name: "Илан медицинска апаратура" ООД, ЕИК 103597142

name: "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД, ЕИК 107516166

name: "Медицинска техника инженеринг" ООД, ЕИК 831641528

name: ДЗЗД Консорциум "Марвена Диагностика - Медилаб"

name: "Илан медицинска апаратура" ООД, ЕИК 103594142

name: "Илан медицинска апаратура" ООД, ЕИК103597142

name: "Илан медицинска апаратура" ООД, ЕИК 1013597142

name: "Дъчмед интернешънъл" ЕООД, ЕИК 130928543

name: "Фрезениус мекъл кеър България" ЕООД , ЕИК 107516166

documentType: awardNotice

title: Детски пациентен монитор

description: Минимални изисквания: Мониторирани параметри: ЕКГ, SpO2, Resp, NIBP, 2-Temp, PR; Опционално: 2к. IBP, CO, принтер; Тегло: max 4,7 кг; Захранване:220V; Дисплей: с мин 15”; Графичен дисплей за изобразяване на минимум 9 графики; Разрешаваща способност: мин 800 мин 480 pix; Режими на изобразяване: Стандартен екран; Съвместен екран с трендове; Екран Oxy CRG; Екран с голям шрифт; Батерия: Акумулаторна с максимално време за зареждане макс.12 часа; Мин. 2 часа работа на батерийно зхранване; Тренд: от 1 до 96 часа изобразяване на графични и таблични трендове; Аларми: с възможност за задаване на граници на алармата; Мрежов интерфейс, осигуряващ възможност за свързване към централна мониторна станция; 3-канално принтиране; Регулируем цвят на графиката; Окомплектовка: 5-жичен ЕКГ кабел за еднократни електроди -1 бр.; к-т еднократни електроди; NIBP маншети неонатални –различни размери- 3 бр.; Многократен SpO2 сензор неонатален -1 бр.; Датчик за кожна температура – 1 бр.; Акумулатор 1 бр.

title: Кардиофетален монитор

description: Минимални изисквания: Апарат, който автоматично открива движението на плода. Вграден принтер и голям 7” цветен LCD дисплей, въртящ се във всички посоки. Запис на данните за 150 пациента и вградени бързи инструкции за работа. Стандартна комплектация с два трансдюсера за изследване на близнаци. Технически характеристики: Високочувствителен двоен пулсов доплер 1 MHz; Интензитет: 10 mW/cm2; Обхват на сърдечна честота: 30 ~ 240 уд./мин.; Маточна активност - честотен отговор: DC~ 0.5 Hz, тонометър: 0~99 единици; Термопринтер със скорост на печат: 1, 2, 3 см/мин, високоскоростен в трендовия режим; Автоматичен печат: 10, 20, 30, 40, 50, 60 мин; Контрол на скоростта и контраста на печата; Автоматично разпечатване на графиката на движение на плода; Програмируем таймер за работа на термопринтера; Сигнали: доплер, аларма, информационен; Настройки: аларма долна/горна граница, дата и час, скорост и контраст на печат; Запис на последните 450 часа (3 часа/пациент); Запис и преглед на данните на РС; Възможност за включване към система за централен мониторинг (до 8 бр. монитори) чрез RS-232 или Bluetooth комуникационен порт; Възможност за свързване в мрежа чрез LAN връзка; Захранване: AC 100 ~ 240V (50/60 Hz); Изходящо напрежение: DC 18V, 2.5A; Консумация: 80 VA; Размери: 330 х 280 х (Н)80 мм; Стандартна окомплектовка: Ултразвуков трансдюсер – 2 бр.; Токо-трансдюсер за маточни контракции – 1 бр.; Пациентен бутон за събития – 1 бр.; Термохартия 150 х 90 мм – 2 бр.; Захранващ кабел и адаптер – 1 бр.; Ултразвуков гел – 1 бр.; Колани – 3 бр.; Опции: Акумулаторна батерия; фетален стимулатор (функция за събуждане на плода); количка; скоба за монтаж на стена; Термохартия 150 х 90 мм; Акумулаторна батерия;

title: Монитор за новородено

description: Минимални изисквания: 1. Мониторът да има ниво на ел. безопасност по стандарт IEC 60601-1; 2. Тегло: до 5 кг; 3. Работни условия: Температура: 0~40 C, Влажност: 15~95 %; 4. Сфера на приложение: за деца; 5. Работни режими: Диагностичен, Мониториране, Операция; 6. Цветен, TFT дисплей с диагонал минимум 10 инча и разделителна способност минимум 800х600; 7. Едновременно изобразяване на 4 криви; 8. Апаратът да може да бъде изплозван както стационарно, така и портативно; 9. Алармени режими за всички животозастрашаващи отклонения (звуков и светлинен с указание на типа събитие, QRS); 10. Мрежово захранване и вградено батерийно захранване от акумулаторна батерия; 11. Възможност за добавяне на вграден дву-канален термален принтер; 12. Изобразяване на отминали събития (Trend), в графичен и табличен вид за минимум 72 часа за всяко събитие; 13. Апаратът да е напълно окомплектован хардуерно и софтуерно за свързване към централна мониторна станция посредством интерфейс Ethernet RJ45; 14. Мониториране и анализ на Аритмия, S-T сегментен анализ, детекция на пейсмейкър. Аларма за апнея; 15. Мониторирани параметри:15.1 ЕКГ - 3 отводно с дву канален S-T анализ: Анализ на аритмии; Пейсмейкърен анализ; Аларма: звукова и визуална, алармените събития могат да се преразглеждат; Измерване и мониторинг на сърдечна честота; 15.2. Дихателна честота: Използван метод: Ra-LL (Thoracic) импеданс с представяне на графика и параметър; Детекция и аларма за Апнеа; 15.3. Неинвазивно кръвно налягане: Осцилометричен метод. Съобразена с движението на пациента; Ръчен/автоматичен/статичен(STAT) режими на измерване; Единица за измерване - mmHg/кРa; Защита от свръх налягане; Aларма за Систолично кръвно налягане, Диастолично, Средно; 15.4. Пулсова оксиметрия (SpO2): Представяне на плетизмографична крива, цифрова стойност и диаграма на SpO2; измерване посредством сензор за пръст; пулсова модулация на тона; 15.5. Температура - датчик за кожна тепература, многократен.; 15.6. Параметрите ЕКГ/Дихателна честота, SpO2, Температура да се измерват с отделни кабели от пациента до монитора; 16. Окомплектовка – да бъдат включени всички кабели, датчици и аксесоари за мониториране на параметрите по точка 15, размер за деца.; 17. Сертификати за качество и съответствие на европейските норми за електромедицинска апаратура: ISO 13485:2003, ISO9001:2000, СЕ марка за продукта (Directive 93/42/EEC);

title: Операционни маси за хирургия

description: Минимални изисквания: Частите на масата да са изработени изцяло от неръждаема стомана, устойчива на дезинфектанти.; 2. Полезен товар не по-малко от 220 кг.; 3. Централна система за заключване и насочен ход на движение. Колета да са двойни, антистатични с минимален диаметър 15 см.; 4. Плотът да е с надлъжно плъзгане минимум 25 см.; 5. Шест секционен плот: глава; гръбна секция с вграден торакоелеватор; седалищна секция; разделена секция за крака.; 6. Минимална обща дължина на плота - 210 см, ширина 58 см.; подложките да са антистатични с дебелина мин. 5 см.; 7. Привеждане на електрическите движения в нулева позиция с една команда. 8. Масата да има следните електрически движения: - регулиране по височина – не по-малко от 40 см, започващи максимум от 70 см.; - тренделенбург – 30, антитренделенбург - 35;- страничен наклон: +/- 25 градуса.; 9. Механични движения: - секция глава: +55/ -55; - секция гръб: +85/-30; - секция крака: +20/- 90, разтварящи се всяка минимум на 90°; - вграден елеватор за торса с минимални движения: ъгъл 230° и 15см. височинно повдигане. 10. Рентгенопрозрачност на плота по цялата му дължина.; 11. Управление на масата – кабелно дистанционно. Резервно управление на всички функции от колоната.; 12. Директно мрежово захранване при аварийни ситуации.; 13. Електронен мониторинг на функционирането на батериите.; 14. Масата да осигурява капацитет на батериите за минимум 80 операции без зареждане или минимум 7 дни.; 15. Масата да позволява съвместна работа с наличните на пазара системи за интегрирана операционна.; 16. Интерфейс за връзка към компютър за бърза сервизна диагностика.; 17. Гаранция минимум – 24 месеца. 18. Окомплектовка: стандартна секция ръка с регулация по височина и хоризонтала – 2 бр.; секция ръка за латерална позиция на пациента. Регулация по височина и хоризонтала. Възможност за монтиране към стандартната секция за ръка – 1 бр.; анестезичен екран с регулация по височина и наклон – 1 бр.; колан за тяло – 1 бр.; латерална подпора с регулация по височина, в дълбочина и въртене в ляво и дясно – 1 бр.; латерална опора с височинна регулация – 2 бр.

title: Подвижна операционна лампа

description: I. Минимални изисквания за операционната лампа: 1. Стабилна метална стойка с електропрахово покритие и П-образна онова на 4 бр. двойни, електропроводими колела, с минимален диаметър 125 мм., две от които със спирачка. Височина на стойката минимум 1 750 мм. Движение на рамото ± 30/45. Максимална и минимална височина измерена до стерилната ръкохватка – не по-малко от – 2000 мм и не повече от – 820 мм.; 2. Мрежово захранване 240 V/ 50/60 Hz, със захранващ кабел минимум 3 м. дължина.; 3.Температура на цвета на светлината минимум 4 500 К.; 4. Живот на светлинните източници – поне 30 000 часа.; 5. Повишаване температурата в областта на главата на оператора <1°С.; 6. Регулиране интензитета на светене от 10 % - 100 % от максималната, без това да променя светлинните характеристики.; 7. Наличие на функция - ендосветлина.; 8. Индекс на възпроизводство цвета на светлината минимум 95 (Ra).; 9. Светлинното поле d10 – 20 см.; 10. Контролния панел на лампата (за нестерилния екип) да е разположен на гърба на тарнсформаторната кутия. 11. Гаранция минимум – 24 месеца.; II. Изисквания за осветителното тяло: 1. Интензитет - 160 000 лукса.; 2. Светлинен цилиндър - поне 1100 мм.; 3. Максимална консумация на цялата система < 180 VА; 4. Средна консумация – 70 VA.; 5. Светещи, странични ръкохватки на светлинното тяло – 2 бр.; 6. Размер на светлинното тяло с ръкохватките, не повече от – 740мм.; 7. Централна стерилизируема ръкохватка – 3 бр.

title: Хемодиализни апарати

description: Минимални изисквания: Да позволяват профилиране на натрия, бикарбоната и ултрафилтрацията.; 2. Да могат да провеждат унипунктурна диализа, чрез клампи.; 3. Апаратите да имат възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.; 4. Апаратите да притежават модули за суха бикарбонатна субстанция.; 5. Да осигуряват във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).; 6. Апаратите да са от отворен тип – да позволяват използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.; 7. Да притежават вградена батерия, осигуряваща автономна работа не по-малко от 20 минути при отпадане на захранването.; 8. Да имат възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 C; 9. Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч. 11. Да разполагат с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С).; 12. Да притежават детектор за наличие на кръв в диализната течност и въздушен детектор.; 13. Апаратите да дават възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език.; 14. Апаратите да притежават модул за измерване на кръвно налягане.; 15. Апаратите да притежават модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V с точност за клирънса до +/- 5 %.; 16. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност.; 17. Апаратите да са съпроводени с инструкция за потребителя на български език.; 18. Задължителен автоматичен функционален тест преди всяка диализа.

title: Хирургически инструменти за лапароскопска и конвенционална хирургия

description: 1. Троакарен ръкав с кранче, диаметър 11 мм и работна дължина максимум 105 мм – 3 броя.; 2. Мандрен за троакар с диаметър 11 мм със тъп коничен връх – 1 брой.; 3. Олекотен троакарен ръкав с резба и кранче, диаметър 5,5 мм и дължина максимум 100 мм – 3 броя.; 4. Аспирационно-иригационна ръкохватка тип „Пистолет” – 1 брой.; 5. Иригационна тръба с диаметър 5 мм – 1 брой.; 6. Иригационна тръба с диаметър 10 мм – 1 брой.; 7. Биполярен лапароскопски инструмент с диаметър 5 мм, със сменяеми работни части. Да е окомплектован с поне 2 работни части – прав и извит фенестриран граспер – 1 брой. 8. Монополярен лапароскопски дисектор Мериленд, Диаметър 5 мм, работна дължина 33 см с олекотена ръкохватка, изработена от високо издръжливи материали 1 брой.; 9. Монополярен лапароскопски граспер DUCK BILL, Диаметър 5 мм, работна дължина 33 см с олекотена ръкохватка, изработена от високо издръжливи материали – 1 брой.; 10. Монополярен лапароскопски граспер Алигатор, Диаметър 5 мм, работна дължина 33 см с олекотена ръкохватка, изработена от високо издръжливи материали – 1 брой.; 11. Монополярна лапароскопска ножица Метценбаум, извита. Диаметър 5 мм, работна дължина 33 см с олекотена ръкохватка, изработена от високо издръжливи материали – 1 брой.; 12. Игла на Верес с работна дължина 12 см – 2 броя.; 13. Лапароскопски иглодържател с аксиална ръкохватка с уши за пръстите. Конвексно-конкавна челюст за по-лесно насочване на иглата в правилна позиция. Диаметър 5 мм – 1 брой.; 14. Лапароскопски иглодържател с аксиална ръкохватка без уши за пръстите. Конвексно-конкавна челюст с волфрам-карбидно покритие за по-лесно насочване на иглата в правилна позиция. Диаметър 5 мм; 15. Лапароскопски инструмент за затягане на възли с отварящи се челюсти. Диаметър 5 мм – 1 брой.; 16. Лапароскопски инструмент за лигиране чрез високочестотна ел. енергия на кръвоносни съдове и съдови снопове с диаметър до 7 мм. Инструментът да разполага с вграден нож за прерязване на лигираната тъкан.; 17. Лапароскопски клип апликатор за титаниеви клипси, размер Medium/Large. Диаметър 10 мм – 1 брой.; 18. Клипси Medium/Large, титаниеви – 1 кутия.

title: Респиратор

description: Минимални изисквания: 1. Апаратът да е с работен обем поне 100-2000 ml. Да може да се надгражда с режим за обдишване на новородени и недоносени пациенти (5-300 ml) и свръх тежки пациентни над 3500 ml; 2. Захранване с кислород и сгъстен въздух от болничните линии. При липса на някой от двата газа апаратът да компенсира с наличия с цел доставяне на зададения обем/налягане; 3. Батерия, осигуряваща минимум 1 час автономна работа. Възможност за увеличаване капацитета на батерията; 4. Тъчскрийн монитор за дихателни параметри, криви и настройка с екран поне 12’’. Да показва едновременно минимум 3 криви и 2 дихателни бримки. Възможност за разкачане на монитора от основното тяло; 5. Пряка настройка на най-важните параметри (например РЕЕР, О2 дихателна честота и др.) чрез директни бутони; 6. Режими на работа: a. Обдишване по обем – командно (CV) и SIMV; b. Обдишване по налягане – командно (PC) и SIMV; c. Обдишване по налягане – асистирано (PS) и CPAP; d. Щадяща вентилация с обдишване по обем при константно налягане (PRVC); e. Неинвазивна вентилация; f. Режим BiPAP или еквивалентен; 7. Минимални диапазони за настройка на параметри: a. Дихателен обем: 0.1-2.0 л; b. Честотата на дишане: 4 -100 вдишвания на минута; c. Ti от 0.1 до 5 сек; d. Отношение I/E: 0.1 – 4.0; e. Налягане за контролирана или асистиране вентилация: 0-120 cmH2O; f. РЕЕР: от 0-50 cmH2O; g. Апнея минимум 15-45 сек; h. Смесител за кислород от 21 % до 100 % 8. Функции за: a. кислородни дишания (подаване на 100 % кислород за 1 мин.); b. Инициращо дишане; c. Задържане на дишането в експираторна или инспираторна фаза; d. Подпомагане на аспирация; e. Запис на криви в паметта и прехвърляне на данни и графики на електронен носител; 9. Тригериране по налягане и по поток с регулирана чуствителност на тригера; 10. Задаване времето за нарастване на налягането до максималната му стойност в инспираторната фаза при режими по налягане; 11. Реакция на апарата към промени в дишането на пациента в рамките на същия дихателен цикъл; 12. Алармите да са звукови и светлинни. Да имат задаване на гранични стойности за: налягане в дихателните пътища, висок РЕЕР, експираторен минутен обем, експиртаторно налягане, време на апнея, дихателна честота, и др. Апаратът да алармира при изтощена батеия и ниско налягане на захранващите газове; 13. Мониториране на всички зададени параметри както и на дихателна честота, инспираторно и експираторно налягане, дебит, дихателен и минутен обем, кослордна концентрация, работа при дишане за пациента и вентилатора, индекс на повърхностно дишане, къмплайънс, еластичност и др. Запис на трендове за последните 24 часа на тези параметри; 14. Запис в паметта на апарата поне на последните 18 00 събития, включително аларми, настройки и др.; 15. Възможност за добавяне на модул за неврално контролирана вентилация; 16. Дезинфекция и/или автоклавиране на целия експираторен канал без използване на еднократни елементи; 17. Отворена архитектура на апарата и лесно надграждане чрез софтуер и добавяне на модули; 18. Апаратът да е на мобилна количка и да има ръка за пациентната линия 19. Окомплектовката да включва: a. Овлажнител с нагряване и измерване на температурата в 2 точки. Два режима на работа – инвазивен и неинвазивен, камера за многократна употреба; b. Комплект пациентна линия за многократна употреба; c. Два тестови меха за имитация на бял дроб на възрастен и дете; d. Кислороден датчик с живот не по-малък от 9 месеца;

title: Автоматичен коагулометър

description: Минимални изисквания: 1. Напълно автоматичен анализатор на кръвна коагулация с висока степен на точност; 2. Минимум анализирани параметри: PT, APTT, Fbg, ТТ, D-Dimer и др.; 3. Възможност да добавяне на програми за други тестове; 4. Отворена система за реактиви; 5. Възможност за едновременна работа с вакуутейнери и чашки за проби; 6. Възможност за приоритетен анализ при заявка на спешни проби; 7. Функция за автоматично разреждане на проби; 8. Възможност за ръчно въвеждане и редактиране на параметрите на калибрациите; 9. Функция за детекция на нивото в контейнера с реактив и проба; 10. Наличие на вграден хладилник; 11. Вградена програма за изчисляване на статистическите параметри от качествения контрол и визуализиране на анализните контролни точки като графика (Levi-Jennings Control); 12. Наличие на принтер и баркод четец; 13. Възможност за двупосочна комуникация посредством свързване в ЛИС; 14. Наличие на обучен сервизен персонал за поддръжка с валидни удостоверения от фирмата – производител; 15. Техническа документация в оригинал и на български език; 16. Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с оторизационно писмо от фирмата - производител

title: Кръвногазов анализатор

description: Минимални изисквания: Автоматичен анализатор на кръвни газове и електролити в проби серум, плазма, кръв, урина, диализат, течни контролни материали; 2. Анализаторът да не е касетъчен тип; 3. Възможност за подаване на пробите от капилярка, спринцовка или ампула; 4. Измервани параметри: pH, pCO2, pO2, SO2, tHb, Hct, калий, натрий, хлор, йонизиран калций; 5. Количество проба за анализ на всички параметри – до 100 микролитра; 6. Стабилни електроди с гаранция минимум 18 месеца.; 7. Измервателна камера с температурен контрол; 8. Възможност за избор на анализирани параметри; 9. Вграден вътрелабораторен контрол, задължително Леви- Дженингс. 10. Възможност за престой в икономичен режим при по-дълги периоди без анализ на проби; 11. Наличие на баркод четец за идентификация на консумативи, реактиви и проби; 12. Възможност за включване и двупосочна комуникация в ЛИС; 13. Програмируеми интервали на калибрация; 14. Да има обучен сервизен персонал с валидни удостоверения, издадени от фирмата- производител; 15. Гаранционен и извънгаранционен сервиз с оторизационно писмо от фирмата производител

title: Хематологичен анализатор

description: Минимални изисквания: Напълно автоматичен хематологичен анализатор с пет-диференциално броене на белите кръвни клетки (WBC) 2. Методи на анализ: 2.1. WBC – флуоресцентна проточна цитометрия, посредством полупроводников лазер с дълъг живот; 2.2. RBC, НСТ, PLT – DC-Хидродинамично фокусиране; 2.3. HGB – SLS-Колориметричен метод без цианид; 3. Анализ на минимум следните параметри: Брой на левкоцитите, Брой на еритроцитите, Хемоглобин, Хематокрит, Среден обем на еритроцити, Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита, Средна концентрация на хемоглобин в еритроцита, Брой на тромбоцитите, Неутрофили – процентно съдържание, Лимфоцити – процентно съдържание, Моноцити – процентно съдържание, Еозинофили – процентно съдържание, Базофили – процентно съдържание, Неутрофили – брой, Лимфоцити – брой, Моноцити – брой, Еозинофили – брой, Базофили – брой, еритроцитна девиация - стандартно отклонение, Еритроцитна девиация - коефициент на вариация, Девиация на тромбоцити, Среден обем на тромбоцитите, Тромбоцити-Коефициент на големите клетки, Участие на тромбоцитите в общия обем кръв. 4. Показване на екрана на хистограми и скатерограми, възможност за добавянето им в разпечатката с числените резултати; 5. Минимална производителност от 80 теста/част за всички режими на измерване; 6. Възможност за избор на анализираните параметри – само ПКК, ПКК и ДИФ, както и отделни параметри; 7. Възможност за анализ на капилярна кръв; 8. Автоматичен анализ и миксиране на пробите с възможност за едновременно зареждане на минимум 40 проби; 9. Аспириран обем проба – максимум 100 микролитра; 10. Възможност за прекъсване на автоматичния анализ за приоритетно изработване на спешна проба; 11. Ръчно и автоматично въвеждане на информацията за реактиви, контролни материали и проби посредством ръчен баркод четец или електронен носител; 12. Памет за минимум 10000 резултати на пациенти; 13. Наличие на програма за статистика от измерванията за качествен контрол; 14. Минимална и автоматизирана поддръжка; 15. Възможност за двупосочна връзка с ЛИС

title: Биохимичен анализатор

description: Минимални изисквания: 1. Нов селективен клинично-химичен анализатор с ISE модул; 2. Производителност минимум 400 теста на час без електролитния модул; 3. Отворена система за реактиви, калибратори и контроли; 4. Да работи с постоянни стъклени кювети и миеща система; 5. Да има нисък разход на дестилирана или дейонизирана вода; 6. Да работи едновременно с различни по размер епруветки и купички за микроколичества; 7. Да има възможност за непрекъснато подаване на проби, както и за спешни проби; 8. Да има вграден хладилник за реактивите; 9. Да има минимум 40 позиции за реактиви, като някои от тях да са за малък обем реактив; 10.Да има възможност за бихроматично отчитане; 11.Аналитични методи и изследвани показатели: крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, индиректна потенциометрия, имунотурбидиметрия, работа с един или два реактива; 12.Възможност за автоматично калибриране – линейна и нелинейна калибрация, master calibration. 13.Автоматично и ръчно повторно стартиране, функция за автоматично разреждане на пробите по зададени критерии (резултат извън линейност, изчерпване на субстрата и др.); 14.Да има възможност за контрол на тестовете в реално време; 15.Да има автоматичен качествен контрол, задължително Леви Дженингс; 16.Да има възможност за откриване на съсиреци и сензор за защита от счупване на иглите; 17.Да има съвременен софтуер, работещ под Windows; 18.Да има възможност за въвеждане на различни референтни граници според типа на пробата (серум, плазма, урина и т.н.), според пол, възраст на пациента и др.; 19.Възможност за двупосочна комуникация посредством ЛИС; 20.Техническа документация в оригинал и на български език; 21.Да има обучен сервизен персонал за поддръжка с валидни удостоверения от фирмата производител; 22.Да има осигурингаранционен и извънгаранционен сервиз с оторизационно писмо от фирмата производител;

title: Кардиомонитори

description: Минимални изисквания: Мониторите отговарят на следните нива на безопасност: IEC 60601-1, Маркиран с CE марка съгласно MDD93/42/EEC; Работни условия: Напрежение: АС100~240 V, 1,3 до 0,5 А, 50/60Hz; Температура: 0~40 C; Относителна влажност: 15~95 %; Сфера на приложение: Възрастен(Adult), Дете(Pediatric) и Новородено(Neonatal); Работни режими: Диагностичен, Мониториране, Операция. Спецификация на апарата: Апаратът да е с цветен, TFT сензорен „touch-screen” дисплей, с диагонал на екрана 12,1” дванадесет инча; Разделителна способност 800х600; Мониторът да изобразява едновременно 8 криви в режим подвижни и в режим стопирани (freeze); Мониторът да може да бъде използван както стационарно, така и портативно; Мониторът да разполага с алармени режими за всички живото застрашаващи отклонения (звуков и светлинен с указание на типа събитие, QRS); Силата на звука на алармата да може да се настройва; Екранът да може да се конфигурира свободно от потребителя; Екранът да може да се настройва спрямо действително наблюдаваните параметри; Мониторът да има вградено батерийно захранване с възможност за до 7,5 часа работа; Мониторът да е с вграден три канален термален принтер; Мониторът да изобразява отминали събития (Trend), в графичен и табличен вид за 96 часа за всяко събитие, преглед в режим (freez) на параметрите, запис на данни за до 1000 пациента. Мониторите да са окомплектовани хардуерно и софтуерно за свързване към централна мониторна станция посредством ethernet RJ45 и Wireless LAN / 11b/g, 54 Mbps; VGA конектор за свързване с външен дисплей; Възможност за запаметяване на пациентните данни върху CF карта памет, позволяваща прехвърлянето на данни на персонален компютър; Мониторът да разполага с OxyCRG софтуер; Апаратът да разполага с мониторинг и анализ на Аритмия, S-T сегментен анализ, детекция на пейсмейкър; Аларма за апнея, изчисляване на лекарствената доза, CVA мониторинг; Мониторирани параметри: Електрокардиограма; Мониторира едновременно до 7 ЕКГ криви (Multi lead ECG); 3/5/ отводно ЕКГ с дву канален S-T анализ; Анализ на аритмии; Пейсмейкърен анализ; CVA мониторинг; Измерване и мониторинг на сърдечна честота; възможност за 12 канално ЕКГ; Дихателна честота; Използван метод: Thoracic импеданс с представяне на графика и параметър; Детекция и аларма за Апнеа. Неинвазивно кръвно налягане (NIBP); Осцилометричен метод; Съобразена с движението на пациента; Ръчен/автоматичен/статичен(STAT) режими на измерванеСамоадаптивен алгоритъм на дефлация; Автоматично нулиране; Двойна защита от свръх налягане, бърза дефлация, защита и автоматично следене на продължителността на измерване; Единица за измерване - mmHg/кРa; Aларма за Систолично кръвно налягане(Systolic), Диастолично(Diastolic), Средно(Mean); Пулсова оксиметрия (SpO2); Представяне на плетизмографична крива, цифрова стойност и диаграма на SpO2; измерване посредством сензор за пръст; Температура - 2 канала, с показване на разликата между температурите на двата канала с включен по избор датчик за повърхностно или вътретелесно отчитане, за многократно ползване. Инвазивно мерене на кръвно налягане (IBP) – 2 канала, с възможност за надграждане за 4 канала; Параметрите ЕКГ/Дихателна честота, SpO2, Temp и IBP се измерват с отделни кабели от пациента до монитора; Термопринтер, три канален, вграден; C.О. (Cardiac Output /Сърдечен обем) – измерване със стандартни катетри по метода на термодилуция; Обхват на измерване: CO: 0,1 l/min ~20 l/min.; TB (Температура на кръвта): 23~43 C; ТI (Температура на инжектата): 0~27 C; Резолюзия: CO: 0,1 l/min.; Точност на показанието: CO: ±5 %, ТВ (Температура на кръвта): ±0,1 C; ТI (Температура на инжектата): ±0,1 C.

title: Холтер за ритъмни нарушения

description: Минимални изисквания: да извършва от 1 до 7-дневно мониториране на ЕКГ; да може да извършва запис от 3 и 7 канала с неповече от 4 отвеждания; ритъмен анализ; детекция на пейсмейкър; анализ на HRV, ST, QT и QTc; да позволява редакция от оператора на графиките и хистограмите; честота на измерване: поне 2 000 Hz, при висока цифрова резолюция; да има LCD дисплей; минимална окомплектовка: софтуер за работа на компютър, акумулаторни батерии, зарядно устройство, мобилна карта с памет, пациентен ЕКГ кабел, четец за карти за връзка към персонален компютър.

title: Холтер за артериално налягане

description: Минимални изисквания: да извършва 24, 36, 48 или 51-часово неинвазивно непрекъснато следене на кръвното налягане; метод на измерване: осцилометричен; да позволява настройка на интервалите на измерване; да разполага с бутон за избор на дневен и нощен режим; да има възможност за окомплектовка с поне 3 размера маншети; да има въззможност за запаметяване на не по-малко от 600 записа; да позволява прехвърляне на данни към персонален компютър за детайлен анализ и интерпретация; да работи с акумулаторни батерии.

title: ЕЕГ

description: Минимални изисквания: Технически характеристики на блок усилватели: захранване: 5 V / през компютър/; връзка с компютъра: USB; компактен дизайн, осигуряващ лесно пренасяне; пригоден за работа с преносим компютър; канали за ЕЕГ и дълголатентни ЕП: 21 канал; отделни ЕЕГ канали за уши: 2 канала; полиграфни канали (ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, средно и късолатентни ЕП): 4 канала; ЕКГ канал; респираторен канал (ороназален поток): 1 канал; канали DC (постоянeн ток): 2 канала; вграден канален импедансметър с индикация на предния панел на апарата за състоянието на електродите в процеса на регистрация; поддръжка на визуален, аудио, токов и патерн стимулатори; честота на АЦП за ЕЕГ канали: 5 кHz/канал; честота на АЦП за полиграфни канали: 40 кHz/канал; АЦП (аналого цифрово преобразуване): 16 бит; входен импеданс: 400 M; CMMR (без режекторен филтър): 120 dB; CMMR (с режекторен филтър): 160 dB; RMS при 10 k (шумово напрeжение): не повече от 0.3 μV; долна граница на честотен диапазон за канали ЕЕГ: 0,05 Hz; горна граница на честотен диапазон за канали ЕЕГ: 200 Hz; минимална чувствителност за ЕЕГ канали: 1 V/mm; максимална чувствителност за ЕЕГ канали: 10000 V/mm; долна граница на честотен диапазон за полиграфни канали: 0,05 Hz; горна граница на честотен диапазон за полиграфни канали: 5000 Hz; минимална чувствителност за полиграфни канали: 0.005 V/mm; максимална чувствителност за полиграфни канали: 5 mV/mm; Описание и основни възможности на програмно обезпечение: работа в операционна система Windows; език на програмата: български; възможност за избор на други основни езици; произволни моно, биполарни и комбинирани монтажи по схеми «10-10» и «10-20»; едновременно изобразяване върху екрана на до 64 цифрови отвеждания; разделно управление на фото- и фоностимулатори отляво и отдясно в ръчен или програмен режими; амплитуден и спектрален анализ на ЕЕГ; корелационен и кохерентен анализ на ЕЕГ; вейвлет (wavelet) анализ на ЕЕГ; анализ на независимите компоненти на ЕЕГ (ICA декомпозиция/композиция); автоматично намиране на артефакти, епилептиформна активност, спайкове и остри вълни; 2D и 3D топографско картиране за всички режими на анализа и локализацията на източниците на патологична активност; регистриране на дълголатентни евокирани потенциали; регистриране на късо и среднолатентни (стволови) слухови и зрителни евокирани потенциали; построяване на двуразмерни цветни трендове за целия запис; автоматично генериране на протоколи на изследвания, включващо таблична и графична информация, автоматично описание на ЕЕГ тестове на български език; Детайлна настройка на шаблона на протокола; поддръжка на стандарти GDT и HL7 за връзка с външни медицински бази данни;

title: Ехограф за АГО с цветен доплер

description: Стационарна цифрова ехографска система-минимални изисквания: висока маневреност и компактност на конзолата широчина не по-голяма от 65cm; макс. тегло: 100 kg; LCD цветен монитор от 15 до 19""; главен панел за управление на апарата с задно осветление и пълна буквено-цифрова клавиатура; Програмируеми бутони; 10 режим зависими бутона за управление на текущи параметри; 3 активни конектора за трансдюсери; 1 активен конектор за доплеров (писалков) трансдюсер; ЕКГ канал; входове за педал, слушалки и микрофон. Честотен диапазон: 2-13 MHz; Поддръжка на Phased Array, микроконвексни, ендокавитарни, бипланови, линеарни, волуметрични (линеарни, конвексни и ендокавитарни), ТЕЕ (за възрастни и за деца), интраоперативни и доплерови трансдюсери, 3D/4D режим на работа с волуметрични конвексни, микроконвексни трансдюсери; оптимизация на образа с един бутон 2D, PW/CW; RF (радиочестотен) сигнален процесинг; максимална акустична честота на кадрите: повече от 200 Hz; динамичен диапазон: от 190 до 210dB; B-мод (2D); колоризация на 2D, M-мод и PW/CW; M-мод, - PW/CW доплер; CFM (цветен доплер); Power Doppler (мощен доплер); Directional Power Doppler (VeloPower). Триплекс в реално време; тъканно-хармонично изображение с променлива честота - 3 диапазона; адаптивна технология за премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време с възможност за отделни настройки на степента на детайлна резолюция, изглаждане и подчертаване на граници; многоъглова технология на сканиране, до 15 лъча през една точка /с минимум 5 лъча през 1 точка/ пакет биометрични измервания в АГ. Специализиран пакет за изчисление на феталното тегло, позволяващ автоматична оценка на достоверността на отделни биометрични измервания на базата на статистични данни; операционна система Windows; Windows формат за изображения и клипове; формат на репортите XML (съвместимост с Astraia), HTML съвместимост с принтери: аналогови и цифрови термовидеопринтери (RGB, Video Composite и USB), стандартни Windows базирани принтери (USB); CD/DVD устройство; вътрешен Hard Disk; USB, LAN; видео изходи: (S-VGA, RGB, S-VHS, C-VHS, Composite); мултиезичен софтуер, с възможност за ъпгрейд от CD или USB. PC работна станция (софтуер за инсталация на външна Windows компютърна система) /възможност за надграждане РС с възможности на програмата/ Възможности на програмата: импорт на системни файлови формати от ехографската система (сурови данни); потребителски интерфейс идентичен с интерфейса на ехографската система; преглед, архивиране, пост процесинг и разпечатване на образи и резултати от изследванията; извършване на общи и специфични за отделните приложения измервания; формиране на протоколи, включително за АГ; експорт на данни с помощта на стандартни характеристики на компютър; Комплектност: 1 бр. Волуметричен Конвексен трансдюсер; минимален честотен диапазон: 2-5 MHz; 1 бр. вагинален трансдюсер; честотен диапазон: 5-9 MHz; канал за гел; Задължителни възможности за надграждане: конвексен трансдюсер, минимален честотен диапазон: 4-8 MHz. — обемен вагинален трансдюсер, минимален честотен диапазон 4,0-8,0 Mhz; китове и игли за биопсия; ".

title: Видеобронхоскоп

description: Видеоендоскопски процесор: Функция "Гранично усилване на образа" за ефективно разграничаване на различни мукозни структури – минимум 8 степени; Възможност за дигитален трансфер на данни и изображения; Изобразителна система - Цветен CCD чип с цветен тон с минимални граници +/- 8 стъпки; Дистанционно управление от грифа на ендоскопа от минимум 4 прогамируеми бутони; Дигитален изход. Възможност за запис на образи върху мултимедийна карта директно от бутон на грифа на ендоскопа; Видеоендоскопския процесор да е автономен апарат, не интегриран със светлинния източник с възможност за пренасяне и комбиниране с други ендоскопски светлинни източници; Монитор- Плосък LCD дисплей-мин. 19 инча;" Ендоскопски светлинен източник: Халогенна лампа - поне 150 W; Интегрирана аварийна лампа поне 150W - без прекъсване на изследването при изгаряне на основната лампа; Светлинния източник да е автономен апарат, не интегриран с видеоендоскопския процесор с възможност за пренасяне и комбиниране с други Видеоендоскопски процесори. Многофункционален терапевтичен видеобронхоскоп за диагностични и терапевтични апликации: оптична система: Зрително поле - мин. 120о; Дълбочина на полето - мин. 3 - 100 мм.; дистален край: Външен диаметър - най-много 6,2 мм.; флексия: Горе / долу - най-малко 180 / 130 о; работен канал: Вътрешен диаметър - най-малко 3,2 мм; дължина: Работна дължина - най-много 600мм; ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ: Външен диаметър - най-много 6,3 мм; Aпаратите да са напълно съвместими с наличните в МБАЛ Видеоендоскопски процесор, Ендоскопски светлинен източник и Видеогастроскоп.

title: Компютърен томограф

description: Гантри - минимално изискване: Отвор 70 cm; Скорости на ротация 5 броя; Време за ротация на 360° от 0,8 до 0.6 second; Брой срезове за ротация на 360° 16. Генератор, тръба и управление на дозата: Минимално изискване: Високочестотен рентгенов генератор наличие; Номинална мощност 50kW; Брой избираеми нива на напрежение на тръбата 3; Ток на тръбата Мин/ Макс 30 / 350 mA; Брой фокуси 2; Ефективен топлинен капацитет на тръбата 5 MHU; Педиатрични протоколи Наличие. Пациентна маса: Минимално изискване: Обхват на сканиране 150 cm; Максимално тегло на пациента 200 kg; Точност на позициониране ±0.25mm; Плот от въглеродни влакна Наличие; Вертикално движение на плота Мин / Макс 45 / 95 см; Аксесоари Наличие; Детектор: Минимално изискване: Ширина по Z оста - аксиална 20 mm; Ширина по Z оста - спирална 20 mm. Реконструкция: Минимално изискване: Скорост на реконструкция 6 образа в секунда; Едновременна реконструкция в аксиален и спирален режим Наличие: Offline реконструкция Наличие; 5 реконстукции Наличие; Реконструкционна матрица 512 х 512. Качество на образа: Минимално изискване: Пространствена резолюция: @ cutoff 15 lp/cm; Резолюция при нисък контраст 4mm @ 0.3 %. Обработка на образа: Минимално изискване: Viewer MPR, MIP, 3D, VR, Endo; Zoom обхват 0.8x to 10x; ROI (зони на интерес) Elliptical, Rectangular, curved, Freehand; Линии, мрежи и скали за измерване на дистанции Наличие; Криви и линии на свободна ръка за измерване на всяка форма Наличие; Измерване на ъгли Наличие: Инвертиран образ Наличие; Двойна мониторна конфигурация Наличие; 3D Анализ на малки обеми Наличие; Количествена CTA Наличие; Управление и архивиране на образите: Минимално изискване: DICOM 3.0 Наличие; Капацитет на Хард - диска 160GB. От 250000 до 300,000 некомпресирани образа; DVD-RAM Архивиране 15,000 Компресирани образа; DICOM CD Writer архив 1,200 компресирани образи.

title: Електромиограф

description: Минимални изисквания: 1. 4 канала – ЕМГ и SEP или ЕМГ,SEP, VEP+Video Monitor, AEP; 2. Усилвател: 4 канала с оптичен кабел Диапазон на усилване: 50-50 млн. пъти; 3. Контролер: Честота на стимулация: 0,1 Hz-50 Hz; Време за анализ: 1-1000ms; 4. Токов стимулатор-еднотоков и двутоков: Диапазон на тока – 0-100 мА; Честота на стимулация: 0.1 Hz-100 Hz; Импулсен режим: единичен, двоен,троен; 5. Звуков и светлинен стимулатор: Звуков стимулатор: Интензитет& 0-130 dB; Видове звук: CLICK, чиста тоналност и по избор; 6. Светлинен стимулатор: Честота на стимулация 0.1 Hz-100 Hz; Продължителност на светлинния импулс 1-100 ms; Сила на светлинния импулс: променлива на 16 нива; 7. Видео стимулатор: Визуализация CRT 17”; Честота на стимулация 0.1Hz-10 Hz; Графики за стимулация: тип шахматна дъска, на ивици и по избор; 8. Протоколи от изследвания: EMG, MUP, IP, Scanning EMG; Evoked potentials (EP): SEP:SEP,LESER, TSER, SCER; AEP: BAEP, MAEP,LAEP, EcochG; VEP: PRVEP, FVEP, EOG, ERG; P 300; NCV: MCV,SCV,SSCT,RNS,F-wave, H-reflex, BR, SSR.

title: Кувьоз

description: 1. Минимални изисквания: 2. Поддържане на оптимален микроклимат, двойни стени и управление на температурата на въздуха.; Стандартен диапазон: поне от 28°C до 37°C; Разширен диапазон: Температура на въздуха най-малко от + 3°C до максимална до 39°C. 3. Сервоконтрол на концентрацията на кислород.; Стандартен диапазон: най-малко от 21 об. % до максимум 40 об. % Разширен диапазон: максимум до 75 об.%.; 4. Сервоуправление на влажността: Избор поне от 30 % до 95 % относителна влажност с увеличение от 1 %, предлагане от страна на апарата оптимална стойност подходяща за избраната температура на въздуха.; 5. Безшумна микроовлажняваща система с отворен изпарителен съд за хигиенично почистване и дезинфекция на цялата овлажняваща система, в системата да няма замърсена остатъчна вода. Свързване на стандартни бутилки със стерилна вода с цел впръскване (без необходимост от резервоар).; Поне 2 датчика за влажност, интегрирани в кувьоза; 6. Електромоторно неограничено безсттепенно регулиране наклона на кувьоза (Тренделенбург/ АнтиТренделенбург) на зоната (леглото) на пациента в диапазона поне от ±13°, с автоматично спиране в хоризонтално положение. В наклонено положение леглото на пациента да не блокира нито един от отворите за ръце.; 7. Лесен достъп до пациента при спешни случаи - отгоре чрез повдигане или цялостно изваждане на горния капак на кувьоза.; Лесно разглобяване за чистене и дезинфекция.; 8. Гарантирано непрекъснато овлажняване в продължение на минимум 24 часа. 9. Достатъчно големи странични отвори с цел достъп до цялата зона (легло) на пациента: свалящи се надолу плексигласови стени (отваряне с една ръка), позволяващи бърз директен достъп до пациента: две предни двойни стени с по два отвора на всяка. Две странични двойни стени.; 10. Големи антистатични колела с централно заключване; 11. Регулиране във височина на кувьоза с електромоторно задвижване; 12. Изтегляща се табла за пациента; 13. Интегрирана поставка за рентгенови касети. Възможност за рентгеново изследване без изваждане на бебето или отваряне на ръчните отвори на кувьоза.; 14. Режим на управление на кувьоза и следене на телесната температура на бебето извън кувьоза; 15. Ниво на шум във вътрешността на кувьоза - максимум 42 dB(A); 16. Да има поне 11 отвора за шлангове, защитени от топлинни загуби. 17. Многофункционален, компактен и мобилен контролен панел с поне 5,7" LCD дисплей за управление и визуализация с цел бързо и лесно управление на кувьоза и регулиране на целия набор от параметри и стойности със съответните им допустими диапазони. Мониторът да бъде с автоматичен контрол на яркостта. Улеснена навигация по менютата с цел избор. Цифрова и графична визуализация на текущите стойности. Постоянна графична визуализация на всички контролирани параметри най-малко за последните 3 часа. Тренд дилплей с функция за промяна на времевия интервал от 6-12-24-48 часа до 8 дни. Едновременна визуализация на двa тренда.; 18. Възможности за надграждане: фототерапевтичен апарат; чекмеджета с голям размер и възможност за товар до 30 кг; интегрирана везна с дисплей, с много висока точност; модул за измерване кожната температура на пациента; статив с вертикално регулиране и др.

title: Операционна маса за АГО

description: Минимални изисквания: Частите на масата да са изработени изцяло от неръждаема стомана, устойчива на дезинфектанти.; 2. Полезен товар не по-малко от 220 кг.; 3. Централна система за заключване и насочен ход на движение. Колета да са двойни, антистатични с минимален диаметър 15 см.; 4. Плотът да е с надлъжно плъзгане минимум 25 см.; 5. Шест секционен плот: глава; гръбна секция; седалищна секция; пелвис секция; разделена секция за крака.; 6. Минимална обща дължина на плота - 210 см, ширина 58 см.; подложките да са антистатични с дебелина мин. 5 см.; 7. Привеждане на електрическите движения в нулева позиция с една команда. 8. Масата да има следните електрически движения:регулиране по височина – не по-малко от 40 см, започващи максимум от 70 см.; тренделенбург – 30, антитренделенбург - 35; страничен наклон: +/- 25 градуса.; 9. Механични движения: секция глава: +55/ -55; секция гръб: +85/-30; секция крака: +20/- 90, разтварящи се всяка минимум на 90°; вграден елеватор за торса с минимални движения: ъгъл 230° и 15 см. височинно повдигане; Рентгенопрозрачност на плота по цялата му дължина. 10. Рентгенопрозрачност на плота по цялата му дължина.; 11. Управление на масата – кабелно дистанционно. Резервно управление на всички функции от колоната.; 12. Директно мрежово захранване при аварийни ситуации.; 13. Електронен мониторинг на функционирането на батериите.; 14. Масата да осигурява капацитет на батериите за минимум 80 операции без зареждане или минимум 7 дни.; 15. Масата да позволява съвместна работа с наличните на пазара системи за интегрирана операционна.; 16. Интерфейс за връзка към компютър за бърза сервизна диагностика.; 17. Гаранция минимум – 24 месеца. 18. Окомплектовка: стандартна секция ръка с регулация по височина и хоризонтала – 2 бр.; секция ръка за латерална позиция на пациента. Регулация по височина и хоризонтала. Възможност за монтиране към стандартната секция за ръка – 1 бр.; анестезичен екран с регулация по височина и наклон – 1 бр.; колан за тяло – 1 бр.; кракодържател по „Гьопел” с ябълковидна става и тежкотоварна клампа с радиална регулация – 2 бр.

title: Операционна лампа с едно осветително тяло

description: I. Минимални изисквания за оперционните лампи: 1. Регулиране на цвета на светене от 3500 - 5000 К в 4 стъпки.; 2. Корекция на сенките с избор на сценарии за различни позиции на операционния екип.; 3. Стерилно управление на всички функции от контролен панел на тялото, включително и на вградената камера.; 4. Живот на светлинните източници – поне 30 000 часа.; 5. Повишаване температурата в областта на главата на оператора <1°С.; 6. Регулиране интензитета на светене от 10 % - 100 % от максималната, без това да променя светлинните характеристики.; 7. Наличие на ендосветлина.; 8. Индекс на възпроизводство цвета на светлината минимум 97 (Ra).; 9. Регулиране на светлинното поле d10 20 - 30 см.; 10. Съвместимост със системи за „интегрирана операционна”.; 11. Лампите да са подготвени за вграждане на видео-камера в централната ръкохватка на основното тяло. Опционната камера да е цветна с разделителна способност над 750 000 пиксела и оптичното увеличение – поне 25х; Да има подготовка за предаване на видео и двупосочен аудио сигнал по LAN и Интернет в реално време и за дистанционно управление на камерата по LAN. 12. Подготовката да позволява включването на цветна SD или HD камера.; 13. Възможност за управление на двете тела едновременно от едно място.; 14. Опционно да може в комбинация с операционна лампа да се монтира и мониторно рамо с електрозахранване за монитор. Дължина на рамото 1700 мм. (800 + 900 мм.); Стойка за 1 бр. 24” монитор. Полезен товар над 38 кг.; 15. Гаранция минимум – 24 месеца. II. Изисквания за осветителното тяло: 1. Интензитет - 160 000 лукса.; 2. Светлинен цилиндър - поне 1160 мм.

title: Операционна лампа с две осветителни тела

description: I. Минимални изисквания за оперционните лампи; 1. Регулиране на цвета на светене от 3500 - 5000 К в 4 стъпки.; 2. Корекция на сенките с избор на сценарии за различни позиции на операционния екип.; 3. Стерилно управление на всички функции от контролен панел на тялото, включително и на вградената камера.; 4. Живот на светлинните източници – поне 30 000 часа.; 5. Повишаване температурата в областта на главата на оператора <1°С.; 6. Регулиране интензитета на светене от 10 % - 100 % от максималната, без това да променя светлинните характеристики.; 7. Наличие на ендосветлина.; 8. Индекс на възпроизводство цвета на светлината минимум 97 (Ra).; 9. Регулиране на светлинното поле d10 20 - 30 см.; 10. Съвместимост със системи за „интегрирана операционна”.; 11. Лампите да са подготвени за вграждане на видео-камера в централната ръкохватка на основното тяло. Опционната камера да е цветна с разделителна способност над 750 000 пиксела и оптичното увеличение – поне 25х; Да има подготовка за предаване на видео и двупосочен аудио сигнал по LAN и Интернет в реално време и за дистанционно управление на камерата по LAN. 12. Подготовката да позволява включването на цветна SD или HD камера.; 13. Възможност за управление на двете тела едновременно от едно място.; 14. Опционно да може в комбинация с операционна лампа да се монтира и мониторно рамо с електрозахранване за монитор. Дължина на рамото 1700 мм. (800 + 900 мм.); Стойка за 1 бр. 24” монитор. Полезен товар над 38 кг.; 15. Гаранция минимум – 24 месеца. II. Изисквания за голямо осветително тяло: 1. Интензитет - 160 000 лукса.; 2. Светлинен цилиндър - поне 1160 мм.; III. Изисквания за малко осветително тяло: 1. Интензитет – поне 150 000 лукса; 2. Светлинен цилиндър – поне 1 400 мм.

title: Лапароскопски набор апарати за диагностика и лечение (вкл. HDTV камера, ксенонов светлинен източник, електронен инсуфлатор, иригационна помпа, електронен нож, HDTV монитор и видеолапароскоп, ултразвуков скалпел, високочестотен коагулатор, морселатор

description: Минимални изисквания: Ендоскопски процесор 1. Съвместимост с видеоендоскопи със CCD чип на дисталния край и интегриран световоден и оптичен кабел, с флексибилен дистален край. Съвместимост с флексибилни ендоскопи хистероскопи, уретерореноскопи. Управление и анотация отделна клавиатура за контрол на функциите на видеопроцесора и въвеждане на данни. Архииране на данни възможност за запис на образи и данни директно върху карта памет; 2. Източник на студена светлина 1. Лампи основна ксенонова поне 300W, вградена резервна халогенна - поне 150W. Непрекъснатост автоматично превключване на резервната лампа при изгаряне на основната. Синхронизация с ендоскопския процесор автоматично регулиране нивото на осветеност в зависимост от повърхността на обекта и разстоянието до него; 3. Видеолапароскоп със CCD чип на дисталния край, ъгъл на зрение 30°, 10 мм 1. Тип автоклавируем, ротабилен. Кабел интегриран един световоден и оптичен кабел. Контрол минимум три бутона с програмируеми функции за контрол на процесора. 4. Многофункционален електронож 1. Режими монополярен, биполярен, режими за урологична и хистерорезекция в солеви разтвор. Синхронизация с инсуфлатора, за автоматично извеждане на дима от пневмоперитонеума; 5. Ултразвуков скалпел 1. Генератор на ултразвук. Максимална изходяща мощност в постоянен режим на работа не по-малко от 80 W. Ултразвуков трансдюсер с кабел за връзка към УЗ генератор, автоклавируем при минимум 124 °C. Ножица за лапароскопска хирургия за многократна употреба, автоклавируема при минимум 124 °C. Синхронизация с инсуфлатор за автоматично извеждане на дима от пневмоперитонеума; 6.Инсуфлатор 1. Капацитет максимален поток поне 30 l/min. Синхронизация с електроножа, за автоматично извеждане на дима от пневмоперитонеума. 7. Ендоскопска количка, Иригационнна помпа, Ендоскопски монитор, Автоклавируеми кабели; Монитор 1; Матрица LCD или TFT Размери и формат диагонал минимум 19", формат 5:4; Входове в съответствие с изходите на ендоскопскaта камера; Видеоендоскопска количка с 4 рафта, захранване и стойка за монитор 1; Маркуч за свързване с бутилка за въглероден диоксид, DIN стандарт 1; Иригационна помпа 1; Поток капацитет на потока поне 2.5 l/min; Контрол от педал и ръкохватка: Ръкохватка, за аспирация/иригация, автоклавируема 1; Аспирационно-иригационна канюла, 5 mm, автоклавируема 1; Аспирационно-иригационна канюла, 10 mm, автоклавируема 1; Иригационно-аспирационни маркучи, многократни 1 ВЧ кабел, биполярен, 3.5 m, автоклавируем 1; Монополярен кабел за 4 mm конектор, автоклавируем 1.

title: Анестезиологичен апарат / универсален/

description: Минимални изисквания:1. Универсален анестезиологичен апарат, за новородени, деца и възрастни пациенти и всякакъв тип хирургични интервенции.; 2. Пневматично захранване с О2, N2О и Въздух; 3. Възможност за работа с нискодебитни пресни газове (Low Flow анестезия); 4. Автоматична защита против подаване на хипооксична смес (мин. 25 % О2); 5. Да има възможност за монтаж на подвижно рамо (Пендант).; 6. Вградена батерия за минимум 60 минути работа; 7. Конструкция на апарата: метална мобилна конзола, на антистатични колела с диаметър минимум 10 см и със спирачки; да позволява поставяне на клампи с регулация на положението; минимум 2 чекмеджета; плот за писане с осветление; релси за закачане на допълнително оборудване – 2 бр.; шина за два изпарителя; изходи за електрическо захранване; куплунг за кислород. 8. Голям 15” тъч скрийн екран за управление на апарата. На екрана да се изобрзяват следните показатели: дихателни графики, дихателни обеми, дихателна честота, дихателни примки, налягане в дихателните пътища, О2, газови смеси, CO2. Електронни ротаметри.; 9. Респиратор с микропорцесорен контрол със следните режими и параметри: VCV, PCV, SIMV,PSV, PRVT, ръчен, спонтанен; бързо преминаване от режим „Stand By” към работен режим при спешни случаи; Изобразяване на графика и парамтери (цифрови показатели) по обем и налягане. Дихателни примки.; дихателен обем- 5-1500 мл; дихателна честота - 4 – 80 л/мин; инспираторно налягане – до 65 смH2O; съотношение I:E – 3:1 – 1:9,9; инспираторна пауза – до 70 %; PEEP – до 20 смН2О; система за автоматична компенсация на доставяния дихателен обем; бързо преминаване с една стъпка от мануална към командна вентилация; 10. Газова система: електронен газов миксер, с режим за безопасност на високо ниво на кислородно съдържание (над 25 %) в сместа кислород-райски газ.; волуметрична система тип „Bag in Bottle” видима за потребителя за визуализация на командна, спонтанна и мануална вентилация и утечки; всички компоненти свързани с газове, да не съдържат латекс; да може да може да се стерилизират в автоклав; окомплектовка на газовата система - мех за новородени и възрастни с възходящ ход със защитен капак, инспираторни/експираторни дихателни клапани, респираторни клапи за ръчна вентилация, интегрирани CO2 абсорбатор с обем минимум 1400 грама, маркучи, маска и мех; 12. Байпас клапа за кислород; 13. Автоматична заключваща система срещу едновременно подаване на въздух и райски газ; 14. Газови изводи за кислород, райски газ, въздух и ежектор за анестезични газове (AGS-Anaesthesia Gas Scavenger); 15. Газов монитор с измерване на: кислород, райски газ, въглероден диоксид и анестезични агенти. Парамагнетично измерване на кислород. Автоматична идентификация на 5 анестезични агента. Измерване на MAC.; 16. Възможност за подаванеа на свеж газ с дебит 5 литра за минута за кислород; 17. Вградена система за аспирация, 0-800 милибара; 18. Окомплектован с изпарител за изофлуран и севофлуран

title: Анестезиологични апарати

description: 1. Компактен мобилен апарат за инхалационна наркоза на деца и възрастни.; 2. Изводи за централно захранване с медицински газове-О2, въздух и N2O. Контрол и отчитане на входните налягания.; 3. Панел за монтиране на два изпарителя и устройство за блокиране на неизползвания в момента изпарител; 4. Бронхиално аспирационно устройство; 5. Система за отвеждане на отработените газове (AGS) 6. Абсорбатор за въглероден двуокис – 1,5 л.; 7. Възможност за анестезия в полузатворен режим, както с нисък поток (Low flow), така и с минимален поток (Minimal flow). Електронно дозиране, измерване и декуплиране на свежия газ.; 8. Режими на обдишване: контролирани по обем, контролирани по налягане, PS, SIMV/PS, Man/Spont. 9. Електрически задвижван и електронно контролиран бутален вентилатор, независим от подаваното количество свеж газ, със следните параметри: - Тидален обем при обдишване по обем 20 – 1400 ml; Дихателна честота: 4 – 60 бр/мин.; Ti:Te: 4:1 до 1:4; Рmax - до 70 hPa; Регулируем PEEP в интервала 0-20 hPa; Инспираторна пауза: 0 – 50 %;Инспираторен поток – макс. 85 л/мин; Тригер – 2 до 15 л/мин; 10. Мобилна и компактна кръгова система. Лесно и удобно почистване и стерилизация; 11. Вградено аварийно непрекъсваемо електрическо захранване за минимум 45 минути.; 12. Алармиране при недостиг от свеж газ, при лекажи и спиране на газоподаването. Възможност за продължаване на анестезията с атмосферен въздух; 13. Регулиране на кислородната концентрация в границите от 21,0 до 100,00 Vol%. Контрол на кислородната концентрация (SORC), при работа с райски газ - min. 21,0 Vol% или 200 ml/min.;14. Автоматичен функционален тест. Автоматично тестване на всички основни системи (вентилатор, кръгова система и др.), както и еластичността и лекажите на пациентната система.;15. Вграден конфигурируем цветен TFT-екран; 16. Контролиране и мониториране на всички основни дихателни параметри: PEAK, PLAT, PEEP, PMEAN, MV, VT и дихателна честота. 17. Акустични и визуални аларми съпроводени с обяснителен текст. Групиране на алармените съобщения по приоритет.; 18. Режим на готовност (stand-by) 19. Софтуерно обезпечаване на няколко езика.; 20. Изпарител; 21. Цветен пациентен монитор с TFT-LCD дисплей: Диагонал на екрана минимум 10”; Вградена батерия (за минимум 150 мин.); Възможност за изобразяване на минимум 5 канала; EКГ, cъpдeчнa чecтoтa, аритмия; Честота и крива на дишане; Кислородна caтуpaция, плетизмограма; Кожна температура; Нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe; Трендове – графични и таблични за мониторираните параметри; Алармена система на приоритетен принцип; Възможност за софтуерен ъпгрейд; Възможност за включване към централна мрежа както и за съхранение и лесен пренос на данни от монитор към монитор; 22. Газов модул за измерване на: инспираторна и експираторна концентрация на кислород (О2), въглероден двуокис (СО2), райски газ (N2O) и анестетик. Данните да се извеждат на дисплея на пациентния монитор; 23. Сертификати за качество за производителя на апаратурата и за самата апаратура: ISO 9001:2008; ISO 13485:2003; Directive 93/42 EEC; 24. Наличие на оторизиран сервиз

title: Система за обратна осмоза с 3 броя колони

description: Минимални изисквания: Електронен Блок за управление Микропроцесорно управление, осветен текстов дисплей. Запазва информацията от работния процес в случай на отпадане на ел. захранване. RS232 сериен интерфейсен порт. Възможност за дистанционно управление от диализната залата. Възможност за контрол на резервоар. Програмируем контрол със 7-дневен календар–часовник, включващ опции за автоматичнен start/stop, stand by и авто-промивка.; Хидравлика Мобилна остановка с модулен дизайн даващ възможност за бъдещо надграждане.; Корпус Стоманен шкаф - прахово покрит; Електрическо захранване Трифазно 380 – 400V/ 50 Hz, 16A CEE щепсел; Водно захранване; Налягане на входа 2-6.0 bar механически очистена; Температура на вх. вода 5-35°C; Налягане на изхода към пермеатния ринг постоянно налягане 2 – 3 bar (настройва се от оператора); Твърдост на водата < 1о dH (0.2 mmol/l); Свободен хлор < 0.1 ppm; Работен процес: Обратна осмоза Еднопосочна система за обратна осмоза, проектирана да отговаря на препоръките заложени от AAMI, Европейската фармакопея и Инструкциите за добра хемодиализна практика (част1); 750 l/h (250 l/h за RO модул при 15 oC и 3 bar насрещно налягане; Коефицент на полезно действие Работа със затворен пермеатен ринг и К.П.Д >70 % (К.П.Д. да се настройва от оператора чрез потребителския интерфейс на системата). Наличие на “динамична” система за пестене на вода, което предоставя значително намаляване на изразходваната вода.; Байпас: Байпасно управление от оператора в случай на отказ на системата; Дезинфекция: Извършва се до 4 месеца (зависи от потреблението). Системата да изпълнява автоматична обемно контролирана химическа дезинфекция с необходимата точност, сигурност и безопасност на дезинфекционния цикъл на RO модулите и диализатния ринг. Модул Предварително очистване; Елементи на системата 1. 1000 л окомплектован с хидрофорна система и автоматизирано регулиране на нивото; 2. Пясъчен филтър с автоматизирани програми за промиване, съобразен с консумацията на модула обратна осмоза.; 3. Карбонов филтър с автоматизирани програми за промиване, съобразен с консумацията на модула обратна осмоза.; 4. Омекотител – система с две колони и автоматична система за регенерация + съдове за сол.; 5. 2 двойни групи филтри за механично очистване 50/20 и 10/5 с манометри за измерване на работните налягания + два комплекта резервни филтърни елементи.; 6. Байпас на хидрофорна система; 7. Байпас на обратна осмоза; 8. Затворена водопреносна система за осмозна вода от/към диализните зали;

title: Монитори

description: Минимални изисквания: Мониторирани параметри: ЕКГ, SpO2, Resp, NIBP, 2-Temp, PR; Опционално: 2к. IBP, CO, принтер; Тегло: max 4,7 кг; Захранване:220V; Дисплей: с мин 10”; Графичен дисплей за изобразяване на минимум 9 графики; Разрешаваща способност: мин 800 мин 480 pix; Режими на изобразяване: Стандартен екран; Съвместен екран с трендове; Екран Oxy CRG; Екран с голям шрифт; Батерия: Акумулаторна с максимално време за зареждане макс.12 часа; Мин. 2 часа работа на батерийно захранване. Тренд: от 1 до 96 часа изобразяване на графични и таблични трендове; Аларми: с възможност за задаване на граници на алармата, Мрежов интерфейс, осигуряващ възможност за свързване към централна мониторна станция; 3-канално принтиране; Регулируем цвят на графиката; Окомплектовка: 5-жичен ЕКГ кабел за еднократни електроди -1 бр.; к-т еднократни електроди; NIBP маншет за възрастни - 1 бр.; Многократен SpO2 сензор за възрастни -1 бр.; Датчик за кожна температура – 1 бр.; Акумулатор 1 бр.

title: Ехограф, комбиниран с цветен доплер, за отделение по вътрешни болести

description: Минимални изисквания към възможностите за доплерова диагностика; Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват над 15 до 45 см /сек; Максимална скорост на анализ при спектрален доплер от 0,5 до 9,0 КHz; Мощностен доплер; Мощностен доплер при указване посоката на кръвотока; Цветен М-режим; Цветен доплер; Постпроцесинг за Доплер (замразен образ): Базова линия, Ъгъл, Контраст, автотрасиране; Възможност за автоматичен контрол на корекцията на ъгъла при изследване с PW Доплер; Двуразмерно и доплерово изобразяване; Изисквания към 2Д и доплеров образ и възможности за адапатация на образите към различен вид пациенти; Дълбочина на изобразяване до 30 см; Избираеми от оператора 4 работни честоти на трансдюсерите за В - режим; Избираеми от оператора 2 работни честоти на трансдюсерите за Цветен Доплер; Избираеми от оператора 2 работни честоти на трансдюсерите за Спектрален Доплер; Функция за изграждане на композитен образ от поне 3 образа получени при сканиране под различен ъгъл; Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение; Широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение; Латерално усилване на образа в избрани сегменти; вертикално усилване на образа в избрани сегменти; възможност за промяна на параметрите на образа след freeze (усилване, контраст и др.); мултипланова реконструкция. Режим Free - hand 3Д - получаване на 3Д реконструкция със стандартен трансдюсер; Триизмерна цветна реконструкция на кръвоносни съдове; Широкоспектърен диагностичен софтуер: Абдоминален софтуер със специализирани програми; Урологичен софтуер със специализирани програми; Нефрологичен софтуер със специализирани програми; Пълен кардиологичен софтуер; Ергономия и устройство на операционния панел; Мониторт - LCD, променливи посока, наклон; Ширина на апарата - не повече от 45 см за лесно адаптиране в болнична обстановка; Архив и комуникации: Кино - памет максимално над 1 000 образа; Архив на статични и динамични изображения в суров формат и последващ анализ и обработка в ехографа; Експорт на динамични и статични образи в изборни формати - суров, DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI; LAN интерфейс за мрежова аръзка с компютър и сървър; USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми; DVD - R / RW за архивиране на образи и филми; Дигитален Черно - бял термопринтер с консуматив за 200 снимки. Конектори за сонди: Най-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери; Трансдюсери: 1 конвексен абдоминален с честота от 2 - 5 MHz.

title: Ехограф, комбиниран с цветен доплер за кардиология

description: Стационарна цифрова ехографска система-минимални изисквания: висока маневреност и компактност на конзолата; LCD цветен монитор от 15 до 19"; регулиране на височината на клавиатурата; главен панел за управление на апарата с задно осветление и пълна буквено-цифрова клавиатура; Програмируеми бутони; режим зависими бутона за управление на текущи параметри; 3 активни конектора за трансдюсери; 1 активен конектор за доплеров (писалков) трансдюсер; Л: входове за педал, слушалки и микрофон; честотен диапазон: 2-13 MHz ТЕЕ и доплерови трансдюсери; оптимизация на образа с един бутон 2D, PW/CW; RF (радиочестотен) сигнален процесинг; максимална акустична честота на кадрите: повече от 200 Hz; динамичен диапазон: от 190 Стационарна цифрова ехографска система-минимални изисквания: висока маневреност и компактност на конзолата; LCD цветен монитор от 15 до 19"; регулиране на височината на клавиатурата; главен панел за управление на апарата с задно осветление и пълна буквено-цифрова клавиатура; Програмируеми бутони; режим зависими бутона за управление на текущи параметри; 3 активни конектора за трансдюсери; 1 активен конектор за доплеров (писалков) трансдюсер; ЕКГ канал: входове за педал, слушалки и микрофон; честотен диапазон: 2-13 MHz ТЕЕ и доплерови трансдюсери; оптимизация на образа с един бутон 2D, PW/CW; RF (радиочестотен) сигнален процесинг; максимална акустична честота на кадрите: повече от 200 Hz; динамичен диапазон: от 190 до 210dB; B-мод (2D); колоризация на 2D, M-мод и PW/CW; M-мод, анатомичен M-мод; PW/CW доплер; CFM (цветен доплер); тъканен доплер; Power Doppler (мощен доплер). Directional Power Doppler (VeloPower); триплекс в реално време; тъканно-хармонично изображение с променлива честота - 3 диапазона; адаптивна технология за премахване на ултразвуковия шум в режим на реално време с възможност за отделни настройки на степента на детайлна резолюция, изглаждане и подчертаване на граници; многоъглова технология на сканиране; ЕКГ; панорамно изобразяване. Измерване на комплекса интима медиа по време на сканирането в реално време/възможност за надграждане с интима/ провеждане на стрес тест изследвания. Операционна система Windows: Windows формат за изображения и клипове; формат на репортите XML (съвместимост с Astraia), HTML съвместимост с принтери: аналогови и цифрови термовидеопринтери (RGB, Video Composite и USB), стандартни Windows базирани принтери (USB); CD/DVD устройство; вътрешен Hard Disk; USB, LAN; видео изходи: (S-VGA, RGB, S-VHS, C-VHS, Composite); мултиезичен софтуер, с възможност за ъпгрейд от CD или USB. "PC работна станция (софтуер за инсталация на външна Windows компютърна система) /възможност за надграждане с РС работна станция със следните възможности: Възможности на програмата: импорт на системни файлови формати от ехографската система (сурови данни); потребителски интерфейс идентичен с интерфейса на ехографската система; преглед, архивиране, пост процесинг и разпечатване на образи и резултати от изследванията; извършване на общи и специфични за отделните приложения измервания; формиране на протоколи; експорт на данни с помощта на стандартни характеристики на компютър; Комплектност: 1 бр. Phased Array трансдюсер — минимален честотен обхват 1,5-3,5 MHz, — въможност за поддръжка на контраст усилена ехография.

title: Мобилен рентгенов апарат / кугел/

description: Високочестотен, микропроцесорно контролиран рентгенов генератор със следните параметри: мощност – 3,5 kW; честота – 40 kHz; отклонение - < 3 %; Максимално напрежение – 110 kV; Максимален ток – 80 mA; топлинен капацитет на моноблока – 500 kJ; Топлина, отделяна при работа/термично разсейване/ - макс. 60 W; Фокуси: малък 0,5 мм, голям 1,5 мм. Промяна на kV - на ктъпки по 1 kV; Максимална стойност на mAs – 320, променящо се на 29 стъпки /0,2 /0,5 0,8 /1/1,3/1,6/2/2,5/3,2/4/5/6,3/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/130/160/200/250/320/; Микропроцесор контролира комбинацията между mA и kV, така че изходната мощност да е постоянна и винаги да е 3,5 kW; Техника на работа: двуточкова радиологична техника, с избор на kV/mAs. Стойностите и времето на експозиция се избират и изобразяват автоматично на дисплея, преди всяка експозиция; 40 анатомични програми; LCD дисплей; Автоматично изключване на система-след 30 мин, в който не се работи с нея, за защита на рентгеновата тръби; DAP метър-с йонизационна камера с цифров интерфейс, специална версия за мобилни рентгени.

title: Дигитален ренгенов апарат графичен

description: Рентгенов, колонен статив с въртящо “U” РАМО-минимални изисквания: Опорен колонен статив с регулируемо по височина и ъгъл „U” рамо; Всички движения на „U” рамото по височина и въртене да са моторизирани; Управление на позиционирането на рамото за всички движения от три места: 1. От управляващ панел разположен в/у рентгеновата тръба; 2. От управляващ панел разположен в/у Букито; 3. Инфрачервено дистанционно управление; Прогамиране позициите на апарата с възможност за включването им в анатомичните програми; LCD, чувствителен на докосване екран, разположен пред рентгеновата тръба и изобразяване на:Фокус-филм разстояние; Ъглово завъртане на тръбата; Позиционирене на пациента; Показания на генератора; Програмиране на позициите; Въртене на рентгеновата тръба по хоризонталната ос: +/- 180 стоп на всеки 45; Фокус/Филм разстояние: от 100 до 180см; Въртене на „U” рамото: 150 с фиксиране при -30, 0, 90, 120; Моторно въртене на Букито по хоризизонталната ос: +/-45;" Мобилна пациентна маса: Метална конструкция с ламиниран плот и антистатични колела със спирачки; Максимален товар: до 200кг; Височина на масата: 700мм; Размер на пациентния плот: 2000х600х700мм; Тегло на масата: До 40кг; Дигитална система с преносим плосък панелен детектор: Размер на детектора/Образно поле – реално 35 х 43см (14' х 17'); Материал на пиксела a-Si; Пиксели Min 2000 х 2000; Аналого-цифрово преобразуване 14bit (16384); Нива на сивата скала 12bit (4096); Образ До 2 сек след експонация; Работна конзола с чувствителен на докосване екран; Програмен продукт за визуализация, обработка, съхранение, трансфер и печат на образи; Мрежови изисквания: DICOM Storage Class; DICOM Print. Class Interconnection for laser camera DICOM; DICOM Work list; DICOM Query & Retrieve. Рентгенов генератор: мощност: 50kW; Автоматична самодиагностика с визуализиране на параметрите; Управление чрез конзолата с чувствителен на докосване екран; Бързоразвъртащо, анодно устройство; Защита на рентгеновата тръба от претоварване; Ръчен бутон за стартиране на експонацията; Радиографски напрежителен обхват: 40 до 150 KVp; Радиографски токов обхват: от 10 до 650 mA; mAs обхват: от 0,1 до 800 mAs; Експозиционни времена: от 0,001 до 10 sec; Анатомични програми (APR): Възможност за свободно конфигурирани програми от потребителя; Избор на програмите от управляващата конзола; Възможност са въвеждане на допълнителни данни; Автоматичен експозиционен контрол; Прибор за измерване на дозата и интерфейс за връзка с генератора; Рентгенова тръба: Максимално напрежение до 150 KVp; Фокус, размери: 0.6/1.2 mm; Аноден капацитет: мin. 300 KHU КОЛИМАТОР: Многолистов, автоматичен, синхронизиран с детектора; Лазерно прицелно устройство; Светлинен визьор с автоматично изключване.

title: Ултразвуков инхалатор

description: Минимални изисквания: 1. Наличие на LCD екран, който да показва обема на въздуха, равнището на пулверизация, поставеното време, оставащото време, изминалото време и системни грешки. Осветлението на модула за възможност да се вижда дисплея в тъмното. 2. Непрекъснато време на пулверизиране до 72 часа.; 3. Наличие на звуков индикатор за известяване при приключване на времето за инхалация или при възникване на системна грешка.; 4. Настройките за обем въздух, ниво на пулверизация и време. Осъществяване на различни инхалационни терапии чрез използването на различните части по избор.; Аерозол; Медикамент; Вода; Вибратор, въздух; Ултразвукова честота: Приблизително 1.7 MHz; Ниво на пулверизация: 0-3 ml на минута или повече; Размер на пулверизираните частици: Приблизително 1 до 8 m (80 % от емитираните частици) MMAD = 4.7 m; Обем на въздуха: Максимум 17л/мин.; Количество на охлаждаща вода: Приблизително 375 мл.; Вместимост на съдържателя за медикаменти: Приблизително 150 мл. (минимум 5 мл.); Включени аксесоари: Инхалационен маркуч М (70 см, с маншет), мундщук, 2 чаши за медикаменти, захранващ кабел, наръчник за експлоатация (с гаранционна карта);

title: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за диагностика и лечение, съгласно одобрена спецификация и списък с одобреното от Министерство на здравеопазването оборудване за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД в рамките на проект на Община Казанлък: „Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък”, осъществяван по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/016 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.

description: Доставка на медицинска апаратура за диагностика и лечение по обособени позиции.

awardCriteriaDetails:
Предлагана цена: 55
Гаранционен срок / в месеци/: 35
Срок на доставка / в календарни дни/: 10

Община Казанлък

street: бул. "РОЗОВА ДОЛИНА" № 6

"Пълмед" АД , ЕИК 115187717

street: бул. "6-ти септември" № 112

"Алмасоник" ООД, ЕИК 131349392

street: ул. "Орел" № 2, ап. 20

street: ул. "Кирил Шиваров" № 9Б

"Парамедика" ООД , ЕИК131288014

street: ж.к. "Младост", бл. 86, ап. 10

"Медимаг - МС" ООД, ЕИК 130871925

street: р-н "Триадица", ж.к. "Манастирски ливади" 114, сграда Евроцентър, ет. 3

street: ул. "Любен Каравелов" № 26, ет. 4

street: ж.к. "Младост-1", бл. 28Б / ул. "Димитър Моллов"/

Медимаг- МС ООД, ЕИК 130871925

street: р-н Триадица, ж.к. "Манастирски ливади" № 114, сграда Евроцентър, ет. 3

street: ж.к. "Младост-1",бл. 28Б / ул. Димитър Моллов/

street: ж.к. "Младост-2", ул. "Киприян" № 44

street: ж.к. "Младост 1', бл. 28 Б / ул. Димитър Моллов/

"Топ диагностика" ООД, ЕИК 130284625

street: р-н Лозенец, ул. "Любата" № 4-6

street: ул. "Кирил Шиваров" № 9Б

"Алнед медикъл" ЕООД , ЕИК 831238242

street: ж.к. "Овча купел", бл. 114, вх. В, ап.38

street: ул. "Кирил Шиваров" № 9Б

"Инфомед" ЕООД, ЕИК 121155656

street: бул. "Витоша" № 81-83

"Софарма трейдинг" АД, ЕИК 103267194

street: р-н "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А ет.12

street: ул. "Кирил Шиваров" № 9Б

"Медимаг - МС" ООД, ЕИК 130871925

street: р-н Триадица, ж.к. "Манастирски ливади" 114, сграда Евроцентър, ет. 3

"Парамедика" ООД, ЕИК 131288014

street: ж.к. "Младост", бл. 86, ап. 10

"Медимаг - МС", ЕИК 130871925

street: р-н Триадица , ж.к. "Манастирски ливади" 114, сграда Евроцентър, ет. 3

Инфомед ООД , ЕИК 121155656

street: бул. "Витоша" № 81-83

"Медимаг - МС" ООД, ЕИК 130871925

street: р-н Триадица, ж.к. "Манастирски ливади" № 114, сграда Евроцентър ет. 3

street: р-н Средец, ул. "Ген. Паренсов" № 51, ет. 2

street: ул. "Любен Каравелов" № 26, ет. 4

"Алмасоник" ООД , ЕИК 131349392

street: ул. "Оре"л № 2 ап. 20

Елпак лизинг ЕООД, ЕИК 103506445

street: ул. "Иван Богоров" № 12 ет. 2

"Диагонал" ООД, ЕИК 103787889

street: ул. "Селиолу" № 21, ап. 13