description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: POR CUMPLIR CON TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HEJCA-B-125-2021-87497

answer: Por medio de la presente, procedemos a la convalidación de errores solicitadas dentro de la ?ADQUISICIÓN DE SUTURAS VARIAS PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA?.

description: ?La muestra presentada para el ítem número 5 solicitado, no cumple con las características solicitadas, se solicita de 20-25mm y la muestra corresponde a 26mm.?Se solicita enviar certificado de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, debido a que el enviado no es legible.?En la oferta presentada numeral 1.6 del formulario, el ítem 3 ofertado consta como calibre 210, mientras que se solicita calibre 2/0?En la oferta presentada numeral 1.6 del formulario, el ítem 4 ofertado consta como calibre 210, mientras que se solicita calibre 2/0?En la oferta presentada numeral 1.6 del formulario, el ítem 5 ofertado consta como calibre 310, mientras que se solicita calibre 3/0?El catálogo adjuntado en la oferta no es legible

answer: Adjuntamos los archivos para convalidar. Favor, considerar la carta consideración  que también se adjunta.

description: ?La muestra presentada para el ítem número 5 solicitado, no cumple con las características solicitadas, se solicita de 20-25mm y la muestra corresponde a 27mm.?Registro sanitario incompleto, no se puede verificar las medidas de las suturas.

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA

description: ?La muestra presentada para el ítem número 5 solicitado, no cumple con las características solicitadas, se pide de 20-25mm y la muestra corresponde a 26mm en la oferta y catálogo señalan aguja 20mm.?En el catálogo del ítem número 4 solicitado, se indica la punta de la aguja como redonda, mientras que, en las especificaciones técnicas solicitadas, en la descripción del bien ofertado y en la muestra se tiene punta ahusada.

answer: En respuesta a la convalidación de errores del 22 de  noviembre del 2021, encontrándome dentro del período establecido en el calendario del proceso,  para dar respuesta a la convalidación de errores del proceso: SIE-HEJCA-B-125-2021 correspondiente a la ?ADQUISICIÓN DE SUTURAS VARIAS MEDIDAS PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA.? sírvase encontrar adjunto las con validaciones solicitadas.1.Se aclara que la muestra presentada del ítem numero 5 es una muestra disponible que teníamos en stock y que en el caso de ser adjudicados se dará cumplimiento a lo solicitado en el pliego y términos de referencia ya que la fábrica elabora las suturas de acuerdo a lo solicitado 2.Se adjunta CATALOGO VITAL SUTURES 150313 firmado lectrónicamente.

description: ?La muestra presentada para el ítem número 5 solicitado, no cumple con las características solicitadas, se solicita de 20-25mm y la muestra corresponde a 26mm. ?No es posible verificar la firma electrónica del documento: CATALOGO VITAL SUTURES 150313-signed firma invalida

answer: Estimado proveedor, Uds. deberán cumplir con las características técnicas requeridas ya que son las aprobadas en el cuadro nacional de dispositivos médicos. Lo solicitado es Sutura de poliglactina, N. 3/0, 1/2 circulo 20 - 25 mm, 70 - 90 cm

description: SE PUEDE PARTICIPAR EN EL ITEMS 1.5 CON SUTURA DE POLIGLACTINA, N 3/0, 1/2 CIRCULO 26MM?

answer: Estimado oferente con relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es posible el cambio de marca luego de la adjudicación.

name: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

description: ESTIMADOS BUENOS DIAS RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, POR FAVOR DEBIDO A LA ALTA DEMANDA Y ROTACION DELOS INSUMOS SOLICITADOS SU AYUDA ACLARANDO SI NOS LLEGAN ADJUDICAR SE PODRIA REALIZAR LUEGO DE LAADJUDICACION UN CAMBIO DE MARCA.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta, nos permitimos indicar las cantidades solicitadas en especificaciones técnicas son elaboradas por parte de la unidad requirente con un informe de stock de bodega.

description: Estimada Entidad, favor observar inconsistencias en cantidades requeridas cantidades no basadas enrealidad de rotación del producto y demanda de uso por parte de pacientes por las unidades médicaspara evitar solicitudes de canjes.

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificacióntécnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimado oferente, al realizar la publicación del proceso se cargaron los documentos relevantes para la participación del proceso, entre ellos LOS NUEVOS FORMULARIOS, sin embargo, se procede a enviar nuevamente.

description: Estimada Entidad, Favor su gentil ayuda subiendo los Formularios anexos de la Oferta Subasta InversaElectrónica, actualizados: Formulario 1.1 Presentación y Compromiso, III. Nómina de Socios,Accionistas o Partícipes de Personas Júridicas y Disposiciones Específicas para PersonasNaturales, Oferentes.

answer: Estimado oferente todos los documentos presentados en la oferta deben contener firma electrónica esto es formularios y anexos, No se acepta firma electrónica impresa y escaneada.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos a la oferta requiereque presentemos con firma electrónica. Gracias.

answer: Estimado oferente la oferta puede ser entregada por 3 medios: al correo electrónico detallado en los pliegos, cargados al SOCE Portal de compras públicas o entregado de manera física entendiéndose de manera física el medio magnético CD o USB en la unidad de compras públicas del HEJCA.No es necesario que la oferta venga sumillada y foliada. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y de TODOS LOS ANEXOS. No se acepta firma electrónica impresa y escaneada.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señalaque ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá porpresentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en undispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correoelectrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta demanera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento oe-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta NO procedería elsumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requierela entrega por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesarioentregar a un email. Especificar email.

answer: El CD debe contener la oferta en su totalidad es decir formularios y anexos. No es necesario que la oferta venga sumillada y foliada. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y de TODOS LOS ANEXOS. No se acepta firma electrónica impresa y escaneada.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda con la siguiente inquietud: Qué información debe contenerel dispositivo de almacenamiento CD? Se debe enviar sólo la oferta escaneada, misma que muestralas hojas sumilladas, enumeradas y también es visible la firma electrónica? O debe tener losarchivo en formato PDF sólo para visualizar la veracidad de la firma electrónica. Pues en estasegunda opción no se podrá sumillar por ser formato PDF. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado oferente la oferta puede ser entregada por 3 medios: al correo electrónico detallados en los pliegos, cargados al SOCE Portal de compras públicas o entregado de manera física entendiéndose de manera física el medio magnético CD o USB en la unidad de compras públicas del HEJCA.No es necesario que la oferta venga sumillada y foliada. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y de TODOS LOS ANEXOS. No se acepta firma electrónica impresa y escaneada.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmadoselectrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? Encaso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que se sirva leer el pliego dentro de parámetros resueltos por la entidad contratante, al igual que en las especificaciones técnicas.

description: Estimados señores, de acuerdo con la circular No. SERCOP-2020-0004-C, es obligación por parte dela entidad contratante que lleva a cabo procedimientos de contratación cuyo objeto sea laadquisición de dispositivos médicos solicitar el Permiso de Funcionamiento y Certificaciones deBuenas Prácticas de Manufactura, Distribución, Almacenamiento y Transporte BPADT. Favor suconfirmación en la presentación de dichos documentos en la oferta

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que el producto debe estar en las condiciones originales que se encontró en la recepción del insumo

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje, favor confirmar si el producto será devueltoen las mismas condiciones entregadas esterilización, sin rayaduras, etc

answer: Estimado proveedor en relación a su pregunta nos permitimos indicar que la solicitud de canje no es aplicada bajo ningún reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades

description: Favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya queactualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos ?

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es procedente la aplicación de dicho acuerdo ministerial, ya que el mismo regula fármacos y el presente proceso se trata de dispositivos Médicos.

description: Estimada Entidad. Se solicita canje de los insumos ofertados que estén en los 60 días próximos acaducidad sin costo adicional, Esta disposición será aplicada de acuerdo a las directricesseñaladas en el Acuerdo Ministerial 15, del Registro oficial N.30 del 02 de septiembre de 2019 delReglamento de Canje de Medicamentos en General Próximos a caducar, en el que señala que no podrácontemplar un porcentaje de canje para medicamentos superior al 10%?

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades

description: "Estimados señores, requerimos el cumplimiento al oficio Nro. MSP-SNGSP-2021-0416-O y lajustificación técnica de canje de Dispositivos Médicos

answer: Estimado proveedor, el cuadro al que hace referencia es del MSP, y el proceso al que desea participar es del IESS, el cuadro básico es DIFERENTE, por lo que en concordancia con lo elaborado por planta central y en las especificaciones técnicas solicitamos de manera CLARA y completa. Por lo que le invitamos a revisar nuevamente los pliegos ya que NO solicitamos fotografías

description: ESTIMADOS SEÑORES SOLICITAMOS QUE EN LOS ITEMS DONDE REQUERIMOS FOTOGRAFÍA NOS AYUDEN CON LAPETICIÓN, DEBIDO A QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL EL CUADRO BÁSICO DEL MSP TIENEINCONSISTENCIAS CON LA REALIDAD DEL MERCADO, BAJO ESTE ANTECEDENTE ESTIMADOS SEÑORES COMISIÓNSOLICITAMOS NO RESPONDAN CON FRASES ALUSIVAS COMO:"REGIRSE A LOS PLIEGOS", "REGIRSE A LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS", " NO POSEEMOS EN INVENTARIO", ETC. ADEMAS DE QUE EN LA CODIFICACIÓN DERESOLUCIONES 72 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, ARTICULO 108 ,NUMERAL 3 SE INDICA QUE: "LAS ESPECIFICACIONES HAN DE SER CLARAS, COMPLETAS E INEQUÍVOCAS NO DEBENPRESENTAR AMBIGÜEDADES, NI CONTRADICCIONES ENTRE LAS MISMAS QUE PROPICIEN O PERMITAN DIFERENTESINTERPRETACIONES DE UNA MISMA DISPOSICIÓN, NI INDICACIONES PARCIALES SOBRE DETERMINADO TÓPICO".,AGRADECEMOS SUS RESPUESTAS

answer: Estimado oferente la oferta puede ser entregada por 3 medios: al correo electrónico detallados en los pliegos, cargados al SOCE Portal de compras públicas o entregado de manera física entendiéndose de manera física el medio magnético CD o USB en la unidad de compras públicas del HEJCA.No es necesario que la oferta venga sumillada y foliada. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y de TODOS LOS ANEXOS. No se acepta firma electrónica impresa y escaneada.

description: ESTIMADOS SEÑORES PORFAVOR SOLICITAMOS NOS ACLAREN LA MANERA DE PRESENTAR LA OFERTA, EN EL CASO DESER CARPETA FISICA SI SE PERMITE LA FIRMA MANUSCRITA O FIRMA ELECTRONICA IMPRESA, EN EL CASO DEHABILITAR APERTURA DE MANERA VIRTUAL PORFAVOR CONFIRMAR SI SE PERMITE FIRMA ELECTRONICA IMPRESA YESCANEADA, O SI SE REQUIERE EL DOCUMENTO PDF FIRMADO ELECTRONICAMENE PARA SU VERIFICACION,ADICIONALMENTE SOLICITAMOS SI SE PERMITE DE ESTA FORMA LA PRESENTACION DE OFERTAS, NOS ACLAREN ELCORREO PARA EL ENVIO DE LA OFERTA, AGRADECEMOS SU RESPUESTA

answer: Estimado proveedor, Uds. deberán cumplir con las características técnicas requeridas ya que son las aprobadas en el cuadro nacional de dispositivos médicos.

description: ESTIMADOS SEÑORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN PARTICIPAR EN LOS ITEMS 3,4, Y 5 CON SUTURA DE POLIGLACTINA AGUJA REDONDA, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAAD, AGRADECEMOS SU RESPUESTA

answer: Estimados proveedores, Uds. deberán cumplir con las características técnicas requeridas ya que son las aprobadas en el cuadro nacional de dispositivos médicos. Lo solicitado es Sutura de poliglactina, N. 3/0, 1/2 circulo 20 - 25 mm, 70 - 90 cm.

description: ESTIMADOS EN EL ITEM N 5 PODEMOS PARTICIPAR CON UNA SUTURA DE POLIGLACTINA N3/0 1/2 CIRCULO DE 26 MM- 75 CM ?

description: ADQUISICIÓN DE SUTURAS VARIAS MEDIDAS PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA

streetAddress: Rayoloma Popayán s/n MONAY

BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

legalName: BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

QUALITYMEDICO S.A.

streetAddress: V. H. SICOURET  SOLAR 6 TARQUI

legalName: QUALITYMEDICO S.A.

COSTASHUE S.A.

streetAddress: SOLAR 3 TARQUI

legalName: COSTASHUE S.A.

MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO

locality: SAMBORONDON

streetAddress: S/N TARIFA

legalName: MINUCHE BARRERA OMAR EDUARDO

ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.

streetAddress: VOZANDES JUAN DIGUJA N39-104 EL BATAN

legalName: ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.

title: Subasta


name: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA

Unidad

scheme: SERCOP

description: INSUMOS DE USO GENERAL

scheme: CPC

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

currency: USD

description: POR CUMPLIR CON TODO LO REQUERIDO POR LA INSTITUCION

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HEJCA-B-126-2021-87497

status: active

answer: SE ADJUNTA LA CONVALIDACION DE ERRORES

description: ?El registro sanitario se encuentra incompleto, no se puede verificar el número de registro y la fecha de vigencia del mismo?La muestra enviada no corresponde al catálogo adjuntado en la oferta

answer: Señores en respuesta a su solicitud de convalidación de errores se adjunta documentos con firma electrónica

description: ?No es posible verificar la firma electrónica del documento #21 BUENAS PRACTICAS DE TRANSPORTE.

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que es opcional la firma electrónica en este o varios documentos como anexos. Sin embargo, es obligatorio la firma electrónica dentro de los formularios de la oferta.

description: Estimada Entidad, como parte de los compromisos asumidos dentro del Decreto 68 del Gobierno Nacional, la ARCSA anunció la digitalización de 42 trámites institucionales a través de la VUE, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos, quienes podrán descargarlos e imprimirlos. Favor su confirmación que se pueda presentar el registro sanitario digitalizado conforme lo señalado con anterioridad.

answer: Estimado Oferente en cumplimiento a la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, no es necesario que la oferta venga sumillada ni foliada.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que sea CD o cualquier otro medio electrónico debe contener la oferta en su totalidad. formularios, y documentos soporte de acuerdo a los parámetros solicitados como la experiencia general. Leer Sección IV del pliego. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y la firma de los anexos es opcional.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las ofertas enviadas de manera física NO SON VÁLIDAS de igual manera de acuerdo a las condiciones que se estipulan en los pliegos para la presentación de la oferta electrónica, le invitamos a leer Sección IV del pliego, para conocer la forma y el correo para remitir la oferta electrónica.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimado oferente la oferta puede ser entregada por 3 medios: al correo electrónico detallados en los pliegos, cargados al SOCE Portal de compras públicas o entregado de manera física entendiéndose de manera física el medio magnético CD o USB en la unidad de compras públicas del HEJCA.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado oferente con respecto a su pregunta nos permitimos indicar que el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y TRANSPORTE debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta si el certificado se encuentra en renovación con los documentos que envía el ARCSA será procedente el cumplimiento de dicho parámetro, sin embargo, si la certificación es por primera vez será motivo de descalificación.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que el producto debe estar en las condiciones originales que se encontró en la recepción del dispositivo

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condiciones en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es procedente la aplicación de dicho acuerdo ministerial, ya que el mismo regula fármacos y el presente proceso se trata de dispositivos Médicos.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que continene dispositivos médicos que están próximos a caducarse, en el que señalan que  ?El porcentaje de los medicamentos en general, medicamentos biológicos o kits de medicamentos que incluyen dispositivos médicos sujetos a canje, no será mayor al quince por ciento 15% del volumen total del producto adquirido por cada adquisición?.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que como indica pliegos y especificaciones técnicas en el punto obligaciones del contratista EL CANJE de la ADQUISICIÓN DE GRAPADORA PARA PIEL, 35 GRAPAS PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA, será mínimo con sesenta días antes de la fecha de caducidad de los mismos

description: Estimada Entidad, favor confirmar que en caso de solicitud de canje, se procederá con el cumplimiento del Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud, en el que señala que el canje de los dispositivos médicos adquiridos a proveedores nacionales próximos a caducarse, se efectuará conforme lo establecido en el contrato de adquisición o en los documentos precontractuales, se recomienda que dicha notificación de canje no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es procedente la aplicación de dicho artículo en la ley, ya que el mismo regula fármacos y el presente proceso se trata de Dispositivos Médicos

description: Estimada Entidad. Favor confirmar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala ?Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente?.

name: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

description: ADQUISICIÓN DE GRAPADORA PARA PIEL, 35 GRAPAS PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: AZUAY

locality: CUENCA

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

B.BRAUN MEDICAL S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: MANUEL AMBROSI DE LOS CIPRESES E4-120 COTOCOLLAO

legalName: B.BRAUN MEDICAL S.A.

GIMPROMED CIA. LTDA.

streetAddress: PASCUAL DE ANDAGOYA AV. AMERICA OE3-297 ALFARO (CHIMBACALLE)

legalName: GIMPROMED CIA. LTDA.

BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

roles: tenderer supplier

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: DATILES CALLE TERCERA S/N TARQUI

peñafiel jacome freddy segundo

streetAddress: PASAJE T PASAJE B S4-244 ELOY ALFARO

legalName: peñafiel jacome freddy segundo

streetAddress: LA ISLA SAN GABRIEL N31-12 CENTRO HISTORICO

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HEJCA-B-128-2021-87497

answer: Estimado oferente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista señala:EL CANJE de la ADQUISICIÓN DE RECARGA ARTICULABLE, DE GRAPADORA ENDOSCÓPICA CON CUCHILLA PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA, será mínimo con sesentadías antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante. A elección de la entidad contratante, el contratista se compromete a reponer o devolver de forma íntegra el valor económico, en caso de que posterior a la entrega, los insumos que presentaran defectos por razones imputables a la elaboración, procesamiento, almacenamiento, o calidad. En este caso, el contratista estáobligado a retirar el producto, sin derecho a cobro por costo de flete. La responsabilidad del canje se extenderá al período de vida útil de los nuevos insumos adquiridos.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala ?Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente?.

answer: Estimado oferente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista señala:EL CANJE de la ADQUISICIÓN DE RECARGA ARTICULABLE, DE GRAPADORA ENDOSCÓPICA CON CUCHILLA PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA, será mínimo con sesentadías antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante. A elección de la entidad contratante, el contratista se compromete a reponer o devolver de forma íntegra el valor económico, en caso de que posterior a la entrega, los insumos que presentaran defectos por razones imputables a la elaboración, procesamiento, almacenamiento, o calidad. En este caso, el contratista estáobligado a retirar el producto, sin derecho a cobro por costo de flete. La responsabilidad del canje se extenderá al período de vida útil de los nuevos insumos adquiridos.

description: Estimada Entidad, favor confirmar que en caso de solicitud de canje, se procederá con el cumplimiento del Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud, en el que señala que el canje de los dispositivos médicos adquiridos a proveedores nacionales próximos a caducarse, se efectuará conforme lo establecido en el contrato de adquisición o en los documentos precontractuales, se recomienda que dicha notificación de canje no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días.

answer: Estimado oferente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista señala:EL CANJE de la ADQUISICIÓN DE RECARGA ARTICULABLE, DE GRAPADORA ENDOSCÓPICA CON CUCHILLA PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA, será mínimo con sesentadías antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante. A elección de la entidad contratante, el contratista se compromete a reponer o devolver de forma íntegra el valor económico, en caso de que posterior a la entrega, los insumos que presentaran defectos por razones imputables a la elaboración, procesamiento, almacenamiento, o calidad. En este caso, el contratista estáobligado a retirar el producto, sin derecho a cobro por costo de flete. La responsabilidad del canje se extenderá al período de vida útil de los nuevos insumos adquiridos.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que continene dispositivos médicos que están próximos a caducarse, en el que señalan que  ?El porcentaje de los medicamentos en general, medicamentos biológicos o kits de medicamentos que incluyen dispositivos médicos sujetos a canje, no será mayor al quince por ciento 15% del volumen total del producto adquirido por cada adquisición?.

answer: Estimado oferente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista señala:EL CANJE de la ADQUISICIÓN DE RECARGA ARTICULABLE, DE GRAPADORA ENDOSCÓPICA CON CUCHILLA PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA, será mínimo con sesentadías antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante. A elección de la entidad contratante, el contratista se compromete a reponer o devolver de forma íntegra el valor económico, en caso de que posterior a la entrega, los insumos que presentaran defectos por razones imputables a la elaboración, procesamiento, almacenamiento, o calidad. En este caso, el contratista estáobligado a retirar el producto, sin derecho a cobro por costo de flete. La responsabilidad del canje se extenderá al período de vida útil de los nuevos insumos adquiridos.Si desea presentar su

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Estimado oferente la devolución será en las mismas condiciones en las cuales se entregó.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condiciones en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimado oferente, en caso de participar deberá presentar la documentación de su entidad que valide lo dispuesto por el ARCSA para el caso de renovación.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Estimado oferente, puede entregar la oferta por WETRANSFER, enviar en medio magnético, y/o cargado al SOCE, siendo esta última obligatoria. El correo electrónico esta mencionado en los pliegos SECCIÓN IV:?Toda oferta deberá ser presentada de conformidad a lo dispuesto en los art. 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico al correo electrónico: lisseth.campos@iess.gob.ec y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica esto de conformidad a lo mencionado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C observando los parámetros indicados en sus puntos: 6.1, 6.2, 6.3.?

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado oferente, puede entregar la oferta por WETRANSFER, enviar en medio magnético, y/o cargado al SOCE, siendo esta última obligatoria, el sumillado y foliado en la documentación ya no es aplicable. El correo electrónico esta mencionado en los pliegos SECCIÓN IV:?Toda oferta deberá ser presentada de conformidad a lo dispuesto en los art. 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico al correo electrónico: lisseth.campos@iess.gob.ec y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica esto de conformidad a lo mencionado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C observando los parámetros indicados en sus puntos: 6.1, 6.2, 6.3.?

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimado oferente, la oferta puede ser presentada de manera consolidad con la firma electrónica, o, entregar por partes con los formularios y documentos emitidos por el oferente debidamente firmados con firma electrónica respaldos y anexos que no tengan firma electrónica, deberán contener su firma electrónica, con la finalidad de validar su veracidad.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimado oferente no se requiere la oferta foliada ni sumillada

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Estimado oferente el registro sanitario debe ser presentado de conformidad a lo establecido en los pliegos, puesto que es un parámetro de calificación establecido. Se requiere el documento digitalizado como se exige la oferta, ya que en caso de no poder abrir el link de la página no se podrá calificar dicho requerimiento.

description: Estimada Entidad, como parte de los compromisos asumidos dentro del Decreto 68 del Gobierno Nacional, la ARCSA anunció la digitalización de 42 trámites institucionales a través de la VUE, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos, quienes podrán descargarlos e imprimirlos. Favor su confirmación que se pueda presentar el registro sanitario digitalizado conforme lo señalado con anterioridad.

answer: Estimado oferente por favor presentar la oferta cumpliendo las especificaciones técnicas y características mencionadas en el pliego.

description: Se puede participar con recarga endoscopica articulada de 60mm con grapa abierta de 3.5mm  cubriendo los 3 tamaños de grapas y cerrada 1.5mm?

answer: Estimado oferente por favor presentar la oferta cumpliendo las especificaciones técnicas y características mencionadas en el pliego.

description: Se puede participar con recarga endoscopica articulada de 60mm con grapa abierta 4.8mm cubriendo lo 3 tamaño de grapas y cerrada de 2.0 mm?

answer: Los ítems objetos de contratación del presente proceso, deben ser compatibles con el insumo que pertenece a la institución detallado a continuación: NOMBRE DEL INSUMO: Endograpadora lineal extra larga CARACTERISTICAS: Endograpadora lineal de 12mm de diametro, de 25cm - 26 cm de largo,sin cuchilla en el instrumento, con seguro, predisparo para todo tipo de recargas, estéril, descartable

description: ACLARACION

answer: Se envian muestras solicitadas por la entidad.

description: 1. La recarga articulable, de grapadora endoscópica con cuchilla, de 60mm. que incluya tres tamaños de grapas, 2 ,2.5, 3mm. Por favor presentar nuevamente la muestra para poder comprobar en tejido vivo.2. La Recarga articulable, de grapadora endoscópica con cuchilla, de 60mm. que incluya tres tamaños de grapas, 3 ,3.5, 4mm. Por favor presentar nuevamente la muestra para poder comprobar en tejido vivo.

answer: ESTIMADA ENTIDAD ENCUENTRE ADJUNTO CONVALIDACION SOLICITADA

description: 1.Al momento de validar la firma electrónica de la oferta presentada en el aplicativo firma EC, esta se presenta invalida debido a modificaciones en el documento solicitamos se presente la oferta con firma válida.2.El registro sanitario presentado se encuentra caducado, presentar el certificado vigente. 3.La recarga articulable, de grapadora endoscópica con cuchilla, de 60mm. que incluya tres tamaños de grapas, 2 ,2.5, 3mm. Por favor presentar nuevamente la muestra para poder comprobar en tejido vivo.4.La Recarga articulable, de grapadora endoscópica con cuchilla, de 60mm. que incluya tres tamaños de grapas, 3 ,3.5, 4mm. Por favor presentar nuevamente la muestra para poder comprobar en tejido vivo.

answer: Estimados Señores, de acuerdo a la convalidación solicitada, nuestra empresa responde a continuación.Saludos cordiales.SOLMAIT DEL ECUADOR CIA LTDA

description: 1.1. La recarga articulable, de grapadora endoscópica con cuchilla, de 60mm. que incluya tres tamaños de grapas, 2 ,2.5, 3mm. Por favor presentar nuevamente la muestra para poder comprobar en tejido vivo.2.2. La Recarga articulable, de grapadora endoscópica con cuchilla, de 60mm. que incluya tres tamaños de grapas, 3 ,3.5, 4mm. Por favor presentar nuevamente la muestra para poder comprobar en tejido vivo.3.De acuerdo al catálogo presentado, los códigos de colores indicados en el mismo, no corresponden a las muestras presentadas. 4.De acuerdo al catálogo presentado, registro sanitario y muestra, no coinciden la marca ?SINOPHARM? del producto ofertado.

description: ADQUISICIÓN DE RECARGA ARTICULABLE, DE GRAPADORA ENDOSCÓPICA CON CUCHILLA PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA

legalName: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA

legalName: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

NORVENPRO S.A.

streetAddress: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR  SOLAR 8 TARQUI

legalName: NORVENPRO S.A.

SOLMAITDELECUADOR CIA.LTDA.

streetAddress: 9 DE JULIO DE LOS OLIVOS 4 SANJUAN

legalName: SOLMAITDELECUADOR CIA.LTDA.


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: CUMPLE CON LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HEJCA-B-130-2021-87497

status: complete

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimados señores en el ITEM 26 es posible participar con un Papilotomo o esfinterotomo, de punta tipo cuchillo de 6mm que cumple con las demás especificaciones técnicas solicitadas y tiene la misma aplicación o uso durante los procedimientos.?

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimados señores en el ITEM 15, es posible participar con un Balón de extracción de cálculos biliares de un tamaño de 8.5 o 9 mm.

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimados señores en el ITEM 14, es posible participar con un Balón de extracción de cálculos biliares multitamaño de 15-18-21 mm de diámetro que cumple con el rango solicitado de al menos 18 a 20 mm

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimados señores en el ITEM 13, es posible participar con un Balón de extracción de cálculos biliares multitamaño de 9-13-16 mm de diámetro que se encuentra dentro del rango solicitado de al menos 12 a 15 mm.

answer: Estimados señores por medio del presente se adjunta convalidación de errores, cumpliendo con lo solicitado.

description: 10.El registro sanitario presentado 9856-DME-0920 indica incluir el ítem ?Jeringa con manómetro incluido para la dilatación endoscópica?, sin embargo la descripción del documento no menciona el ítem requerido.11.Los registros sanitarios 8248-DME-0320, 9856-DME-0920, 9382-DME-0720 10558-DME-1020 presentados, son de otra persona diferente al oferente participante, presentar autorización de uso.12.El permiso de funcionamiento presentado se encuentra caducado, el formulario de la oferta indica presentar el documento vigente. Por favor presentar dicho documento vigente.13.El ítem ?Papilotomo o esfinterotomo, de punta tipo cuchillo de 7mm.? El catálogo menciona la característica de longitud de 2000mm, cuando se requiere de 200mm.

answer: Estimados señores por medio del presente se adjunta convalidación de errores, cumpliendo con lo solicitado.

description: 6.El ítem Set, para gastrostomía endoscópica percutánea, 20 fr, no es clara la característica anillo de retención externa con orificios y topes en la parte exterior, ya que el catalogo no lo menciona.7.El ítem Set, para gastrostomía endoscópica percutánea, 24 fr, no es clara la característica anillo de retención externa con orificios y topes en la parte exterior, ya que el catálogo no lo menciona.8.El ítem Sondas para aplicación de Argón Plasma, la muestra presentada para verificar la compatibilidad con el equipo de la institución, no funciona.9.El registro sanitario presentado del ítem Sondas para aplicación de Argón Plasma, indica que el solicitante del mismo es un oferente distinto a la carta de autorización de distribución. Debe presentar la autorización de uso del registro sanitario del solicitante.

answer: Estimados señores por medio del presente se adjunta convalidación de errores, cumpliendo con lo solicitado.

description: 1.Estimado oferente respecto al ítem: Canastillas extractoras de cálculos biliares, de 4 alambres, ancho de 20mm a 40mm, se requiere aclarar la longitud del dispositivo de 180 a 280 cm que es lo requerido en las especificaciones técnicas, la misma que no consta en el catálogo presentado. 2.El ítem catéter de canulación biliar punta metálica, 7 fr Descartable el catálogo presentado no menciona la característica french.3.No presenta el catálogo del ítem ?Jeringa con manómetro incluido para la dilatación endoscópica? 4.Aclarar el ítem Pinza de biopsia endoscópica tipo oval de 2.8 x 230cm, referente a las características que el catálogo presentado no menciona:a.Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción5.El ítem Pinza para extracción de cuerpo extraño monedas tipo ratón, el catalogo presentado no menciona la característica: ?Compuesto por dos dientes para sujetar monedas?

answer: Por tema de compatibilidad se requiere muestra del último ítem ?Sondas para aplicación de Argón Plasma?, con la finalidad de efectuar la prueba de funcionalidad en el equipo. Esta muestra será devuelta al oferente participante.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente el equipo de la unidad Söring ARCO 2000

description: Estimados señores en el ITEM 37, por favor indicar la marca de la unidad electro quirúrgica con argón que posee la entidad para confirmar la compatibilidad.

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimados señores en el ITEM 28 Pinza de 4 hilos para recuperación de cuerpo extraño es posible ampliar la longitud de 160 cm o mayor?

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimados señores en el ITEM 26 es posible ampliar el rango Papilotomo o esfinterotomo, de punta tipo cuchillo de 7mm o menor?

answer: Estimado oferente si se puede participar.

description: Estimada Entidad, para los ítems del 16 al 18, se puede participar con balón de acalasia no hidrostático sino con inflado mediante aire? Gracias por la aclaración

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimada Entidad, para el Item 15, se puede participar con balón de extracción con rango de diámetro de inflado de 9-12. Gracias por su aclaración.

answer: Estimado oferente por favor dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y características requeridas en los pliegos.

description: Estimada entidad para los Items 8 al 12, se puede participar con balón de dilatación con longitud de 5,5cm. Gracias por su aclaración.

answer: Estimado oferente el registro sanitario debe ser presentado de conformidad a lo establecido en los pliegos, puesto que es un parámetro de calificación establecido.

description: Estimada Entidad, como parte de los compromisos asumidos dentro del Decreto 68 del Gobierno Nacional, la ARCSA anunció la digitalización de 42 trámites institucionales a través de la VUE, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos, quienes podrán descargarlos e imprimirlos. Favor su confirmación que se pueda presentar el registro sanitario digitalizado conforme lo señalado con anterioridad.

answer: Estimado oferente no se requiere la oferta foliada ni sumillada.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimado oferente, la oferta puede ser presentada de manera consolidad con la firma electrónica, o, entregar por partes con los formularios y documentos emitidos por el oferente debidamente firmados con firma electrónica respaldos y anexos que no tengan firma electrónica, deberán contener su firma electrónica, con la finalidad de validar su veracidad.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Estimado oferente, puede entregar la oferta por WETRANSFER, enviar en medio magnético, y/o siempre debe estar cardada la oferta al portal. El correo electrónico esta mencionado en los pliegos SECCIÓN IV:?Toda oferta deberá ser presentada de conformidad a lo dispuesto en los art. 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico al correo electrónico: lisseth.campos@iess.gob.ec y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica esto de conformidad a lo mencionado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C observando los parámetros indicados en sus puntos: 6.1, 6.2, 6.3.?

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimado oferente, puede entregar la oferta por WETRANSFER, enviar en medio magnético, y/o siempre debe estar cardada la oferta al portal. El correo electrónico esta mencionado en los pliegos SECCIÓN IV:?Toda oferta deberá ser presentada de conformidad a lo dispuesto en los art. 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico al correo electrónico: lisseth.campos@iess.gob.ec y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica esto de conformidad a lo mencionado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C observando los parámetros indicados en sus puntos: 6.1, 6.2, 6.3.?

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado oferente, en caso de participar deberá presentar la documentación de su entidad que valide lo dispuesto por el ARCSA para el caso de renovación.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta indicamos que la devolución será en las mismas condiciones en las cuales se entregó.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condiciones en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimados proveedores:Claramente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista claramente señala: ?? EL CANJE de la adquisición de los insumos, será mínimo con sesenta días antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante ??Se solicita revisar y dar cumplimiento a los pliegos respecto a los canjes que serán conforme lo señalado en los pliegos si desea participar.

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Estimados proveedores:Claramente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista claramente señala: ?? EL CANJE de la adquisición de los insumos, será mínimo con sesenta días antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante ??Se solicita revisar bien los pliegos, así como también los canjes serán conforme lo señalado en los pliegos.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que continene dispositivos médicos que están próximos a caducarse, en el que señalan que  ?El porcentaje de los medicamentos en general, medicamentos biológicos o kits de medicamentos que incluyen dispositivos médicos sujetos a canje, no será mayor al quince por ciento 15% del volumen total del producto adquirido por cada adquisición?.

answer: Estimados proveedores: Claramente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista claramente señala: ?? EL CANJE de la adquisición de los insumos, será mínimo con sesenta días antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante ??Se solicita revisar bien los pliegos, así como también los canjes serán conforme lo señalado en los pliegos.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala ?Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente?.

answer: Estimados proveedores: Claramente en los pliegos en la SECCIÓN VI - OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el punto 6.1 Obligaciones del Contratista claramente señala: ?? EL CANJE de la adquisición de los insumos, será mínimo con sesenta días antes de la fecha de caducidad de los mismos, el contratista procederá a realizar el canje de aquellos productos que no hayan sido utilizados, sin que esto implique costo adicional para la entidad contratante ??Se solicita revisar bien los pliegos, así como también los canjes serán conforme lo señalado en los pliegos.

description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA

ENDOVIEWMED CIA. LTDA.

streetAddress: AV 6 DE DICIEMBRE LUIS CORDERO N24-417 MARISCAL SUCRE

legalName: ENDOVIEWMED CIA. LTDA.

title: Subasta


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

description: CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HEJCA-B-134-2021-87497

description: Oferta no contiene errores

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION DE ERRORES

description: Oferta no contiene errores

answer: Estimados señores, adjunto respuesta de convalidación de errores

description: Oferta contiene errores de forma, o naturaleza convalidable:1.- Una vez revisada la oferta a través del SOCE se verifica que siendo uno de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas: MUESTRA:Los oferentes conjuntamente con la oferta deberán entregar una muestra de lo requerido para la comprobación de las especificaciones técnicas requeridas. No habrá devolución. El proveedor no presenta MUESTRA, por lo que se pide enviar lo indicado.2.- Una vez revisado el FORMULARIO 1.3 en el punto D. DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL, no se encuentra completo. Por lo que se pide enviar el formulario requerido. 3.- Una vez revisado el CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE, hace falta el contrato de relación comercial con el Proveedor. Por lo que se solicita adjuntar el contrato de relación comercial.

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que como delegados técnicos asignados del proceso debemos calificar las ofertas que se presenten, pueden presentar las mismas y esperamos que estas cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por la institución.

description: Señores de la comisión técnica, solicitamos se nos acepte participar con los 245 circuitos de alto flujo que poseen las características que solicitan en el proceso y son compatibles con 8 equipos que entregaríamos como apoyo tecnológico. Esto ayudaría a que los ventiladores que tiene la institución estén disponibles para el uso en pacientes que estén mas graves.

description: ADQUISICIÓN DE KIT PARA TERAPIA NASAL DE ALTO FLUJO, ADULTO, TALLA MEDIANA

INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.

streetAddress: AV JUAN TANCA MARENGO KM 3 1/2 GUILLERMO CUBILLO S/N TARQUI

legalName: INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.

APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A

streetAddress: SEDALANA CALLE 8AVA 418 LETAMENDI

legalName: APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A

title: Subasta


title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

title: SIE-HEJCA-B-136-2021-87497

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las condiciones de canje son lo estipuladas en el Pliego, dentro de las obligaciones del contratista. Dicho artículo no es procedente ya que es para fármacos. Si desea presentar la oferta se acoge a nuestros términos y condiciones.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala ?Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente?.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las condiciones de canje son lo estipuladas en el Pliego, dentro de las obligaciones del contratista. Si desea presentar la oferta se acoge a nuestros términos y condiciones.

description: Estimada Entidad, favor confirmar que en caso de solicitud de canje, se procederá con el cumplimiento del Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud, en el que señala que el canje de los dispositivos médicos adquiridos a proveedores nacionales próximos a caducarse, se efectuará conforme lo establecido en el contrato de adquisición o en los documentos precontractuales, se recomienda que dicha notificación de canje no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las condiciones de canje son lo estipuladas en el Pliego, dentro de las obligaciones del contratista. Dicho artículo no es procedente ya que es para fármacos. Si desea presentar la oferta se acoge a nuestros términos y condiciones.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que contiene dispositivos médicos que están próximos a caducarse, en el que señalan que  ?El porcentaje de los medicamentos en general, medicamentos biológicos o kits de medicamentos que incluyen dispositivos médicos sujetos a canje, no será mayor al quince por ciento 15% del volumen total del producto adquirido por cada adquisición?.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las condiciones de canje son lo estipuladas en el Pliego, dentro de las obligaciones del contratista. Si desea presentar la oferta se acoge a nuestros términos y condiciones establecidos en el pliego que son las bases para el concurso del pertinente proceso.

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que para el canje deben estar en las mismas condiciones que en la recepción.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condiciones en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que si el certificado se encuentra en periodo de renovación con los justificativos pertinentes será aceptado, caso contrario si es por primera vez será objeto de descalificación de la oferta.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que se permita revisar la Sección IV del pliego en donde se encuentra estipulada la forma de presentar la oferta digital.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que se permita revisar la Sección IV del pliego en donde se encuentra estipulada la forma y correo que deberá presentar la oferta digital.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que se permita revisar la Sección IV del pliego en donde se encuentra estipulada la forma y correo que deberá presentar la oferta digital.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las condiciones de canje son lo estipuladas en el Pliego, dentro de las obligaciones del contratista. Si desea presentar la oferta se acoge los términos y condiciones estipulados en el pliego de esta casa de salud.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que ya no es necesario el sumillado y foliado.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que es procedente siempre y cuando cumpla con lo estipulado dentro del parámetro de calificación del pliego - Registro Sanitario.

description: Estimada Entidad, como parte de los compromisos asumidos dentro del Decreto 68 del Gobierno Nacional, la ARCSA anunció la digitalización de 42 trámites institucionales a través de la VUE, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos, quienes podrán descargarlos e imprimirlos. Favor su confirmación que se pueda presentar el registro sanitario digitalizado conforme lo señalado con anterioridad.

description: ADQUISICIÓN DE STENT ESOFÁGICA Y PISTOLA DISPOSITIVO PARA LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA


description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

name: INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.

description: Se adjudica mediante Resolución Nro. IESS-HJCA-CGA-2021-0593-R

title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HEJCA-B-139-2021-87497

answer: Estimados señores: Enviamos oferta con firmas electrónicas validadas.

description: 1.- Una vez revisado el archivo digital que fue entregado en CD, se procedió a la validación en el aplicativo Firma EC, sin embargo, no se validan las firmas ya que menciona el siguiente mensaje: ?Documento modificado después de firmar? Por lo que se solicita enviar el archivo presentado en CD, con la respectiva firma electrónica, para su validez.

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que el plazo de ejecución requerido por la institución será hasta 15 días a partir de la suscripción del contrato. Se procederá a la entrega total del dispositivo descrito en el objeto de la contratación.

description: Estimados buenos días  se podría realizar entregas parciales?

answer: Estimados buenos días , en el ítem # 4 se solicita Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente curvo, 28 cm , se puede ofertar CATETER PERMANENTE PRECURVADO DOBLE LUMEN 14 FR X 27 CM,GUIA NITINOL

description: Estimados buenos días , en el ítem # 4  se solicita Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente curvo, 28 cm , se puede ofertar CATETER PERMANENTE PRECURVADO DOBLE LUMEN 14 FR X 27 CM,GUIA NITINOL

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que de acuerdo a la: RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116 en el cual establece textualmente lo siguiente: ?Art. 3.- En el artículo 24.1, sustitúyanse los incisos quinto y sexto, por el siguiente texto: ?Las ofertas presentadas, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, serán válidas únicamente si tienen una firma electrónica. El sistema oficial de suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será el sistema FIRMA EC, provisto por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, conforme a las directrices que este emita por acuerdo ministerial. Para los casos de las ofertas, bastará con la firma electrónica en los formularios que requiere su suscripción en concordancia con el Módulo Facilitador de Contratación – MFC y el modelo de pliegos en caso de requerir el formulario como

description: Estimada Entidad, como parte de los compromisos asumidos dentro del Decreto 68 del Gobierno Nacional, la ARCSA anunció la digitalización de 42 trámites institucionales a través de la VUE, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos, quienes podrán descargarlos e imprimirlos. Favor su confirmación que se pueda presentar el registro sanitario digitalizado conforme lo señalado con anterioridad.

answer: Estimado Oferente en cumplimiento a la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, no es necesario que la oferta venga sumillada ni foliada.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que sea CD o cualquier otro medio electrónico debe contener la oferta en su totalidad formularios, y documentos soporte de acuerdo a los parámetros solicitados como la experiencia general. Leer Sección IV del pliego. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y la firma de los anexos es opcional.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las ofertas enviadas de manera física NO SON VÁLIDAS de igual manera de acuerdo a las condiciones que se estipulan en los pliegos para la presentación de la oferta electrónica, le invitamos a leer Sección IV del pliego, para conocer la forma y el correo para remitir la oferta electrónica.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Estimado oferente la oferta puede ser entregada por 3 medios: al correo electrónico detallados en los pliegos, cargados al SOCE Portal de compras públicas o entregado de manera física entendiéndose de manera física el medio magnético CD o USB en la unidad de compras públicas del HEJCA.No es necesario que la oferta venga sumillada y foliada. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y la firma de los anexos es opcional.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Estimado oferente con respecto a su pregunta nos permitimos indicar que el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y  TRANSPORTE debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta si el certificado se encuentra en renovación con los documentos que envía el ARCSA será procedente el cumplimiento de dicho parámetro, sin embargo, si la certificación es por primera vez será motivo de descalificación.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que el producto debe estar en las condiciones originales que se encontró en la recepción del dispositivo.

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condiciones en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es procedente la aplicación de dicho acuerdo ministerial, ya que el mismo regula fármacos y el presente proceso se trata de dispositivos Médicos.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que contiene dispositivos médicos que están próximos a caducarse, en el que señalan que  ?El porcentaje de los medicamentos en general, medicamentos biológicos o kits de medicamentos que incluyen dispositivos médicos sujetos a canje, no será mayor al quince por ciento 15% del volumen total del producto adquirido por cada adquisición?.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que como indica pliegos y especificaciones técnicas en el punto obligaciones del contratista EL CANJE de CATETER PARA HEMODIALISIS, será mínimo con sesenta días antes de la fecha de caducidad de los mismos.

description: Estimada Entidad, favor confirmar que en caso de solicitud de canje, se procederá con el cumplimiento del Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud, en el que señala que el canje de los dispositivos médicos adquiridos a proveedores nacionales próximos a caducarse, se efectuará conforme lo establecido en el contrato de adquisición o en los documentos precontractuales, se recomienda que dicha notificación de canje no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es procedente la aplicación de dicho artículo en la ley, ya que el mismo regula fármacos y el presente proceso se trata de Dispositivos Médicos

description: Estimada Entidad. Favor confirmar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala ?Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente?.

description: ADQUISICION DE CATETER PARA HEMODIALISIS

streetAddress: ENRIQUE GANGOTENA AV. ORELLANA N26-154 BENALCAZAR

title: Subasta


title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS DE USO GENERAL

description: INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS

title: SIE-HEJCA-B-137-2021-87497

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es procedente la aplicación de dicho artículo en la ley, ya que el mismo regula fármacos y el presente proceso se trata de Dispositivos Médicos

description: Estimada Entidad. Favor confirmar que en caso de solicitud de canje, el mismo será en cumplimiento del Art. 175 de la Ley Orgánica de Salud en el que señala ?Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación correspondiente?.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que como indica pliegos y especificaciones técnicas en el punto obligaciones del contratista EL CANJE de la DE PRÓTESIS Y STENT PARA LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, será mínimo con sesenta días antes de la fecha de caducidad de los mismos.

description: Estimada Entidad, favor confirmar que en caso de solicitud de canje, se procederá con el cumplimiento del Manual: Recepción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en la Red Pública Integral de Salud, en el que señala que el canje de los dispositivos médicos adquiridos a proveedores nacionales próximos a caducarse, se efectuará conforme lo establecido en el contrato de adquisición o en los documentos precontractuales, se recomienda que dicha notificación de canje no sea superior a los 90 días ni inferior a 60 días.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que no es procedente la aplicación de dicho acuerdo ministerial, ya que el mismo regula fármacos y el presente proceso se trata de dispositivos Médicos.

description: Estimada Entidad. Favor confirmar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 00015-2019,  Registro Oficial 30, del 2 de septiembre 2019, Reglamento de canje de medicamentos en general, medicamentos biológicos y kits de medicamentos que continene dispositivos médicos que están próximos a caducarse, en el que señalan que  ?El porcentaje de los medicamentos en general, medicamentos biológicos o kits de medicamentos que incluyen dispositivos médicos sujetos a canje, no será mayor al quince por ciento 15% del volumen total del producto adquirido por cada adquisición?.

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades

description: Estimada Entidad. Basándonos en los principios de la Ley Orgánica de Contratación, a fin de precautelar el principio de legalidad y motivación, la Entidad Contratante debe y tiene la obligación de motivar su respuesta, que si la respuesta fuera: ríjase a los pliegos, irrespeta y no ejecuta el derecho de recibir una contestación motivada por parte de la Entidad. Por lo que solicitamos de la manera más comedida ser explícitos en las respuestas. Ante lo expuesto con anterioridad, favor indicar bajo qué reglamento se rige su solicitud de canje establecida en los pliegos ya que actualmente no existe un reglamento aplicado para dispositivos médicos?

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar que el producto debe estar en las condiciones originales que se encontró en la recepción del dispositivo

description: Estimada entidad en el caso de que se produzca canje de estos dispositivos, favor confirmar que el producto debe estar en las mismas condiciones en las que fueron entregados a la Entidad sin alteraciones en el empaque, ni rayones, marcaciones, etc.

answer: Estimado oferente con respecto a su pregunta nos permitimos indicar que el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y  TRANSPORTE debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta si el certificado se encuentra en renovación con los documentos que envía el ARCSA será procedente el cumplimiento de dicho parámetro, sin embargo, si la certificación es por primera vez será motivo de descalificación.

description: Estimados señores, de acuerdo a la Resolución ARCSA -DE-032-2020-MAFG, en las disposiciones generales señala que por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 causante del covid 19, se dispone la ampliación de la vigencia de los certificados en buenas prácticas que se encuentran en procesos de renovación, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de caducidad del mismo, o hasta la fecha de inspección asignada por la ARCSA, siempre y cuando el establecimiento no presente incumplimientos contemplados en la normativa vigente. Es decir que nos acogemos a la resolución en mención para presentar nuestro certificado BPADT demostrando  que se encuentra ingresado el trámite en el ARCSA en  proceso de renovación.

answer: Estimado oferente la oferta puede ser entregada por 3 medios: al correo electrónico detallados en los pliegos, cargados al SOCE Portal de compras públicas o entregado de manera física entendiéndose de manera física el medio magnético CD o USB en la unidad de compras públicas del HEJCA.No es necesario que la oferta venga sumillada y foliada. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y la firma de los anexos es opcional.

description: Estimada Entidad, Se puede enviar la oferta electrónica con sus archivos anexos firmados electrónicamente únicamente por vía WETRANSFER, o sólo se permite la entrega física y el CD? En caso de que se pueda enviar por WETRANSFER indicar a qué correo. Gracias por la aclaración.

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que las ofertas enviadas de manera física NO SON VÁLIDAS de igual manera de acuerdo a las condiciones que se estipulan en los pliegos para la presentación de la oferta electrónica, le invitamos a leer Sección IV del pliego, para conocer la forma y el correo para remitir la oferta electrónica.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la Resolución vigente No. RE-SERCOP 2021-0112, en el Art. 8 señala que ?En el caso de procedimentos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de almacenamiento magnético. La entidad también podrá habilitar un correo electrónico para recibir esta documentación?.1 Requiere la entidad que se presente la oferta de manera impresa ya que de acuerdo a lo señalado solo se presentará por un medio de almacenamiento o e-mail firmado electrónicamente?2 Si se requiere entrega física de la oferta  NO  procedería el sumillado y rubricado de la oferta pues alteraría la firma electrónica?3 Favor indicar si requiere la entrega  por medio de un dispositivo de almacenamiento y por email o solamente es necesario entregar a un email. Especificar email.

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que sea CD o cualquier otro medio electrónico debe contener la oferta en su totalidad. formularios, y documentos soporte de acuerdo a los parámetros solicitados como la experiencia general. Leer Sección IV del pliego. La firma electrónica deberá obligatoriamente constar dentro de los formularios de la oferta y la firma de los anexos es opcional.

description: Estimada Entidad. Favor su gentil ayuda indicándonos qué documentos anexos solicitan que tenga firma electrónica. Pues de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. De esta manera requieren que anexos como registro sanitario, catálogo, certificados estén firmados electrónicamente?

answer: Buenos días estimado oferente, en la relación a su pregunta nos permitimos indicar independientemente del reglamento, si desea participar debe acogerse a los términos y condiciones que se estipula en los pliegos, de igual manera leer las obligaciones de contratista en donde se establecen canjes y caducidades.

description: Estimada Entidad. Se solicita el cumplimiento al oficio MSP-SNGSP-2021-0416-O y justificación técnica de canje en Dispositivos Médicos

answer: Estimado Oferente en cumplimiento a la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, no es necesario que la oferta venga sumillada ni foliada.

description: Estimada Entidad, de acuerdo a la resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, en el Art.1 señala que ?Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente. Favor confirmar si se procede al cumplimiento del mismo.

answer: Buenos días estimado oferente, en relación a su pregunta nos permitimos indicar que es opcional la firma electrónica en este o varios documentos como anexos. Sin embargo, es obligatorio la firma electrónica dentro de los formularios de la oferta.

description: Estimada Entidad, como parte de los compromisos asumidos dentro del Decreto 68 del Gobierno Nacional, la ARCSA anunció la digitalización de 42 trámites institucionales a través de la VUE, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos, quienes podrán descargarlos e imprimirlos. Favor su confirmación que se pueda presentar el registro sanitario digitalizado conforme lo señalado con anterioridad.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que esta etapa pertinente los presupuestos no son públicos hasta la etapa de adjudicación, y una vez verificado se determina que se encuentra correcto.

description: Estimados Señores, por favor verificar si los montos establecidos en USHAY corresponden a los precios referenciales determinados en el estudio de mercado, debido a que no corresponden a los valores reales del mercado a nivel nacional.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar que los estudios son de competencia del área requirente en la etapa preparatoria, por lo cual en cumplimiento del Art. 22.- Aclaraciones.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica, según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos. Por lo expuesto anteriormente ratificamos que el presupuesto se encuentra correcto y en nuestra competencia en la etapa precontractual revisamos que las ofertas cumplan con las disposiciones exigidas en el pliego más no en el precio. Con respecto a los stents de plástico no incluye el introductor, las especificaciones técnicas no contemplan el introductor, únicamente el stent.

description: Estimados señores en el ítem 4, 5, 6, en las características técnicas solicitan ?CON SISTEMA INTRODUCTOR?, esto hace referencia a que necesitan un stent precargado con el sistema introductor incluido? De ser así, el costo no es adecuado al precio del mercado, incluso no se podría considerar ni el precio solo para la adquisición del stent sin introductor ni posicionador.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta nos permitimos indicar, que el plazo de ejecución debe regirse a los pliegos elaborados por la Unidad requirente.

description: Estimados, los plazos de entrega limita la participación de oferentes, debido a que las prótesis autoexpandibles tienen un costo elevado para poder tener en stock y se lo emplea para patologías específicas, por este motivo la adquisición se realiza bajo pedido. Basados en lo expuesto, solicitamos que amplíen el plazo de entrega amparados en el Art. 112 Codifica Resoluciones Del Servicio Nacional De Contratación Pública.Art.112.-Plazos y términos.-...las entidades contratantes cuidarán de establecer plazos o términos razonables, de manera que:...4. No impida la posibilidad real de proveer un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra, por el establecimiento de plazos de entrega inconsistentes con relación a los volúmenes y tipo de bienes requeridos... 5. Para el caso de los bienes, los plazos de provisión o entrega, deberán necesariamente establecerse en función del análisis o estudio previo y detallado de su naturaleza, existencia o disponibilidad en el mercado nacional...

answer: Estimados señores por medio del presente se adjunta convalidación de errores de forma solicitada cumpliendo con lo solicitado.

answer: Se envia convalidacion solicitada

description: Oferta  contiene errores de forma, o naturaleza convalidable:1.- Una vez revisado el Pliego en el formulario Nro. 1.6. COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, en las características de los ítems: ?Stent biliar, 10 fr, 10 cm?Stent biliar, 10 Fr, 12 cm?Stent biliar, 10 Fr, 7 cmLa entidad requiere los ítems mencionados: ?.con sistema introductor, con flaps y agujeros laterales, estéril, descartablePor lo que se solicita aclarar si los ítems ofertados cuentan o no con sistema introductor, con flaps y agujeros laterales, estéril, descartable2.- Una vez revisado el Registro sanitario, se verifica que existen números amarillos que no permiten visualizar el mismo de la manera adecuada. Por lo que se pide enviar nuevamente el Registro sanitario completo.

description: ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS Y STENT PARA LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA

GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE ROCA 1001 SAN BLAS

legalName: GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER


streetAddress: Rayoloma Popayán s/n MONAY

rationale: ADQUISICION DE CÁNULA PARA IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN CON PUNTA PARA COAGULACIÓN TIPO HOOK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, CONECTOR MONOPOLAR 5MM


title: OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS

title: SIE-HEJCA-B-141-2021-87497

name: REPRESENTACIONES MEDICAS HEALTH AND LIFE RMHL S.A.

description: ADQUISICIÓN DE CÁNULAS NASALES PARA ALTO FLUJO, TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO

streetAddress: MURGEÓN JORGE JUAN OE1-106 ALFARO (CHIMBACALLE)


title: SIE-HEJCA-B-143-2021-87497

description: ADQUISICIÓN DE FERÚLAS Y LINERS PARA UNIDAD TÉCNICA DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN