałowy, jednorazowy; posiadający uniwersalne końcówki z obu stron; elastyczny; drożny nawet podczas zaginania. Długość min. 210cm . (Próbki – 2 sztuki.) szt 3 000 Dren tlenowy/przewód tlenowy; jałowy, jednorazowy; posiadający uniwersalne końcówki z obu stron; elastyczny; drożny nawet podczas zaginania. Długość min. 762cm . (Próbki – 2 sztuki.) szt 500

title: Część 24

description: Pojemnik do odsysania ran typu Redon; pojemność 400ml. Niesterylny, jednorazowy. Pojemnik do odsysania w kształcie płaskiej butelki. Możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH. Skala na butelce ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu. (Próbki – 2 sztuki.) szt 600

title: Część 23

description: Pojemnik do odsysania ran typu Redon; pojemność 200ml -250ml. Sterylny, jednorazowy. Pojemnik do odsysania w kształcie płaskiej butelki. Możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH. Skala na butelce ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu. (Próbki – 2 sztuki.) szt 1 000

title: Część 22

description: Pojemnik do odsysania ran typu Redon; pojemność 200ml -250ml. Niesterylny, jednorazowy. Pojemnik do odsysania w kształcie płaskiej butelki. Możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH. Skala na butelce ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu. (Próbki – 2 sztuki.) szt 5 000

title: Część 21

description: Dren do odsysania ran. Dren do odsysania typ Redon - sterylny, elastyczny z nitką RTG na całej długości, koniec dystalny drenu zakończony centralnym otworem. Otwory boczne ułożone w dwu prostopadłych do siebie płaszczyznach na długości 14cm, nie ulegający zamknięciu podczas zagięcia, gwarantujący długotrwały drenaż. Oznaczenie na drenie w odległości 19cm od końca dystalnego. Długość drenu 170cm (Próbka CH16/70 – 2 sztuki) Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 10F/170 szt 100 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 12F/170 szt 50 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 14F/170 szt 200 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 16F/170 szt 200 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 18F/170 szt 100

title: Część 20

description: Dren do odsysania ran. Dren do odsysania typ Redon - sterylny, elastyczny z nitką RTG na całej długości, koniec dystalny drenu zakończony centralnym otworem. Otwory boczne ułożone w dwu prostopadłych do siebie płaszczyznach na długości 14cm, nie ulegający zamknięciu podczas zagięcia, gwarantujący długotrwały drenaż. Oznaczenie na drenie w odległości 19cm od końca dystalnego. Długość drenu min. 70cm (Próbka CH16/70 – 2 sztuki) Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 10F/70 szt 600 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 12F/70 szt 600 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 14F/70 szt 600 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 16F/70 szt 1 500 Dren do odsysania ran - typu Redon - sterylny 18F/70 szt 600

title: Część 19

description: Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych z czystego silikonu, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5cm, długość ramion głównego około 50cm, poprzecznego około 20cm, sterylne, z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-24CH co 3CH, podwójnie pakowane. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. Próbka 2szt. - rozmiar CH15 szt 60

title: Część 18

description: Dren do ran chirurgicznych dachówkowy wykonany z miękkiego nietoksycznego medycznego PCW. Linia kontrastująca w RTG wzdłuż drenu. Falisty przekrój zapewniający efektywny drenaż. Ze spinką do mocowania drenu. Szerokość 25mm, długość 250mm. Próbka 2szt. szt. 200 Dren tkankowy Yeates wykonany z miękkiego nietoksycznego medycznego PCW. Wielokanałowy. Linia kontrastująca w RTG wzdłuż drenu. Podwójny system drenażu: poprzez światło kanalików i zewnętrzne ich ściany. Możliwość zminiejszenia szerokości drenu poprzez odrywanie kanalików. Długość 250mm, szerokość 50mm, 18 kanalików. Próbka 2szt. szt. 100

title: Część 17

description: Dren łączący do odsysania, jałowy, jednorazowy. Dren wykonany ze specjalnej twardości tworzywa PCV zapewniającego jednoczesną elastyczność i miękkość drenu, ułatwiającą wygodną manipulację oraz odpowiednią twardość zapobiegającą zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień. Zakończenie typu lejek – lejek. Średnica 24CH. Długości min. 300cm. Próbka 2szt. szt 4 000

title: Część 16

description: Dren bądź zestaw do odsysania pola operacyjnego – sterylny; z końcówką ssącą, dren długości min. 300cm. Uniwersalna lejkowata końcówka, umożliwiająca bezpieczny uchwyt. W miejscu uchwytu niegładka powierzchnia, końcówka z otworem służącym kontroli odsysania, koniec zaokrąglony; dren odporny na załamanie i skręcenie zakończony konektorem umożliwiającym łączenie z różnymi drenami ssaka. Dren wykonany ze specjalnej twardości tworzywa PCV zapewniającego jednoczesną elastyczność i miękkość drenu, ułatwiającą wygodną manipulację oraz odpowiednią twardość zapobiegającą zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień. Próbka 2szt. szt 2 000

title: Część 15

description: Dren brzuszny wykonany w 100 % z silikonu; sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości 10 cm; atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu; pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; długość drenu 50 cm Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 08F/50 szt 10 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 10F/50 szt 15 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 12F/50 szt 15 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 14F/50 szt 10 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 18F/50 szt 10 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 20F/50 szt 20 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 24F/50 szt 300 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 26F/50 szt 60 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 30F/50 (Próbka 2 sztuki) szt 360 Dren brzuszny silikonowy, giętki, miękki - sterylny 36F/50 szt 10

title: Część 14

description: Dren brzuszny, jałowy, jednorazowy, wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości około 65? ShA. Z centralnym i 5 bocznymi otworami. (Próbka 30F/40 – 2szt.) J.w. rozmiar 24F/40 szt 300 J.w. rozmiar 30F/40 szt 350

title: Część 13

description: Czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej; niejałowy; jednorazowy; wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej. Pakowany po 100szt. (Próbka – 2 opak. a 100szt.) op 200

title: Część 12

description: Czepek medyczny typu beret; jednorazowy; niejałowy; ściągany gumką; średnica ok. 53 cm; wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej. Pakowany po 100szt. (Próbka – 2 opak. a 100szt.) op 500

title: Część 11

description: Cewnik urologiczny TYP TIEMANN -wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach; zagięta końcówka zakończona stożkowato; przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; kod barwny oznaczający rozmiar. Pakowany prosto, długość 400mm (Próbka CH14 – 2szt.) j.w. CH 8 szt. 20 j.w. CH 10 szt. 400 j.w. CH 12 szt. 500 j.w. CH 14 szt. 500 j.w. CH 16 szt. 500 j.w. CH 18 szt. 300 j.w. CH 20 szt. 250 j.w. CH 22 szt. 250 j.w. CH 24 szt. 50

title: Część 10

description: Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika. Rozmiary: 4F – 2x20G-dł-40cm; 4F – 2x20G-dł-20cm; 5F – 2x19G-dł-40cm – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiar 5F – 2x19G-dł-40cm) szt. 40

title: Część 9

description: Cewnik Pezzer - wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika. Wyposażony w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Typ i rozmiar zgodnie z opisem. Pakowany prosto (Próbka CH32 – 2szt.) Cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylny CH 28 szt 30 Cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylny CH 30 szt 30 Cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylny CH 32 szt 30 Cewnik urologiczny - typu Pezzer - sterylny CH 34 szt 30

title: Część 8

description: Cewnik Nelatona CH 10 - CH 20 wykonany z PCV o jakości medycznej i twardosci 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona), posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. Typ i rozmiar zgodnie z opisem. Pakowany prosto (Próbka CH14 – 4szt.) Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 6 szt 20 Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 8 szt 20 Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 10 szt 100 Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 12 szt 100 Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 14 szt 200 Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 16 szt 60 Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 18 szt 30 Cewnik urologiczny - typu Nelaton - sterylny CH 20 szt 60

title: Część 7

description: Cewnik typu Foley sterylny. Zastawka zaworu. Rozmiar opatrzony kolorem. Pakowany prosto. (Próbka 4szt. Rozmiar CH 18) Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 06 szt 50 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 08 szt 100 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 10 szt 100 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 12 szt 500 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 14 szt 550 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 16 szt 5 500 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 18 szt 5 000 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 20 szt 1 100 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 22 szt 200 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 24 szt 100 Cewnik silikonowany - typu Foley - sterylny CH 26 szt 50

title: Część 6

description: Cewnik do podania tlenu - czysty mikrobiologicznie lub sterylny, typu "okularowy". Z PCV, pozwala na podaż tlenu w odpowiednim stężeniu bez podrażnień i wysuszenia błon śluzowych, łagodne zakończenie rurek nosowych nie uszkadzające błony śluzowej. (Próbka 4szt. Rozmiar 300cm) j.w. długość min. 200cm – max. 240cm szt. 1 000 j.w. długość min. 300cm – max. 340cm szt. 14 000 j.w. długość min. 500cm – max. 540cm szt. 5 000

title: Część 5

description: Cewniki do odsysania dróg oddechowych - z PCV "zmrożony” , sterylny, jednorazowego użytku. Kod barwny oznaczający rozmiar. Pakowany prosto, nie zwinięty (próbka 5 szt rozmiaru CH14) j.w. CH 04/400mm szt. 200 j.w. CH 06/400mm szt. 3 500 j.w. CH 08/400mm szt. 5 000 j.w. CH 10/400mm szt. 5 500 j.w. ch 12/400mm szt. 2 000 j.w. ch 12/min. 600mm szt. 2 000 j.w. ch 14/min. 600mm szt. 38 000 j.w. ch 16/min. 600mm szt. 35 000 j.w. ch 18/min. 600mm szt. 3 500 j.w. ch 20/min. 600mm szt. 400

title: Część 4

description: Cewnik do karmienia jałowy z zatyczką – typ i rozmiar zgodnie z opisem, pakowane w długości, proste - nie zwijane, kod barwny oznaczający rozmiar (Próbka 4szt. Rozmiar CH08). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. Cewnik do karmienia - sterylny CH 5/400mm szt. 6 000 Cewnik do karmienia - sterylny CH 6/400mm Cewnik do karmienia - sterylny CH 8/400mm Cewnik do karmienia - sterylny CH 10/400mm

title: Część 3

description: Cewnik urologiczny Typ Couvelaire - przeznaczenie do krótkotrwałego cewnikowania pęcherza moczowego poprzez wprowadzenie przez cewkę - sterylny, wykonany w całości z PCV, 2 otwory boczne, kod barwny oznaczający rozmiar. (Próbka 2 szt. rozmiar 18) j.w. CH 10 szt. 100 j.w. CH 12 szt. 200 j.w. CH 14 szt. 150 j.w. CH 16 szt. 150 j.w. CH 18 szt. 250 j.w. CH 20 szt. 250 j.w. CH 22 szt. 200

title: Część 2

description: Aplikator do lidocainy z butelki w areozolu a 38g. Opakowanie = 100szt. (Próbka 10 sztuk) op. 80

title: Część 1

description: Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm – 0,2µm posiadający ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą przypadkowe wydostawanie się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. (Próbka 10 szt. ) szt. 34 000

title: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

description: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach