name: Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

name: KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz

name: ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 11 b

name: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

description: Zestaw do małoinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego - kpl 1 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2013 TAK 4. Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą mało – inwazyjną rozumianą jako: bez użycia cewnika Swana – Ganza pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego oraz metodą małoinwazyjną – drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej pomiar możliwy pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych TAK Bez punktacji 5. Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego ( w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: - CO trend-trend rzutu serca; SV- objętość wyrzutowa; SW- wahania objętości wyrzutowej; PPV- wahania ciśnienia tętniczego; SVR –systemowy opór naczyniowy; CPO- moc pojemności minutowej; dPmx- kurczliwość lewej komory; HR- częstość akcji serca; APsys- ciśnienie skurczowe; APdia ciśnienie rozkurczowe; MAP średnie ciśnienie tętnicze; CVP – ciśnienie żylne. TAK Bez punktacji 6. Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca, urządzenie posiada dwie opcje kalibracji: automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta . ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO , otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego. TAK Bez punktacji 7. Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, droga kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COpc ( CIpc) ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsyd ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apia ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP częstość skurczów serca HR ośrodkowe ciśnienie żylne CVP objętość wyrzutowa SV ( SVI ) samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV samoistne wahania ciśnienia tętna PPV obwodowy opór naczyniowy SVR ( SVRI ) wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO(tdCI) wskaźnik funkcji serca CFI całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV ,( GEDI ) objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW , ( ELWI ) wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI całkowita frakcja wyrzutowa GEF moc użyteczna serca CP TAK Bez punktacji 8. Ciągły ( w czasie rzeczywistym ) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametryScvO2 – saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2- konsumpcja tlenu, O2ER – współczynnik ekstrakcji tlenu. TAK Bez punktacji 9. Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej. TAK Bez punktacji 10. Dane pomiarowe wyświetlane na ekranie min. 8 cali o wysokiej częstotliwości – min. 800 x 480 pixeli TAK Bez punktacji 11. Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego ( AP ) TAK Bez punktacji 12. Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne – możliwość wprowadzenia danych pacjenta: wiek, płeć, waga, wzrost oraz dodatkowych wartości: NIBP,SpO2,Hb; bezpłatne oprogramowanie w j. polskim do przeglądania danych TAK Bez punktacji 13. Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min.2 tryby TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 14. Prezentacja danych w postaci trendów graficznych . Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu : 15min/30min/1godz/3godz/6godz/12godz/2dni/3dni6dni/12dni TAK/NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 15. Drukowanie danych poprzez: port USB sieć TAK Bez punktacji 16. Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych; możliwość uśrednienia pomiaru ( o określoną liczbę cykli) lub pomiar co uderzenie serca; możliwość prowadzenia ciągłego pomiaru bez konieczności kalibracji urządzenia. TAK Bez punktacji 17. Możliwość wykorzystania standardowych elektrod EKG TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 18. Możliwość transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączenia drukarek sieciowych i urządzeń przesyłania danych TAK Bez punktacji 19. Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kompatybilny ze stosowanym na oddziale przetwornikiem do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi. TAK – w komplecie Bez punktacji 20. Cewniki tętnicze do pomiaru termodylucji przezpłucnej posiadające prowadnicę wykonaną z nitinolu, umożliwiające pomiar z dostępu : tętnica udowa dorośli, tętnica promieniowa dorośli, tętnica łokciowa dorośli, tętnica ramienna ok. łokciowa dorośli, tętnica pachowa dorośli, tętnica ramienna proksymalnie dorośli TAK – w komplecie Bez punktacji 21. Oferowane urządzenie ma być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi. W ofercie- 5 kompletnych zastawów do pomiarów rzutu serca z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego oraz z wykorzystaniem dwóch dostępów naczyniowych oraz 5 kpl. do pomiarów saturacji krwi żylnej. TAK – w komplecie Bez punktacji 22. Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej TAK Bez punktacji 23. Deklaracja zgodności CE TAK Bez punktacji 24. Certyfikowane szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia TAK Bez punktacji.

description: Zamrażarka laboratoryjna do osocza – kpl 1 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2013 Podać 4. Zamrażarka niskotemperaturowa – skrzyniowa, do przechowywania preparatów krwi ( osocza) TAK Bez punktacji 5. Pojemność: 390 litrów +/- 5 litrów TAK Bez punktacji 6. Gabaryty zewnętrzne: szer. do 190 cm., głębokość do 80 cm., wysokość nie więcej niż 105 cm. TAK Bez punktacji 7. Wymiary wewnętrzne: szer. komory nie mniej niż 115 cm, głębokość mniejsza niż 50 cm, wysokość co najmniej 67 cm TAK Bez punktacji 8. Czynnik chłodzący , ekologiczny – etan, propan TAK Bez punktacji 9. Wnętrze wykonane ze stali pokrytej warstwą epoksydową TAK Bez punktacji 10. Minimum 4 wewnętrzne uszczelki z funkcją przeciw przemarzaniu TAK Bez punktacji 11. Duża pojedyncza klamka do otwierania ze zintegrowanym zamknięciem , możliwość dodatkowego zabezpieczenia drzwi kłódką. TAK Bez punktacji 12. Dwa wbudowane porty dostępu Ø 18 mm TAK Bez punktacji 13. Izolacja grubości co najmniej 130 mm wykonana z pianki poliuretanowej, spienianej w miejscu użytkowania TAK Bez punktacji 14. Zakres temperatury: od min.-40°C do - 86°C TAK Bez punktacji 15. Poziom hałasu poniżej 48 dB mierzony wg normy NEN-RN-ISO 11202 TAK Bez punktacji 16. Wyświetlacz LED z systemem diagnostyki błędów TAK Bez punktacji 17. Wyświetlacz LED wskazujący zadaną temperaturę oraz napięcie TAK Bez punktacji 18. Wbudowany system stabilizacji napięcia oraz wyrównywania napięcia w przypadku spadku poniżej 210 V TAK Bez punktacji 19. Dokładność nastawu temperatury co 1 stopień C TAK Bez punktacji 20. Alarmy : wysokiej/niskiej temperatury, wysokiej temperatury otoczenia, zasilania, stanu baterii, otwartych drzwi. TAK Bez punktacji 21. Port R - 485 TAK Bez punktacji 22. Menu zabezpieczone kluczem TAK Bez punktacji 23. Średnie zużycie energii nie przekraczające 10,08 kWh/24h TAK Bez punktacji 24. Waga urządzenia nie wyższa niż 265 kg TAK Bez punktacji 25. Możliwość doinstalowania systemu Back up TAK Bez punktacji 26. Autoryzowany przez Producenta serwis na terenie Polski potwierdzony dokumentem TAK Bez punktacji 27. Termin dostawy do 20 dni TAK Bez punktacji

title: Pakiet nr 11 – ultrabiomikroskop – kpl.

description: Ultrabiomikroskop – kpl 1 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji :2012/ 2013 Podać 4. Kompletne w pełni wyposażone urządzenie ultradźwiękowe w rozdzielczości HD do obserwacji struktur ocznych o kompaktowych gabarytach TAK Bez punktacji 5. Biometria – projekcja A, projekcja B, możliwość wizualizacji przedniej komory ( UBM) w 3 sondach podłączonych do komputera przez gniazdo USB każda. TAK Bez punktacji 6. Współpraca z komputerem stacjonarnym lub przenośnym TAK Bez punktacji 7. Sonda do projekcji B o dwóch częstotliwościach : 12MHz i 15MHz TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt. 8. Projekcja B o rozdzielczości osiowej 0,015 mm i rozdzielczości poprzecznej 0,12 mm TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt. 9. Obraz projekcji B w rozdzielczości nie mniejszej niż 1200x1200 TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt. 10. Zakres wzmocnienia sygnału w projekcji B od 0 do 112 dB TAK Bez punktacji 11. Możliwość pomiaru w projekcji B – 2 odległości oraz 2 powierzchni TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt. 12. Zoom w projekcji B w czasie rzeczywistym w skanach przechowywanych od minimum 1x do 8x TAK Bez punktacji 13. Częstotliwość pracy sondy UBM do wizualizacji przedniego odcinka oka – 48 MHz TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt. 14. Możliwość pomiaru w sondzie UBM do wizualizacji przedniego odcinka – 4 odległości,2 powierzchni, 2 katów; TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt. 15. Częstotliwość próbkowa w sondzie UBM min. 2048 punktów na linię TAK Bez punktacji 16. Głębokość obrazowania w sondzie UBM min. 32 mm TAK Bez punktacji 17. Rozdzielczość sondy UBM – osiowa 0,015 mm, poprzeczna 0,05 mm TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt. 18. Możliwość badania w projekcji A – metodą immersyjną lub kontaktową TAK Bez punktacji 19. Częstotliwość pracy sondy do projekcji A – 10MHz TAK Bez punktacji 20. Rozdzielczość w projekcji A 0,016 mm TAK Bez punktacji 21. Dokładność projekcji A 0,1 mm TAK Bez punktacji 22. Przełącznik nożny TAK Bez punktacji 23. Oprogramowanie do analizy wyników badań i archiwizacji TAK Bez punktacji 24. Oprzyrządowanie : kaseta szkieł próbnych; oprawka okulistyczna; rzutnik optotypów ( w ilościach standardowych) TAK Bez punktacji

description: Automatyczna myjnia do kaczek i basenów – kpl 3 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2012/2013 TAK Bez punktacji 4. Myjnia wolnostojąca z uchylnymi drzwiami TAK Bez punktacji 5. Myjnia ogrzewana elektrycznie TAK Bez punktacji 6. Wymiary gabarytowe: 1500x600x630 (+/-5%) TAK Bez punktacji 7. Myjnia posadowiona na nogach min. 150 mm nad podłogą TAK Bez punktacji 8. Sterowanie mikroprocesorowe TAK Bez punktacji 9. Sygnalizacji: temperatura numer programu faza programu zakończenie procesu stany awaryjne – wyświetlane i sygnalizowane TAK Bez punktacji 10. Dezynfekcji termiczna w temp.93°C TAK Bez punktacji 11. Automatyczne dozowanie detergentu przez wbudowaną pompę dozującą TAK Bez punktacji 12. Załadunek : min. 4 kaczki i 2 baseny TAK Bez punktacji 13. Możliwość mycia wiader o wymiarach do max. 400 mm TAK Bez punktacji 14. Pojemność komory około 70l +/- 5% TAK Bez punktacji 15. Ilość programów mycia – minimum 3 TAK Bez punktacji 16. Możliwość zmiany parametrów przez użytkownika TAK Bez punktacji 17. Automatyczne opróżnianie naczyń po zamknięciu drzwi TAK Bez punktacji 18. Możliwość wizualnego sprawdzenia poziomu środka myjącego TAK Bez punktacji 19. Wydajna pompa cyrkulacyjna min. 600 l / min. TAK Bez punktacji

title: Pakiet nr 8 – sondy do USG – kpl. 2

description: Sonda convex – kpl 1; sonda liniowa – kpl. 1 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 4. Zamawiający wymaga aby oba oferowane rodzaje sond były w pełni kompatybilne z aparatem USG – Doppler kolor- typ :LOGIQ 7; Producent – GE; Rok prod. 2008; Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych od sond oryginalnych produkcji GE; równoważność oferowanych urządzeń winna być potwierdzona przez producenta GE; kserokopię potwierdzenia należy załączyć do oferty. TAK Bez punktacji 5. Sonda convex : pasmo częstotliwości 2 – 5 MHz ( +/- 1 MHz) obrazowanie harmoniczne przystawka biopsyjna kąt pola skanowania min. 55° ilość elementów piezoelektrycznych : co najmniej 128 TAK – podać dostępne częstotliwości pracy sondy Bez punktacji 6. Sonda liniowa : pasmo częstotliwości 4 – 12 MHz(+/- 1 MHz) obrazowanie: harmoniczne, trapezowe, rombowe szerokość pola obrazowego 40 mm(+/-2mm) ilość kryształów piezoelektrycznych, co najmniej 190 TAK – podać dostępne częstotliwości pracy sondy Bez punktacji

title: Pakiet nr 7 Zadanie Nr 3 – materac p/odleżynowy – kpl. 3

description: Zadanie nr 3 - materac p/odleżynowy – kpl. 3 1. Producent Podać 2. Typ / Model Podać 3. Rok produkcji : 2012/2013 Podać 4. Materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny dla pacjentów narażonych na odleżyny lub pacjentów z odleżynami do IV stopnia włącznie. TAK Bez punktacji 5. System pracy zmiennociśnieniowy, napełnianie komór na przemian co trzecia ( system 1 : 3), w stałym cyklu 7,5 minutowym TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 6. Konstrukcja komór materaca – modułowa, zapobiegająca rozsuwaniu się komór i stykaniu się ciała pacjenta z podłożem TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 7. Materac zapewniający ucisk miejscowy na ciało pacjenta 0 mmHg przez okres przynajmniej 33% cyklu pracy materaca TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 8. Maksymalna waga pacjenta do 250 kg TAK Bez punktacji 9. Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą, do zawieszenia na ramie łóżka lub ustawiania na podłodze , wyposażony w : wskaźniki pracy materaca- tryby statyczny, alternatywny (dynamiczny), symulacyjny (pasywny) wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo- krzyżowym pacjenta. wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej wskaźnik konieczności wezwania serwisu przycisk aktywowania i dezaktywowania akustycznych alarmów materaca przycisk bezpieczeństwa Go – świadomego wyboru wybieranych funkcji alarm braku zasilania z sieci alarm niskiego poziomu ciśnienia wskaźnik CRP TAK Bez punktacji 10. Mechaniczna funkcja CRP – możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji); funkcja transportowa TAK Bez punktacji 11. Tryb statyczny – automatycznie przełącza się w tryb dynamiczny po 10 minutach pracy TAK Bez punktacji 12. Tryb symulacyjny – pozwalający na sprawdzenie możliwości przełożenia pacjenta na standardowy materac pasywny. TAK Bez punktacji 13. Układ kabli schowany wewnątrz systemu TAK Bez punktacji 14. Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 24 cm. TAK Bez punktacji 15. Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka, nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego TAK Bez punktacji 16. Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. TAK Bez punktacji 17. Możliwość mycia i dezynfekcji, zamek materaca zakryty-chroniony przed zanieczyszczeniem TAK Bez punktacji 18. Waga materaca max. do 9,5 kg TAK Bez punktacji 19. Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2000 zarówno producenta jak i oferenta jako potwierdzenie zgodnej ze wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia – załączyć do oferty TAK Bez punktacji 20. Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003 zarówno producenta jak i oferenta jako potwierdzenie zgodnej ze wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia – załączyć do oferty. TAK Bez punktacji

title: Pakiet nr 8 – sondy do USG – kpl. 2;

title: Pakiet nr 7 Zadanie Nr 2 – wózek reanimacyjny – kpl. 1

description: Zadanie nr 2 – wózek reanimacyjny – kpl. 2 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 4. Wózek wykonany ze stali dwuściennej ,lakierowanej proszkowo z wypełnieniem izolacyjnym, blat z tworzywa ABS, wszystkie powierzchnie gładkie TAK Bez punktacji 5. Wymiary ( mm) 600x580x980 ( szer. x głęb. x wys.) TAK Bez punktacji 6. Mobilny 4 koła z hamulcami TAK Bez punktacji 7. Wyposażenie : 1 szuflada o wys. frontu 150mm na całej szerokości wózka 2 równoległe szuflady o wys. frontu 150 mm wnęka przeznaczona na dodatkowy sprzęt uchwyt na moduł respiratora wieszak płynów infuzyjnych z 2 haczykami uchwyt na butlę z tlenem 5/10l , mocowany na bocznej ściance wózka. półka na defibrylator , nośność 10 kg szyna sprzętowa dłg. 470 mm , mocowana do bocznej ścianki wózka płyta reanimacyjna 800x480x10 mm, mocowana na tylnej ściance wózka listwa zasilająca z gniazdami( 6 szt.) , mocowana na bocznej ściance wózka -kosz na odpady TAK Bez punktacji 8. Wózek spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa wymagane dla produktów medycznych TAK Bez punktacji 9. Wózek posiada atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie do użytku w placówkach służby zdrowia TAK Bez punktacji

title: Pakiet nr 7: Zadanie Nr 3 – materac p/odleżynowy – kpl. 3;

title: Pakiet nr 7 Zadanie Nr 1 – łóżko dla ciężko chorych – kpl. 8

description: Zadanie nr 1 – łóżko dla ciężko chorego – kpl. 8 1. Producent Podać 2. Typ / Model Podać 3. Rok produkcji - 2012 / 2013 Podać 4. Wielofunkcyjne łóżko elektryczne TAK Bez punktacji 5. Szerokość całkowita : 1000 mm (+/- 10 mm) TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 6. Długość całkowita : 2150 mm ( +/- 10 mm) TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 7. Zakres regulacji leża: minimalna wysokość leża od podłogi -460mm(+/-10mm);maksymalna wysokość leża od podłogi – 720mm(+/-10mm) TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 8. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych , lakierowanych proszkowo TAK Bez punktacji 9. Leże podzielone na min. 4 sekcje ( segmenty) TAK Bez punktacji 10. Segmenty leża wypełnione płytą odporną na odkształcenia z blaszanej platformy leża posiadającej otwory do lepszej wentylacji TAK Bez punktacji 11. Barierki boczne dzielone składane do dołu pod leże łóżka, wykonane z polietylenu odpornego na ścieranie i działanie środków chemicznych ; wysokość barierki 320 mm(+/-5mm) TAK Bez punktacji 12. Regulacje wysokości leża, nachylenia oparcia pleców oraz segmentu uda uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 13. Regulacja kata segmentu oparcia pleców w zakresie od 0°do75° ( +/- 5°) TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 14. Regulacja kąta segmentu uda w zakresie od 0°do 30° (+/-5°) TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 15. Funkcja Trendelenburga min. 12°(+/-2°), anty-Trendelenburga min.12°(+/-2°)-realizowane przez siłownik elektryczny TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 16. 4 koła o średnicy minimum 125 mm TAK Bez punktacji 17. Łatwość manewrowania oraz jazdy na wprost TAK Bez punktacji 18. Szczyty łóżka wykonane z trwałego polietylenu, odpornego na ścieranie i działanie środków chemicznych; odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, łatwo wyjmowane bez użycia narzędzi. TAK Bez punktacji 19. Możliwość szybkiego demontażu szczytów łóżek TAK Bez punktacji 20. Hamulec centralny na wszystkie 4 koła TAK Bez punktacji 21. Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania worków z płynami fizjologicznymi TAK Bez punktacji 22. Tylna sekcja łóżka zaopatrzona w funkcję włożenia kasety na zdjęcia RTG – niezależna tylna sekcja łóżka posiada tacę do włożenia kasety RTG, umożliwiająca wykonanie zdjęcia w pozycji siedzącej. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 23. Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej TAK Bez punktacji 24. Elementy wyposażenia łóżka: materac- grubość 10 cm, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny, niepalny, nieprzepuszczalny dla bakterii i wirusów, temp. prania do 95 ° C w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym rozsuwany na zamek – do położenia bezpośrednio na ramę łóżka szt. 8 nakładka na materac szpitalny wypełniająca funkcję statycznego materaca przeciwodleżynowego- profilaktyka i leczenie odleżyn do 2 stopnia włącznie ,w komplecie pompa do napełniania materaca z regulacją ciśnienia powietrza, zawór CPR, materac i nakładka spełniają normy: ISO 16603,16604, EN 14126 – do potwierdzenia protokołem badań. barierki boczne 4szt./ łóżko szczyty łóżka (przód i tył) 2szt./ łóżko stojak pod kroplówkę 1szt./ łóżko ramię do wieszaka uchwytu rak 1 szt./ łóżko szafka przyłóżkowa – odporna na śr. dezynfekcyjne TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt.

title: Pakiet nr 7: Zadanie Nr 2 – wózek reanimacyjny – kpl. 1;

title: Pakiet nr 6 Zadanie Nr 3 – pulsoksymetr – kpl. 2

description: Zadanie nr 3 – pulsoksymetr – kpl. 2 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 4. Aparat stacjonarno – transportowy przeznaczony do mierzenia i monitorowania: saturacji SpO2, pulsu, perfuzji, trendów min. 96 godz. Tak Bez punktacji 5. Saturacja SpO2, krzywa pletyzmograficzna zakres : 1 -100% Tak Bez punktacji 6. Zakres pomiarowy częstości pulsu od minimum 30 do 300 uderzeń na minutę Tak Bez punktacji 7. Perfuzja – 0,02% - 20% Tak Bez punktacji 8. Trendy minimum 96 godzin Tak Bez punktacji 9. Dokładność pomiarów: SpO2 w zakresie 70-100% min ± 2%, puls (uderzenia/minutę) – min ± 3% Tak Bez punktacji 10. Zasilanie sieciowe 230/240V, 50 Hz Tak Bez punktacji 11. Zasilanie akumulatorowe min 4 godziny ciągłej pracy Tak Bez punktacji 12. Czas ładowania akumulatora Tak, podać Bez punktacji 13. Ekran ciekłokrystaliczny do prezentacji krzywych, komunikatów menu, trendów i alarmów - min 4 cale komunikacja w języku polskim Tak Bez punktacji 14. Waga aparatu max. 3,5 kg, wymiary aparatu podać Tak, podać Bez punktacji 15. Sygnalizacja stanów alarmowych dźwiękowa i wizualna w tym: wysokie wysycenie niskie wysycenie wysoka częstość niski stan naładowania baterii możliwość włączenia i wyłączenia alarmów Tak, podać Bez punktacji 16. Poziomy ważności alarmów realizowane w zalezności od stanu pacjenta oraz stanu naładowania baterii Tak Bez punktacji 17. Możliwość pracy w sieci centralnego monitoringu Tak Bez punktacji 18. Aparat wyposażony w port USB i LAN Tak Bez punktacji 19. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia sprzętu Tak Bez punktacji 20. Statyw na kółkach Tak Bez punktacji 21. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) Tak Bez punktacji 22. W ofercie z aparatem: przewód podłączeniowy do czujników SpO2 czujnik SpO2 na palec (dla dorosłych) mankiet średni dla dorosłych przewód łączący mankiet z aparatem Tak Bez punktacji

title: Pakiet nr 6 Zadanie Nr 2 – respirator mobilny – kpl.

description: Zadanie Nr 2 – respirator mobilny – kpl. 1 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji 2012/2013 Podać 4. Respirator mobilny do terapii oddechowej w trakcie reanimacji TAK Bez punktacji 5. Zasilanie i sterowanie parametrami wentylacji pneumatycznej z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu min. 3,0 – 6,0 bar TAK Bez punktacji 6. Niskie zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora, maksymalnie 20 ml / cykl oddechowy TAK, podać Minimalizacja 3 pkt.- inne proporcjonalnie 7. Maksymalna waga ( bez butli) ≤ 3 kg TAK, podać Minimalizacja 3 pkt- inne proporcjonalnie 8. TRYBY WENTYLACJI : 9. IPPV ( CMV ) TAK Bez punktacji 10. Tryb CMV/Demand – blokada cyklu automatycznego w przypadku wykrycia oddechu spontanicznego TAK Bez punktacji 11. Wentylacja bierna „ na żądanie” 100% tlenem (integralna funkcja respiratora)z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie pacjenta TAK Bez punktacji 12. PARAMETRY WENTYLACJI: 13. Płynna, zintegrowana regulacja objętości i częstości oddechowej TAK Bez punktacji 14. Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci ( od 20 kg wagi) TAK Bez punktacji 15. Objętość oddechowa min.300 / 1400 ml. TAK Bez punktacji 16. Częstość oddechowa minimum 9 – 20 / min. TAK Bez punktacji 17. Ograniczenie ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta na poziomie max. 40 cm H2O (zastawka bezpieczeństwa) TAK Bez punktacji 18. Regulowane ciśnienie koncowo - wydechowe ( PEEP) w zakresie min. 2,5 – 10 cm H2O TAK Bez punktacji 19. Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej , zakres 50 – 100 % TAK Bez punktacji 20. Czułość wyzwalania zastawki „na żądanie”max.2cmH2O TAK Bez punktacji 21. Przepływ w trybie Demand zależny od podciśnienia w zakresie max. 120l/min. TAK Bez punktacji 22. Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji: 23. Manometr zegarowy(mechaniczny) ciśnienia w układzie pacjenta lub wyświetlacz kolorowy, min. 5 cali integralnie wbudowany w respirator- niezbędny do obsługi respiratora i obrazowania parametrów wentylacji TAK Bez punktacji 24. ALARMY: 25. Alarm wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta TAK Bez punktacji 26. Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego TAK Bez punktacji 27. INNE WYMAGANIA: Bez punktacji 28. Kompletny układ oddechowy pacjenta ( 2 szt. dla dorosłych) TAK Bez punktacji 29. Komunikacja w j. polskim TAK Bez punktacji 30. Układ pacjenta silikonowy , do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm TAK Bez punktacji 31. Przewód zasilający, zakończony wtykiem szybkozłącza typu AGA, długość min. 120 cm. TAK Bez punktacji 32. Możliwość użycia respiratora w czasie badania pacjenta rezonansem magnetycznym TAK Bez punktacji 33. POZOSTAŁE: 34. Instrukcja obsługi w j. polskim TAK Bez punktacji 35. Zgodność urządzenia z wymogami normy EN 794-3 TAK Bez punktacji 36. Odporność na działanie wody min. klasa IPX4 TAK Bez punktacji 37. Respirator oraz wszystkie elementy zestawu mają być umieszczone w łatwej do przenoszenia terbie. Wymagane wyposażenie minimalne zastawu: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu, z uchwytami umożliwiającymi zawieszanie zestawu na ramie łóżka, noszy lub ścianie. butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2; 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm., możliwość napełnienia do 200 atm. reduktor tlenowy z gniazdem typu AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0 – 25 l/min., ciśnienie robocze 200 atm. przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min, manometr w osłonie zabezpieczającej. TAK Bez punktacji

title: Pakiet nr 6: Zadanie Nr 3 – pulsoksymetr – kpl. 2;

title: Pakiet nr 6 Zadanie Nr 1 – kardiomonitor mobilny – kpl.4

description: Zadanie Nr 1 – kardiomonitor mobilny – kpl. 4 1. Producent Podać 2. Typ / Model Podać 3. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 4. Kardiomonitor przenośny ze stojakiem jezdnym TAK Bez punktacji 5. Zasilanie – sieć: 220-240 V /50-60 Hz TAK Bez punktacji 6. Akumulator – 12V;możliwość ładowania z sieci; alarmy stanu rozładowania; czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 1,5 godz.; wymiana bez konieczności rozkręcania monitora TAK Bez punktacji 7. Klasa ochronności- I, CF TAK Bez punktacji 8. Bezpieczeństwo- EN 60601-1 TAK Bez punktacji 9. MONITOR: Bez punktacji 10. wyświetlacz kolor, LCD TFT przekątna min. 12 cali ilość kanałów 8/12 prędkość przebiegów min.12,5,25,0,50,0 mm/s trendy od min. 24 do 120 h alarmy dla wszystkich parametrów TAK Bez punktacji 11. MODUŁ EKG: 12. rodzaje odprowadzeń: I,II,III, a VR,a V L, a V F, Vn TAK Bez punktacji 13. współczynnik CMRR >100 dB TAK Bez punktacji 14. czułość regulowana 2,5 – 40 mm/mV TAK Bez punktacji 15. zakres częstości akcji serca: min. 15-300/min. TAK Bez punktacji 16. sygnalizacja zespołu QRS TAK Bez punktacji 17. zabezpieczenie przed: impulsem defibrylacyjnym, zakłóceniami wysokiej częstotliwości, wykrywanie i sygnalizacja stymulatora serca TAK Bez punktacji 18. analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 0,8 mV z prezentacją min. 4 odprowadzeń jednocześnie TAK Bez punktacji 19. możliwość zmiany standardowego położenia punktów pomiarowych TAK Bez punktacji 20. prezentacja wyników w postaci wartości cyfrowych i ich trendów TAK Bez punktacji 21. alarmy z możliwością ich zawieszania TAK Bez punktacji 22. MODUŁ RESPIRACJI: 23. zakres pomiarowy oddechu 0-150 odd. / min. TAK Bez punktacji 24. metoda pomiarowa Podać Bez punktacji 25. nadzór bezdechu 5 – 60 s. TAK Bez punktacji 26. prezentacja fali oddechu w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej TAK Bez punktacji 27. możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania( szczytami płuc, przeponą) TAK Bez punktacji 28. MODUŁ CIŚNIENIA NIBP: 29. metoda pomiaru- oscylometryczna TAK Bez punktacji 30. zakres pomiarowy przetwornika od min. 10 do 300 mm Hg TAK Bez punktacji 31. sposób pomiaru-ręczny, automatyczny lub ciągły TAK Bez punktacji 32. czas pomiaru maks. 40 sekund TAK Bez punktacji 33. czas repetycji pomiaru od min. 1 min. do 480 min. TAK Bez punktacji 34. napełnianie mankietu - kompresorem TAK Bez punktacji 35. zabezpieczenie : >300 mmHg dorośli; >150 mmHg noworodki TAK Bez punktacji 36. MODUŁ PULSOKSYMETRII SpO² 37. metoda pomiaru Podać Bez punktacji 38. zakres pomiaru 0 – 100% TAK Bez punktacji 39. dokładność 70% - 100% - +/- 2% TAK Bez punktacji 40. pomiar tętna obwodowego 20 – 300/ min. TAK Bez punktacji 41. akustyczna sygnalizacja saturacji TAK Bez punktacji 42. prezentacja fali tętna obwodowego – krzywa dynamiczna oraz cyfrowo TAK Bez punktacji 43. czujnik palcowy typu Y TAK Bez punktacji 44. MODUŁ TEMPERATURY: 45. zakres pomiarowy -0 – 50°C TAK Bez punktacji 46. rozdzielczość 0,1°C TAK Bez punktacji 47. dokładność pomiaru +/-0,1°C TAK Bez punktacji 48. ilość torów pomiarowych – min. 2 TAK Bez punktacji 49. wyświetlanie różnicy temperatur TAK Bez punktacji 50. MODUŁ KAPNOMETRII CO²: Bez punktacji 51. zakres pomiarowy 0 – 100 mmHg TAK Bez punktacji 52. pomiar częstości oddechu 0- 150 / min. TAK Bez punktacji 53. nadzór bezdechu 5 – 60 s. TAK Bez punktacji 54. prezentacja fali CO² TAK Bez punktacji 55. INNE WYMAGANIA : 56. archiwizacja pełna „ full disclosure” TAK Bez punktacji 57. trendy min. 24 – 120 godz. TAK Bez punktacji 58. wydruk bieżący i z archiwum TAK Bez punktacji 59. typ połączenia sieciowego – ETHERNET( złącza RJ-45; RS422) ; WI – FI; w zależności od rodzaju okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu TAK Bez punktacji 60. uaktualnianie oprogramowania kardiomonitora poprzez złącze USB TAK Bez punktacji 61. menu w j. polskim TAK Bez punktacji 62. stojak jezdny pod każdy kardiomonitor TAK Bez punktacji 63. OPCJE DODATKOWE : 64. moduł 12 odprowadzeniowego pomiaru EKG TAK Bez punktacji 65. analiza arytmii TAK Bez punktacji 66. kalkulator leków TAK Bez punktacji 67. funkcja przywołania pielęgniarki TAK Bez punktacji 68. moduł rejestratora termicznego 2 kanały TAK Bez punktacji 69. archiwum „ full disclusure” TAK Bez punktacji 70. archiwum alarmów TAK Bez punktacji 71. przenoszenie danych do PC TAK Bez punktacji

title: Pakiet nr 6: Zadanie Nr 2 – respirator mobilny – kpl.;

description: Videogastroskop – kpl 1 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2012/2013 Podać 4. Wymagana zgodność oferowanego gastroskopu z procesorami EXERA , które stanowią wyposażenie poradni endoskopowej Szpitala.- Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem potwierdzenia kompatybilności oferowanego urządzenia przez producenta procesora EXERA. Właściwy dokument na w/wym. okoliczność należy dołączyć do oferty. Wszystkie procesory EXERA - I; II; III; opisać Bez punktacji 5. Pole widzenia Maksymalny kąt ≥140° Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie mniej 6. Kierunek widzenia Na wprost Bez punktacji 7. Głębia ostrości Maksymalnie ≥ 3-100 mm Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie mniej 8. Średnica zewnętrzna końcówki Maksymalnie ≥ 9,2 mm Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie mniej 9. Średnica zewnętrzna sondy Maksymalnie ≥ 9,2 mm Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie mniej 10. Długość robocza sondy 1030 mm Bez punktacji 11. Zakres odchylenia końcówki: G/D, P/L G-210°, D-90°, L-100°, P-100° Bez punktacji 12. Średnica wew. kanału biopsyjnego 2,8 mm Bez punktacji 13. Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora Podać i opisać Bez punktacji 14. Sterowanie pompą typu WATER-Jet poprzez zaprogramowanie jednego z przycisków w głowicy endoskopu TAK / NIE Tak – 3 pkt.; Nie – 0 pkt. 15. Kompatybilność oferowanego gastroskopu z myjnią ETD-3 TAK Bez punktacji 16. Współpraca z systemem monitorującym poprawność mycia i dezynfekcji –ENDOSKAN posiadanym przez Zamawiającego TAK Bez punktacji 17. Wyposażenie dodatkowe : pętle diatermiczne owalne-2 szt./ 1,5 cm; 2szt./ 3 cm klipsownica wielorazowego użytku + zastaw klipsów 1 kpl. siatka na polipy szt. 3 kleszcze biopsyjne dł.230cm, kanał Ø2,8mm TAK Bez punktacji

description: Kardiomonitory – kpl. 10 1. Producent Podać 2. Typ / Model Podać 3. Rok produkcji : 2012/ 2013 Podać 4. Zasilanie : 5. sieciowe 230 V / 50 Hz TAK Bez punktacji 6. akumulator 12 VDC – automatyczne ładowanie z sieci; alarmy stanu rozładowania TAK Bez punktacji 7. czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym – min. 1,5 godz. TAK Bez punktacji 8. wymiana akumulatorów bez rozkręcania monitora TAK Bez punktacji 9. klasa ochronności – I, BF I CF TAK Bez punktacji 10. Monitor : 11. kolorowy wyświetlacz LCD TFT minimum 12 " TAK Bez punktacji 12. wysoka rozdzielczość TAK Bez punktacji 13. jednocześnie wyświetlane krzywe – max. 6 TAK TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 14. pamięć trendu – max. 72 godz. TAK TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 15. dane wyświetlane cyfrowo Podać Bez punktacji 16. pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów TAK Bez punktacji 17. alarmy dla wszystkich parametrów TAK Bez punktacji 18. dane wyświetlane cyfrowo - podać TAK Bez punktacji 19. Parametry monitorowane : 20. Moduł EKG : TAK Bez punktacji 21. wyświetlane rodzaje odprowadzeń - podać TAK Bez punktacji 22. zakres częstości akcji serca – minimum 15 – 300 / min. TAK Bez punktacji 23. prędkości przebiegów – minimum trzy: 12,5 25 50 mm / sek TAK Bez punktacji 24. możliwość prezentacji jednocześnie 7 kanałów EKG TAK Bez punktacji 25. zabezpieczenia przed : impulsem defibrylacyjnym oraz zakłóceniami wysokiej częstotliwości TAK Bez punktacji 26. wykrywanie i sygnalizacja stymulatorów serca TAK Bez punktacji 27. możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora TAK Bez punktacji 28. możliwość podglądu zapisu EKG minimum 10 min. wstecz ”full disclosure „ TAK Bez punktacji 29. analiza odcinka ST- poziom odcinka min. +/- 0,8 mV z prezentacją minimum 4 odprowadzeń jednocześnie TAK Bez punktacji 30. możliwość zmiany standartowego położenia punktów pomiarowych TAK Bez punktacji 31. możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R TAK Bez punktacji 32. analiza arytmii minimum 10 rodzajów TAK Bez punktacji 33. możliwość powiększania dowolnie wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów( amplituda i długość odcinków) TAK Bez punktacji 34. analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego TAK Bez punktacji 35. statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych TAK Bez punktacji 36. Moduł ciśnienia NIBP: TAK Bez punktacji 37. metoda pomiaru - oscylometryczna TAK Bez punktacji 38. zakres ciśnienia skurczowego min.- 40 – 250 mmHg TAK Bez punktacji 39. zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10 – 180 mmHg TAK Bez punktacji 40. sposób pomiaru ręczny, automatyczny lub ciągły Podać Bez punktacji 41. czas pomiaru maks. 40 sek. Podać Bez punktacji 42. możliwość pomiaru od noworodka do dorosłego TAK Bez punktacji 43. czas repetycji pomiaru w granicach min. 1 – 400 minut TAK Bez punktacji 44. Moduł pulsoksymetrii SpO² TAK Bez punktacji 45. metoda pomiaru Podać Bez punktacji 46. zakres pomiarowy 0 – 100% TAK Bez punktacji 47. dokładność pomiaru +/- 2% TAK Bez punktacji 48. sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej TAK Bez punktacji 49. akustyczna sygnalizacja saturacji - alarmy TAK Bez punktacji 50. czujnik palcowy typu Y TAK Bez punktacji 51. Moduł temperatury TAK Bez punktacji 52. Zakres pomiaru 0 - 50°C TAK Bez punktacji 53. Dokładność pomiaru +/-0,1°C TAK Bez punktacji 54. Rozdzielczość 0,1°C TAK Bez punktacji 55. Wyświetlanie różnicy temperatur ΔT TAK Bez punktacji 56. Ilość torów pomiarowych 1 lub 2 Podać Bez punktacji 57. Opcje dodatkowe: TAK Bez punktacji 58. moduł 12 odprowadzeniowego pomiaru EKG TAK Bez punktacji 59. Analiza arytmii TAK Bez punktacji 60. Kalkulator leków TAK Bez punktacji 61. Funkcja przywołania pielęgniarki TAK Bez punktacji 62. Dwa kanały pomiarowe TAK Bez punktacji 63. Archiwum alarmów TAK Bez punktacji 64. Archiwum „ Full disclosure” TAK Bez punktacji 65. Przenoszenie danych do PC TAK Bez punktacji 66. Inne : TAK Bez punktacji 67. Waga : max. 7 kg TAK Bez punktacji 68. Menu w j.polskim TAK Bez punktacji 69. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych osobowych pacjenta TAK Bez punktacji 70. Monitor przystosowany do pracy w: - standardowej sieci Ethernet ( złacze RJ-45) oraz złącze RS 422 jak również w sieci bezprzewidowej WI-FI, w zależności od rodzaju okablowania dostepnego w danym pomieszczeniu TAK Bez punktacji 71. Uaktualnianie oprogramowania kardiomonitora poprzez złacze USB TAK Bez punktacji 72. Wymienić wszystkie elementy wchodzace w skład wyposażenia ze szczególnym uwzglednieniem systemu zawieszenia naściennego TAK Bez punktacji MONITOR CENTRALNY – SYSTEM NADZORU CENTRALNEGO – kpl. 1 1. Producent Podać 2. Typ/ model Podać 3. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 4. Monitor kolor,LCDTFT,19cali+/-2; komputer PCmin. Pentium IV, 256MBRAM,HDD60GB, drukarka laserowa; TAK, podać Bez punktacji 5. Zasilanie 230 V /50 Hz TAK Bez punktacji 6. Ilość monitorowanych pacjentów od 1 do 32; podgląd szczegółowy wybranego pacjenta TAK Bez punktacji 7. Ustawianie parametrów na monitorach z poziomu centrali TAK Bez punktacji 8. Pełna interakcja pomiędzy kardiomonitorami i centralą ,jak również pomiędzy samymi kardiomonitorami TAK Bez punktacji 9. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna TAK Bez punktacji 10. Pełna archiwizacja monitorowanych parametrów TAK Bez punktacji 11. Wydruk na żądanie mierzonych parametrów – bieżący i z archiwum TAK Bez punktacji 12. Komunikacja z użytkownikiem w j. polskim TAK Bez punktacji 13. Drukarka sieciowa 1 szt. : - start wydruku na zlecenie ręczne - wydruki alarmowe -wydruk na standardowym papierze formatu A4 -wydruk krzywych , wartości cyfrowych monitorowanych TAK Bez punktacji 14. Oprogramowanie WINDOWS lub LINUX TAK, podać Bez punktacji 15. Komunikacja monitorów z centralą przy użyciu interfejsu RS- 422 lub RS – 485, interfejsu RJ-45 lub sieci bezprzewodowej WI-FI do wyboru TAK, podać Bez punktacji 16. Wskazana współpraca oferowanego systemu z użytkowanym przez Szpital systemem monitoringu f-my Goldway TAK, podać Bez punktacji

description: Pompa infuzyjna strzykawkowa – kpl 9 1. Producent Podać 2. Typ/ Model Podać 3. Rok produkcji : 2013 TAK Bez punktacji 4. Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współprace z systemem centralnego zasilana i zarządzania danymi TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 5. Strzykawka automatycznie mocowana od przodu TAK Bez punktacji 6. Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego TAK Bez punktacji 7. Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą TAK Bez punktacji 8. Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub stacji dokującej – napięcie 11 – 16 V DC TAK Bez punktacji 9. Waga pompy do 1,5 kg TAK Bez punktacji 10. Wymiary pompy: szer.249x wys.68x gł.152 ( mm) TAK Bez punktacji 11. Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych TAK Bez punktacji 12. Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów TAK Bez punktacji 13. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach TAK Bez punktacji 14. Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem TAK Bez punktacji 15. Dokładność mechaniczna ≤ +/- 0,5% TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 16. Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. ok.9,5 h przy przepływie 80 ml/h lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 17. Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany TAK Bez punktacji 18. Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 19. Tryby infuzji: wzrost – utrzymanie – spadek; Piggy-Back; programowanie min. 12 cykli o róznych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 20. Możliwość programowania parametrów infuzji w: mg, mcg, U lub mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 21. Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości : 2/3,5,10,20 i 50/60 ml – różnych typów oraz różnych producentów TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 22. Prędkość bolusa minimum: dla strzykawki o poj. 3ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj. 5ml = 1-300 ml/h dla strzykawki o poj. 10ml = 1-500ml/h dla strzykawki o poj. 20ml= 1 – 800ml/h dla strzykawki o poj 50/60ml = 1 – 1800ml/h TAK Bez punktacji 23. Możliwość utworzenia bazy leków używanych w infuzoterapii na terenie Szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały TAK Bez punktacji 24. Biblioteka Leków zawierająca 1500 pozycji leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. TAK Bez punktacji 25. Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji ( limity względne min-max; limity bezwzględne min-max; parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji TAK Bez punktacji 26. Kabel łączący do centrali przywołania personelu TAK Bez punktacji 27. Menu w j. polskim TAK Bez punktacji 28. Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej TAK Bez punktacji 29. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1-9999ml TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 30. Funkcja programowania czasu infuzji minimum od 1 minuty do 99,59 godzin TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 31. Możliwość łączenia pomp w moduły bez uzycia stacji dokującej – 3 pompy TAK Bez punktacji 32. Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI TAK Bez punktacji 33. Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryby: PCA i PCEA TAK Bez punktacji 34. Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej / stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet – złącze RJ45 – bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np. RS232. TAK Bez punktacji 35. Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem TAK Bez punktacji 36. Funkcja automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę, natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej TAK Bez punktacji 37. Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki TAK Bez punktacji 38. Stacja dokująca szt. 1 system szybkiego mocowania pomp do stacji bez przerywania przepływu posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu-złącze RJ45 podłączenie zasilania pomp następuje automatycznie po włożeniu pompy możliwość dowolnej konfiguracji oraz ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta. mocowanie stacji do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. oprócz mocowania – uchwyt do przenoszenia modułu stacja wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych. wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs stacji w trakcie transportu( oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego). możliwość rozbudowy stacji i przystosowanie jej do min. 12 pomp na stanowisku. -możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych możliwość obserwacji infuzji z min. 8 pomp strzykawkowych i/lub objętościowych. możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii. możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów) firm : Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. – potwierdzona działającymi instalacjami.. - TAK Bez punktacji 39. Bateria zasilająca szt. 2 TAK Bez punktacji 40. Wspólny przewód zasilający szt. 3 TAK Bez punktacji 41. Space komfort cover szt. 1 TAK Bez punktacji Pompa infuzyjna kroplowa – kpl 5 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2013 TAK 4. Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 5. Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych TAK Bez punktacji 6. Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą TAK Bez punktacji 7. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym, niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie, jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 8. Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub stacji dokującej ; napięcie – 11-16 V DC TAK Bez punktacji 9. Dokładność mechaniczna ≤ +/-0,5 % TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 10. Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. ok. 9,5 h przy przepływie 80ml/h lub 8,5h przy przepływie 100ml/h TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 11. Waga pompy do 1,5 kg TAK Bez punktacji 12. Wymiary : szer.214x wys.68x gł.124 ( mm) TAK Bez punktacji 13. Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych TAK Bez punktacji 14. Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem, nie wymagającym dodatkowych elementów TAK Bez punktacji 15. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na trzech poziomach TAK Bez punktacji 16. Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 17. Tryby infuzji: Piggy-Back; wzrost-utrzymanie –spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 18. Możliwość programowania parametrów infuzji w: mg, mcg, U lub mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 19. Czujnik zmian ciśnienia w linii- okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 20. Zakres prędkości infuzji od min. 0,1 do 1200ml/h ; prędkość infuzji w zakresie od 0,1 do 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. TAK Bez punktacji 21. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min.9999ml. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 22. Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu TAK Bez punktacji 23. Możliwość utworzenia bazy leków używanych w infuzoterapii na terenie Szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia biblioteki leków na poszczególne oddziały. TAK Bez punktacji 24. Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min.-max.; limity bezwzględne min.-max.; parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. TAK Bez punktacji 25. Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie – maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤ 0,2ml TAK Bez punktacji 26. Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli TAK Bez punktacji 27. Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika TAK Bez punktacji 28. Prezentacji ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej TAK Bez punktacji 29. Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń TAK Bez punktacji 30. Alarm odłączonego czujnika kropli TAK Bez punktacji 31. Menu w j. polskim TAK Bez punktacji 32. Kabel łączący do centrali przywołania personelu TAK Bez punktacji 33. Funkcja programowania czasu infuzji minimum od 1 minuty -99,59godz. TAK Bez punktacji 34. Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – 3 pompy TAK Bez punktacji 35. Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI TAK Bez punktacji 36. Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA I PCEA TAK Bez punktacji 37. Czułość techniczna- wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml TAK Bez punktacji 38. Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej / stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet- złącze RJ45. TAK Bez punktacji 39. Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokująca z komputerem. TAK Bez punktacji

description: Aparat USG dedykowany dla oddziału chirurgicznego – kpl. 1 1. Producent Podać 2. Typ / Model Podać 3. Rok produkcji : 2013 – fabrycznie nowy TAK Bez punktacji 4. Ilość kanałów : minimum 294 000 TAK Maksymalizacja – 3 pkt. inne proporcjonalnie Zakres stosowanych częstotliwości pracy – określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem :minimum od 1 do 15 MHz TAK Bez punktacji Monitor kolorowy LCD , przekątna min. 19 cali TAK Bez punktacji Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączane z klawiatury ultrasonografu – min. 3 gniazda TAK Bez punktacji Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC dostępnych fizycznie z pulpitu. Wyklucza się dostęp do ustawień poprzez ekran dotykowy TAK Bez punktacji Waga aparatu – maksymalnie 100 kg TAK Bez punktacji Zasilanie aparatu – 230V / 50Hz TAK Bez punktacji Dynamika aparatu – minimum 170 dB TAK /NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. Maksymalna dostępna głębokość penetracji –minimum do 30cm TAK Bez punktacji Cztery niezależne, skrętne koła, min. 2 z blokadą skrętu TAK Bez punktacji Regulacja wysokości położenia pulpitu – min.16cm TAK, podać Bez punktacji Regulacja obrotu monitora min. +/- 180° TAK, podać Bez punktacji 5. TRYBY PRACY 2- D M-mode, anatomiczny M-mode, M-mode + kolorowy Doppler Doppler spektralny pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler kolorowy ( CD) Doppler mocy ( Power Doppler) oraz kierunkowy Doppler mocy - Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy ( TDI) Tryb Duplex ( 2D/PW) Tryb Triplet ( 2D/PW/CD) TAK Bez punktacji Obrazowanie harmoniczne i harmoniczne z inwersją fazy TAK Bez punktacji Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – minimum 1000 Hz TAK Maksymalizacja – 3 pkt.; inne proporcjonalnie Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D ( B-Mode) dla wszystkich oferowanych głowic. TAK Bez punktacji Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. TGC, gain, kompresja obrazu) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza TAK Bez punktacji Możliwość obracania obrazu lewo – prawo, góra – dół; TAK Bez punktacji Powiększenie obrazu zamrożonego- minimum 8 x TAK Maksymalizacja – 3 pkt.; inne proporcjonalnie Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym – minimum 8x TAK Bez punktacji Szerokość bramki Dopplera PW min. od 0,5 mm do 26 mm TAK Bez punktacji Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza( m.in. automatyczne linii bazowej oraz PRF) TAK Bez punktacji Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej – min. 8 kątów ugięcia wiązki TAK Bez punktacji Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki dla obrazowania harmonicznego TAK Bez punktacji Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera w sposób płynny w zakresie min. 20° TAK Bez punktacji Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu w trybie Dopplera kolorowego –min. 350 Hz TAK Bez punktacji Tryb Dual tzw. Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD TAK Bez punktacji Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera kolorowego w zależności od głębokości obrazowania TAK Bez punktacji Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych TAK Bez punktacji Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (Dicom send,Dicom,Print,Sodality,Worklist) TAK Bez punktacji 6. GŁOWICE: Głowica conwex do badań przezbrzusznych TAK Bez punktacji zakres częstotliwości pracy głowicy(emitowanych) od 2 do 5 MHz +/- 1MHz TAK Bez punktacji ilość aktywnych elementów min. 150 TAK Bez punktacji Głowica liniowa do badań naczyniowych TAK Bez punktacji zakres częstotliwości pracy głowicy(emitowanych) od 3 do 12 MHz +/- 1MHz TAK Bez punktacji długość pola widzenia – max. 38 mm TAK Bez punktacji obrazowanie trapezoidalne – min. +/- 15 ° TAK Bez punktacji Głowica liniowa Możliwość rozbudowy Bez punktacji zakres częstotliwości pracy głowicy(emitowanych) od 5do 12 MHz +/- 1MHz TAK Bez punktacji obrazowanie harmoniczne TAK Bez punktacji ilość aktywnych elementów – min. 256 TAK Bez punktacji długość pola widzenia głowicy –min. 50 mm TAK Bez punktacji Głowica endokawitarna dwupłaszczyznowa TAK Bez punktacji zakres częstotliwości pracy głowicy( emitowanych) od 5 do 10MHz +/- 1 MHz TAK Bez punktacji obrazowanie harmoniczne TAK Bez punktacji pole widzenia głowicy min. 126 ° TAK Bez punktacji promień krzywizny głowicy – 8 mm +/-1 mm TAK Bez punktacji możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej TAK Bez punktacji Głowica liniowa do naczyń głębokich Możliwość rozbudowy Bez punktacji zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę od 3 do 9 MHz +/- 1MHz TAK Bez punktacji ilość elementów – min. 160 TAK Bez punktacji 7. pole widzenia – max. 38 mm TAK Bez punktacji obrazowanie trapezoidalne min. +/- 15° TAK Bez punktacji Głowica covex wolumetryczna pracująca w zakresie częstotliwości od 2 do 6 MHz z prędkością min. 40 vps. Możliwość rozbudowy Bez punktacji PAKIETY OBLICZENIOWE/ RAPORTY aplikacje do badań : jamy brzusznej, naczyń jamy brzusznej, naczyń obwodowych, małych narządów, pediatrycznych TAK Bez punktacji automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów ( min. RI,PI,S/D,DS.) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum TAK Bez punktacji automatyczne (jedno nacisniecie klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI,PI,S/D,D/S.) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum TAK Bez punktacji raporty dla każdego rodzaju trybu badania mogące zawierać własne komentarze Użytkownika oraz obrazy TAK Bez punktacji możliwość wprowadzenia tzw. gotowców własnych opisów i komentarzy do raportu TAK Bez punktacji archiwizacja raportów w formatach html lub/ i PDF, doc itp. na dysku DVD, CD-R i dysku twardym TAK Bez punktacji programy pomiarów : min. 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty. TAK Bez punktacji SYSTEM ARCHIWIZACJI: Pamięć dynamiczna obrazu ( CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania - minimum 1200 obrazów TAK Bez punktacji Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań – min. 250 GB TAK Bez punktacji Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu TAK Bez punktacji Nagrywarka CD / DVD wbudowana w aparat TAK Bez punktacji Gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB wbudowane z przodu aparatu TAK Bez punktacji Wideoprinter czarno – biały małego formatu TAK Bez punktacji 8. INNE Książkowa Instrukcja obsługi w jezyku polskim oraz deklaracja zgodności producenta CE; Gwarancja min. 24 m-ce; TAK Bez punktacji Aparat USG dedykowany dla Pracowni Ultrasonografii kpl 1 1. Producent Podać 2. Typ / Model Podać 3. Rok produkcji – 2013 – fabrycznie nowy TAK Bez punktacji 4. SYSTEM: 5. Ilość kanałów minimum 294 000 TAK Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie 6. Dynamika aparatu minimum 170 dB TAK/NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 7. Maksymalna dostępna głębokość penetracji min. do 30 cm TAK Bez punktacji Cztery niezależne, skrętne koła, min. 2 z blokadą skrętu TAK Bez punktacji Regulacja wysokości położenia pulpitu – min. 16 cm TAK Bez punktacji Zakres stosowanych częstotliwości pracy ( określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem – min. od 1 do 15 MHz TAK Bez punktacji 8. Monitor kolorowy LCD przekątna min. 19 cali TAK Bez punktacji 9. Regulacja obrotu monitora min. +/- 180 ° TAK Bez punktacji 10. Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączane z klawiatury ultrasonografu – min. 3 gniazda TAK Bez punktacji 11. Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGCdostepnych fizycznie z pulpitu. Wyklucza się dostęp do ustawień poprzez ekran dotykowy TAK Bez punktacji 12. Waga aparatu max. 100 kg TAK Bez punktacji 13. Zasilanie 230 V / 50Hz TAK Bez punktacji 14. TRYBY PRACY: Bez punktacji 15. 2 D M-mode, anatomiczny M-mode, M-mode+kolor Doppler Doppler spektralny pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler kolorowy ( CD) Doppler mocy (Power Doppler) oraz kierunkowy Doppler mocy Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy (TDI) Tryb Duplex ( 2D/PW) Tryb Triplet ( 2D/PW/CD) TAK Bez punktacji 16. Obrazowanie harmoniczne i harmoniczne z inwersją fazy TAK Bez punktacji 17. Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – min. 1000 Hz TAK Maksymalizacja - 3pkt inne proporcjonalnie 18. Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) dla wszystkich oferowanych głowic TAK Bez punktacji 19. Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D(min. TGC, gain, kompresja obrazu)do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza TAK Bez punktacji 20. Możliwość obracania obrazu lewo – prawo, góra – dół; TAK Bez punktacji 21. Powiększenie obrazu zamrożonego – min. 8 x TAK Maksymalizacja – 3 pkt. inne proporcjonalnie 22. Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym min. 8 x TAK Bez punktacji 23. Szerokość bramki Dopplera PW min.od 0,5mm-do 26 mm TAK Bez punktacji 24. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza ( m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) TAK Bez punktacji 25. Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej TAK Bez punktacji 26. Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki dla obrazowania harmonicznego TAK Bez punktacji 27. Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera w sposób płynny w zakresie min. 20° TAK Bez punktacji 28. Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu w trybie Dopplera kolorowego – min. 350 Hz TAK Bez punktacji 29. Tryb Dual – jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym TAK Bez punktacji 30. Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera kolorowego w zależności od głębokości obrazowania TAK Bez punktacji 31. Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. odległości na obrazie panoramicznym TAK Bez punktacji 32. Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych TAK Bez punktacji 33. Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM3 (Dicom send,Dicom,Print, Modality Worklist) TAK Bez punktacji 34. GŁOWICE Bez punktacji 35. Głowica convex do badań przezbrzusznych TAK Bez punktacji 36. Zakres częstotliwości pracy głowicy ( emitowanych) od 2 do 5MHz +/- 1 MHz TAK Bez punktacji 37. Ilość aktywnych elementów – min. 150 TAK Bez punktacji 38. Głowica liniowa do badań naczyniowych TAK Bez punktacji 39. zakres częstotliwości pracy głowicy (emitowanych) od 3 do 12 MHz +/- 1 MHz TAK Bez punktacji 40. długość pola widzenia max. 38 mm TAK Bez punktacji 41. obrazowanie trapezoidalne min. +/- 15 ° TAK Bez punktacji 42. Głowica liniowa TAK Bez punktacji 43. zakres częstotliwości głowicy ( emitowanych) od 5do12MHz +/-1MHz TAK Bez punktacji 44. obrazowanie harmoniczne TAK Bez punktacji 45. ilość aktywnych elementów – min. 256 TAK Bez punktacji 46. długość pola widzenia głowicy min. 50 mm TAK Bez punktacji 47. Głowica liniowa do naczyń głębokich Możliwość rozbudowy Bez punktacji 48. zakres częstotliwości pracy głowicy (emitowanych) od3do9 MHz +/- 1MHz TAK Bez punktacji 49. ilość elementów min. 160 TAK Bez punktacji 50. pole widzenia max. 38 mm TAK Bez punktacji 51. obrazowanie trapezoidalne min.+/- 15 ° TAK Bez punktacji 52. Głowica convex wolumetryczna pracujaca w zakresie częstotliwości od 2 do 6 MHz +/- 1MHz z prędkością 40 vps. Możliwość rozbudowy Bez punktacji 53. PAKIETY OBLICZENIOWE/ RAPORTY 54. aplikacje do badań: jamy brzusznej, naczyń jamy brzusznej, naczyń obwodowych, małych narządów, pediatrycznych. TAK Bez punktacji 55. automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów( min. RI, PI, S/D, D/S.) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum TAK Bez punktacji 56. automatyczne (jedno naciśniecie klawisza) wyznaczanie parametrów min. RI, PI, S/D, D/S.) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum. TAK Bez punktacji 57. raporty dla każdego rodzaju i trybu badania mogące zawierać własne komentarze Użytkownika oraz obrazy TAK Bez punktacji 58. możliwość wprowadzenia tzw. gotowców własnych opisów i komentarzy do raportu TAK Bez punktacji 59. archiwizacja raportów w formatach html lub/i PDF, doc itp. na dysku DVD, CD – R i dysku twardym TAK Bez punktacji 60. programy pomiarów: min. 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty TAK Bez punktacji 61. SYSTEM ARCHIWIZACJI 62. pamięć dynamiczna obrazu( CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania – min. 1200 obrazów TAK Bez punktacji 63. wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań – min. 250 GB TAK Bez punktacji 64. możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu. TAK Bez punktacji 65. nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat TAK Bez punktacji 66. gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB wbudowane z przodu aparatu TAK Bez punktacji 67. wideoprinter małego formatu , czarno-biały TAK Bez punktacji 68. INNE 69. Książkowa Instrukcja obsługi w jezyku polskim ; deklaracja zgodności producenta CE; Gwarancja min. 24 m-ce. TAK Bez punktacji

description: Videogastroskop zabiegowy - kpl. 1 Producent Podać Typ/Model Podać Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać Wymagana pełna kompatybilność oferowanego gastroskopu z procesorami EPX-2500, który stanowi wyposażenie pracowni endoskopowej Szpitala. TAK Bez punktacji Głębia ostrości Maksymalnie ≥ 3-100 mm Maksymalizacja 3 pkt.- inne proporcjonalnie Pole obserwacji Maksymalnie ≥ 140° Maksymalizacja 3 pkt.- inne proporcjonalnie Średnica wziernika Maksymalnie ≥ 10,8 mm Maksymalizacja 3 pkt.- inne proporcjonalnie Średnica końcówki Maksymalnie 10,8 mm Maksymalizacja 3 pkt.- inne proporcjonalnie Średnica kanału biopsyjnego 3,8 mm Bez punktacji Kąty zagięcia : G/D , P/L, G-210°;D-90°;P-100°;L-100°; Bez punktacji Długość robocza 1100 mm Bez punktacji Kanał do spłukiwania pola ( Water Jet) TAK/NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. Zapasowe zawory 2 szt. TAK/NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. VIDEOKOLONOSKOP ZABIEGOWY DWUKANAŁOWY – kpl. 1 1. Producent Podać 2. Model / typ Podać 3. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 4. Wymagana pełna kompatybilność oferowanego kolonoskopu z procesorem EPX -2500, który stanowi wyposażenie gabinetu endoskopii Szpitala. TAK 5. Głębia ostrości Maksymalnie ≥ 3 -100 mm Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie mniej 6. Średnica wziernika Maksymalnie ≥ 12,8 mm Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie mniej 7. Średnica końcówki Maksymalnie ≥ 12,8 mm Maksymalizacja – 3 pkt. inne proporcjonalnie mniej 8. Średnica kanałów biopsyjnych 3,8 / 2,8 mm Bez punktacji 9. Kąty zagięcia: G/D ; P/L ; G/D-180°/180°; P/L160°/160°; Bez punktacji 10. Długość robocza 1690 mm Bez punktacji 11. Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet ) TAK / NIE TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. 12. Zapasowe zawory - szt. 2 TAK / NIE TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. PROCESOR OBRAZU – kpl. 1 13. Producent Podać 14. Typ / Model Podać 15. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 16. Wymagana pełna kompatybilność oferowanego procesora z endoskopami serii 530 , które stanowią wyposażenie gabinetu endoskopii Szpit. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 17. Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz TAK Bez punktacji 18. Przetwornik CCD kolor TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 19. Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym TAK / NIE TAK – 3 pkt. ; NIE – 0 pkt. 20. Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 21. Programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 22. Wyostrzenie obrazu TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 23. Zamrażanie obrazu TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 24. Automatyczny balans bieli TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 25. Wyjście wideo: S-VHS; RGB; USB; DVI; HDSDI; TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 26. Edycja opisów na ekranie TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0pkt; 27. Wbudowany czytnik kart pamięci TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 28. Wybarwianie wybraną wiązką światła struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 29. Jednoczesne wyświetlanie obrazu endoskopowego naturalnego oraz obrazu wybarwionego wybraną wiązką światła na drugiej części ekranu ułatwiające porównanie i identyfikację oglądanych zmian tkankowych TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 30. Osobna regulacja barw: czerwonej, zielonej, niebieskiej TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. Wbudowana pompa powietrza - regulowana TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 31. Źródło światła kpl. 1 TAK Bez punktacji 32. zasilanie sieciowe 230V / 50Hz TAK Bez punktacji 33. źródło światła typu ksenon TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 34. moc oświetlenia głównego 300 W TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 35. wbudowana zapasowa żarówka halogenowa włączająca się automatycznie w momencie awarii TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. MONITOR MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – kpl. 1 36. Producent Podać 37. Typ / Model Podać 38. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 39. Monitor medyczny endoskopowy współpracujący z oferowanym zestawem endoskopowym TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 40. Monitor przekątna 23 cale, HD,FULL MMi TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 41. Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1200 pixeli TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 42. Skala kontrastu 1000 : 1 TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 43. Luminacja 400 cd/m² TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 44. Odświeżanie 5-12 ms TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 45. Kąt widzenia : 178 ° TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 46. Sygnał wejścia: HD -SDI,DVI,RGB,S- VIDEO,COMPOSITE,VGA. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 47. Dodatkowy ekran Full HD wraz z zawieszeniem ściennym-32 LCD z wejściem 3- video TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. Wózek endoskopowy – kpl. 1 48. Producent Podać 49. Typ/Model Podać 50. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 51. Możliwość dowolnego ustawienia zestawu sprzętu TAK Bez punktacji 52. Uchwyt pod monitor TAK Bez punktacji 53. Wieszak na endoskop i monitor (regulowana wysokość) TAK Bez punktacji 54. Stabilna podstawa jezdna z hamowanymi kółkami TAK Bez punktacji 55. Filtr przeciwzakłóceniowy TAK Bez punktacji 56. Zintegrowane zasilanie TAK Bez punktacji Myjnia automatyczna endoskopowa – kpl. 1 57. Producent Podać 58. Typ / Model Podać 59. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 60. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich TAK Bez punktacji 61. Myjnia na dwa endoskopy TAK Bez punktacji 62. Automatyczny proces mycia i dezynfekcji ≤ 20 minut TAK Maksymalizacja – 3 pkt., inne proporcjonalnie mniej 63. Urządzenie realizuje automatycznie: mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze dezynfekcję chemiczno-termiczną płukanie płukanie i osuszanie alkoholem kanałów endoskopów TAK/NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 64. Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 65. Możliwość jednokrotnego użycia płynu dezynfekcyjnego TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 66. Dezynfekcja w obiegu zamkniętym- wielokrotne użycie płynu dezynfekcyjnego w okresie jego trwałości. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 67. Dozownik płynu detergentu Tak / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 68. Zlewozmywak, stal kwasoodporna na stelażu, wymiary: dług.130 cm x szer.50 cm x głęb.50 cm. TAK Bez punktacji 69. Programowany czas mycia oraz dezynfekcji TAK Bez punktacji 70. Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika TAK Bez punktacji 71. Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 72. Możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230 V / 50 Hz. TAK Bez punktacji 73. Dodatkowy system filtracji – filtr mechaniczny TAK Bez punktacji 74. Lampa UV TAK Bez punktacji 75. Samodezynfekcja myjni TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 76. Wbudowany tester szczelności endoskopu TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 77. Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu mycia i dezynfekcji TAK Bez punktacji Diatermia z przystawką argonową – kpl. 1 78. Producent Podać 79. Typ / Model Podać 80. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 81. Aparat do elektrochirurgii endoskopowej w osłonie argonu TAK Bez punktacji 82. Wymagana współpraca z oferowanym zestawem endoskopowym Podać, opisać Bez punktacji 83. Urządzenie umożliwiające pracę mono- i bipolarną TAK Bez punktacji 84. Urządzenie współpracujące z przystawką argonową ( sterowaną przez diatermię) TAK Bez punktacji 85. Urządzenie przystosowane do współpracy z pompą spłukującą endoskop (sterowana przez diatermie) TAK Bez punktacji 86. Urządzenie przystosowane do współpracy z modułem do aplikacji soli fizjologicznej podczas zabiegów ESD( tzw. Aparat HydroJet) TAK Bez punktacji 87. Cięcie monopolarne z regulowaną mocą do min. 200 W – regulacja co 1 W w całym zakresie TAK Bez punktacji 88. Możliwość wyboru efektu hemostatycznego dla ciecia monopolarnego – przy cięciu bez i ze wspomaganiem argonowym – regulowane w skali min. 8- stopniowej(niezależnie od ustawień mocy maksymalnej TAK Bez punktacji 89. Koagulacja mono- i bipolarna z mocą regulowaną do min. 120 W – dla każdego, dostępnego rodzaju koagulacji; regulacja co 1 W w całym zakresie TAK Bez punktacji 90. Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej: kontaktowej: łagodnej lub intensywnej ( dla pracy w osłonie argonu i bez) TAK Bez punktacji 91. Możliwość regulacji intensywności funkcji koagulacji mono – i bipolarnej dla każdego dostępnego trybu w skali co najmniej 4-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej) TAK Bez punktacji 92. Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej- dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu TAK Bez punktacji 93. Możliwość odrębnej regulacji czasu trwania cięcia monopolarnego i czasu trwania koagulacji łagodnej podczas stosowania programów do polipektomii i sfinkterotomii TAK Bez punktacji 94. Możliwość regulacji intensywności prądu koagulacji monopolarnej (nie dotyczy regulacji mocy maksymalnej) podczas stosowania programów do polipektomii i sfikterotomii TAK Bez punktacji 95. Automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych związane z przypisaniem im zaprogramowanych nastaw, automatycznym przepłukiwaniem instrumentu gazem itd. TAK Bez punktacji 96. Możliwość przyłączenia dwóch włączników nożnych oddzielnie dla funkcji .monopolarnych i argonowych TAK Bez punktacji 97. Obsługa aparatu z jednego panelu sterującego wyposażonego w ekran wyświetlający komunikaty w j. polskim. TAK Bez punktacji 98. Aparat wyposażony w gniazdo do komunikacji zewnętrznej dla celów serwisowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem TAK Bez punktacji 99. Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu TAK Bez punktacji 100. Możliwość regulacji jasności i kontrastu ekranu, dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego czasu aktywacji, itd. TAK Bez punktacji 101. Zainstalowany w aparacie system kontroli elektrody neutralnej z możliwością wyboru poziomu ochrony pacjenta w zależności od typu i rodzaju używanej elektrody TAK Bez punktacji 102. System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody TAK Bez punktacji 103. Automatyczny, adaptatywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej, zezwalający na pracę w zakresie oporności tkanki od 5 do 135 Ohm lub mniejszym TAK Bez punktacji 104. Kontrolki informujące o rodzaju elektrody neutralnej i poprawnej jej aplikacji. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra. TAK Bez punktacji 105. Informacje o możliwych nieprawidłowościach w aplikacji elektrody neutralnej sygnalizowane komunikatem w j. polskim, Informacje o istotnych nieprawidłowościach w aplikacji elektrody neutralnej sygnalizowane akustycznie oraz komunikatem w j. polskim na wyświetlaczu. Pojawienie się błedu krytycznego zawsze wiąże się z odłączeniem mocy od gniazd wyjściowych. TAK Bez punktacji 106. Urządzenie wyposażone w minimum 5 wymiennych gniazd wyjściowych : - dwa niezależne monopolarne przystosowane do wtyków koncentrycznych 5mm i4 mm -jedno elektrody neutralnej przystosowane do wtyków jedno- i dwupinowych. TAK Bez punktacji 107. W pamięci min. 6 programów wg nazw własnych TAK Bez punktacji 108. Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy; sygnały akustyczne zróżnicowane dla każdego trybu pracy TAK Bez punktacji 109. Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlonym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. TAK Bez punktacji 110. WYPOSAŻENIE TAK Bez punktacji 111. włącznik nożny do aktywacji aparatury – 2 szt. TAK Bez punktacji 112. kabel do elektrod neutralnych/jednorazowych-1szt. TAK Bez punktacji 113. kabel do elektrod neutralnych/wielorazowych -1 szt. TAK Bez punktacji 114. elektroda neutralna wielorazowa, dla dorosłych z pasami mocującymi – 1 szt. TAK Bez punktacji 115. elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, dla dorosłych – 100 szt. TAK Bez punktacji 116. kabel do przyłączenia instrumentów endoskopowych – 1 szt. TAK Bez punktacji 117. kabel do przyłączania instrumentów argonowych – 1 szt. TAK Bez punktacji 118. elektroda argonowa, elastyczna, dł. min. 2,2 m; Ø 2,2 mm, końcówka skalowana, wielorazowa -1szt. TAK Bez punktacji 119. elektroda argonowa, elastyczna, dł. min. 2,2m; Ø2,2 mm , z wypływem bocznym gazu, końcówka skalowana, wielorazowa – 1 szt. TAK Bez punktacji 120. butla z argonem – 1 szt. TAK Bez punktacji 121. reduktor do butli z argonem – 1 szt. TAK Bez punktacji 122. wózek pod aparaturę,szuflada,3-poziomy-1 szt. TAK Bez punktacji 123. zastaw elektrod do małej chirurgii, penseta bipolarna,igła szt.2 TAK Bez punktacji Ssak endoskopowy – kpl. 1 124. Producent Podać 125. Typ / Model Podać 126. Rok produkcji :2012 / 2013 Podać 127. Maksymalny przepływ 60 l/min. TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 128. Maksymalne podciśnienie 90 kPa TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 129. Podstawa jezdna z blokadą kół TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 130. Butla min. 2 l z zabezpieczeniem przed przepełnieniem TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. 131. Wskaźnik i regulator podciśnienia TAK / NIE TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. Pompa endoskopowa – kpl. 1 132. Producent Podać 133. Model / typ Podać 134. Rok produkcji : 2012 / 2013 Podać 135. Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz TAK Bez punktacji 136. Przyłącze pompy kompatybilne z aparatami oferowanymi do zestawu TAK Bez punktacji 137. Bezstopniowa regulacja intensywności spłukiwania-ciagła wartość przepływu TAK Bez punktacji 138. Uruchamianie - za pomocą przycisku nożnego TAK Bez punktacji Stacja komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem w tym : 139. Program do archiwizacji badań kpl. 1: TAK Bez punktacji 140. interfejs programu w języku polskim TAK Bez punktacji 141. rejestracja obrazów endoskopowych bezpośrednio głowicy videoendoskopu w czasie rzeczywistym TAK Bez punktacji 142. nagrywanie filmów w trakcie badania TAK Bez punktacji 143. zestawienie statystyczne rodzajów badań TAK Bez punktacji 144. możliwość opisywania badania i dodawania zdjęć do opisu TAK Bez punktacji 145. prawo do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania bez ograniczeń w czasie i zakresie TAK Bez punktacji 146. Stacja komputerowa kpl 1: TAK Bez punktacji 147. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows TAK Bez punktacji 148. monitor 21 cali TAK Bez punktacji 149. karta graficzna z wejściem SVHS TAK Bez punktacji 150. drukarka laserowa kolorowa TAK Bez punktacji

description: Rejestrator EKG do aparatu typu HOLTER – kpl 3 1. Producent Podać 2. Typ/Model Podać 3. Rok produkcji : 2013 Podać 4. Wymagana kompatybilność oferowanego urządzenia z systemem holterowskim EKG Cardio Scan f-my OXFORD, który stanowi wyposażenie poradni kardiologicznej Szpitala.- Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem potwierdzenia kompatybilności oferowanego urządzenia przez producenta systemu. Kserokopię dokumentu potwierdzenia na w/wym. okoliczność należy dołączyć do oferty. TAK Bez punktacji 5. Pomiar metodą oscylometryczną TAK Bez punktacji 6. Zakres pomiaru ciśnienia :od 25 do 280 mm Hg ( max. 300mm) TAK Bez punktacji 7. Zakres tętna : 40 – 200/minutę TAK Bez punktacji 8. Okresy próbkowania: do 3 oddzielnych okresów/ częstość pomiarów ustawiana dla każdego okresu w zakresie od 5 do 120 minut TAK Bez punktacji 9. Oprogramowanie w j. polskim: możliwość zaprogramowania rejestratora przed badaniem prezentacja i analiza danych możliwości eksportu: PDF, GDT, ASCII; przejrzysty raport z możliwością konfiguracji jego formy możliwość tworzenia profili użytkowników (użytkowany program- AccuWin Pro) TAK Bez punktacji 10. Dokładność -+/- 3 mmHg TAK Bez punktacji 11. Zasilanie: 2 baterie AA lub akumulatory AA NiCd TAK Bez punktacji 12. Kalibracja – 1 x w roku TAK Bez punktacji 13. Czas pracy ( długość rejestracji) – do 52 godz.; 250 pomiarów TAK Bez punktacji 14. System zabezpieczeń: max. ciśnienie inflacji ograniczone do 300mmHgautomatyczny zawór bezpieczeństwa przy zaniku zasilania maksymalny czas pomiaru ciśnienia ograniczony do mniej niż 180 sekund automatyczny dobór ciśnienia w zależności od rozmiaru mankietu TAK Bez punktacji 15. Wbudowany wyświetlacz LCD TAK Bez punktacji 16. Wielorazowy mankiet z możliwością prania pokrowca TAK Bez punktacji

title: Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych wraz ze szkoleniem personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń w ramach Planu Modernizacji Technicznej.

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu medycznego i technicznego Szpitala. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzynaście Pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik Nr 2 do SIWZ – Arkusz Techniczny. Wykonawca gwarantuje, ze zaoferowany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wraz z urządzeniami medycznymi: a. Instrukcje obsługi w języku polskim, b. Wszelkie dokumenty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami z art. 90 i 141 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6maja 2008r.(Dz. U. Nr 81, poz. 484). W ramach sprzedaży urządzeń medycznych i w ramach ustalonej ceny, wykonawca będzie zobowiązany do: a. Dostawy montażu oraz uruchomienia urządzeń medycznych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. b. integracji dostarczonych ze sprzętem programów ze szpitalnymi systemami informatycznymi (jeżeli będzie to konieczne). Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonej ceny do: c. Przeszkolenia w zakresie obsługi Urządzeń Medycznych osób wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Urządzenia Medyczne do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Szpitalu w Ełku, własnymi siłami i środkami, na koszt własnym. Pakiet nr 1 - zestaw endoskopowej aparatury o profilu zabiegowym – kpl. 1; Pakiet nr 2 - aparat ultrasonograficzny z kompletem sond – kpl. 2; Pakiet nr 3 - pompy infuzyjne – strzykawkowe i kroplowe – kpl. 14; Pakiet nr 4 - system monitorowania chorych 10-cio stanowiskowy z monitorem centralnym – kpl.1; Pakiet nr 5 - videogastroskop diagnostyczny – kpl. 1; Pakiet nr 6: Zadanie Nr 1 – kardiomonitor mobilny – kpl.4; Zadanie Nr 2 – respirator mobilny – kpl.; Zadanie Nr 3 – pulsoksymetr – kpl. 2; Pakiet nr 7: Zadanie Nr 1 – łóżko dla ciężko chorych – kpl. 8; Zadanie Nr 2 – wózek reanimacyjny – kpl. 1; Zadanie Nr 3 – materac p/odleżynowy – kpl. 3; Pakiet nr 8 – sondy do USG – kpl. 2; Pakiet nr 9 – zestaw do małoinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego – kpl.1; Pakiet nr 10 – automatyczna myjnia do kaczek i basenów – kpl. 3; Pakiet nr 11 – ultrabiomikroskop – kpl.; Pakiet nr 12 – zamrażarka laboratoryjna do osocza – kpl. 1; Pakiet nr 13 – rejestrator EKG do aparatu typu HOLTER – kpl. 1.

street: ul. Kościuszki 30

street: Al. Jerozolimskie 94

Oxford PL Sp. z o.o.

street: ul. Limanowskiego 11/118

Danlab Danuta Katryńska

street: ul. Elewatorska 11/1

SMS Systemy Sterylizacji Sp. z o.o.

street: ul. Konstruktorska 8

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

street: Wołoska 9


currency: EUR

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Appalto del servizio di ristorazione presso l'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi.

description: Servizio di ristorazione.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Qualità: 85
Prezzo: 15

mainProcurementCategory: goods

street: Viale Miramare 119

countryName: IT

initiationType: tender


name: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100


name: Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1


title: Lote VII

description: Limpieza de edificios establecidos en el cuadro de características.

title: Lote II

title: Lotes I, II, III, IV, V, VI y VIII

title: Lote I

title: Lote III

title: Lote IV

title: Lote V

title: Lote VI

title: Lote VIII

title: Procedimiento restringido limpieza de edificios.

documentType: tenderNotice

description: Limpieza de varios edificios divididos en 8 lotes.

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
Precio: 50
Utilización de trapos de limpieza y mopas/fregonas de microfibras: 2
Utilización de productos de limpieza que no contengan sustancias clasificadas con determinadas frases de riesgo: 5
Aportación de bolsa de horas (sin coste) para servicios no previstos: 10
Planteamiento de desarollo de los trabajos: 15
Planes de formación del personal en función de la adecuación a las características del contrato: 3
Mejoras de interés sin coste adicional: 15

mainProcurementCategory: services

Diputación Foral de Álava

street: PLAZA DE LA PROVINCIA S/N

countryName: ES

Clece, S.A.

street: c/ Landabarri, 3 - 4ª pl.

Eulen, S. A.

street: C/ Urartea, 15 A


currency: PLN

name: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

title: Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pt. Rozbudowa i modernizacja budynków Szpitala im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2.

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja budynków Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2 zgodnie z dokumentacją projektową (projekty budowlane, projekty wykonawcze), przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które stanowią integralną część SIWZ, polegających w szczególności na: 1. wykonaniu robót przygotowawczych, 2. wykonaniu przyłączy i sieci wewnętrznych, 3. modernizacji źródeł gazów medycznych wraz z pomieszczeniami, 4. budowie pawilonu wejściowego od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie wraz z przebudową pomieszczeń w części A (istniejącej, będącej pod ochroną Konserwatora zabytków), 5. budowie zadaszonego podjazdu dla karetek w części A, 6. całkowitym wyburzeniu części G budynku szpitala, 7. budowie całej nowej części G szpitala, 8. zabudowie północnego dziedzińca części A wraz z przebudową pomieszczeń w północnym skrzydle części A, 9. zagospodarowaniu terenu, 10. uzyskaniu ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie kolejnych faz realizacji inwestycji, w tym: opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, uzyskanie pozytywnych opinii organów zewnętrznych (nadzór budowlany, straż pożarna, UDT, BHP, Sanepid oraz innych jeśli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszystkie roboty objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z przepisami, w szczególności Prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w SIWZ, istotnych postanowieniach umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ oraz dokumentacji projektowej. Charakter i zakres prac budowlanych dzielą budynek Szpitala na dwa odrębne zespoły, przy których prace mogą być prowadzone niezależnie. Głównym etapem prac jest przebudowa i nadbudowa części G od strony ulicy Dobrej wraz z koniecznymi przebudowami niektórych oddziałów w części E. Drugi zespół to przebudowa części A wraz z zabudową dwóch dziedzińców od strony ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Wyodrębniono trzy podstawowe fazy realizacji: Faza 1 - Budowa pawilonu wejściowego jako wejścia, poczekalni oraz rejestracji dla ambulatorium. Pawilon wejściowy od strony wybrzeża oraz podjazd dla karetek będzie pierwszą gotową i oddaną do użytkowania częścią szpitala. Będzie to etap przygotowawczy dla całej inwestycji. Faza 2 - Zostanie rozebrana część G istniejącego budynku szpitala. Ambulatorium na czas budowy części G będzie przeniesione w miejsce oddziału obserwacyjnego. Zostaną przeprowadzone prace mające zabezpieczyć część E w czasie prowadzenia prac. Grunt pod przyszłą część G zostanie wzmocniony (wzmocnienie mikropalami - opis Tom 4 Konstrukcja) oraz części fundamentów części E i F zostaną odpowiednio wzmocnione. Zostanie rozebrana część H (budynek gospodarczy) na długości około 1,5m w celu wybudowania w tym miejscu poszerzonej części G. W części H będzie znajdowało się drugie wejście do apteki centralnej. Po wybudowaniu części G zostaną uruchomione dwie nowe klatki ewakuacyjne. Zostaje wyłączona zachodnia klatka w części E w jej miejscu powstanie pełnowymiarowa winda do przewozu pacjentów na łóżkach. Faza 3 - W tej fazie zostaje zabudowany północny dziedziniec części A Szpitala. Nowa kubatura pomieści laboratoria, zaplecze bloku operacyjnego oraz nowe pomieszczenia oddziału neonatologicznego. Wraz z zabudową zostaną przeprowadzone konieczne przebudowy wewnątrz północnego skrzydła części A w przestrzeniach zwolnionych przez oddziały przeniesione do części G. W momencie otwarcia pawilonu G zostanie przeniesione ambulatorium a w jego miejsce tymczasowo znajdzie się Izba przyjęć. Dotychczasowa izba przyjęć zostanie przebudowana. Zakończenie - Wraz zakończeniem prac nad zabudową północnego dziedzińca części A i przeniesieniu wszystkich funkcji do nowych pomieszczeń.

awardCriteriaDetails:
Cena: 85
Metoda organizacji i prowadzenia inwestycji: 15

mainProcurementCategory: works

street: UL.KAROWA 2

countryName: PL

Warbud S.A.

street: Al. Jerozolimskie 162 A


title: Circuito respiratorio

title: Maschera laringea

title: Kit per cateterismo

title: Port monolume

title: Kit per tracheotomia

title: Sistemi di riscaldamento liquidi

title: Maschera CPAP

title: Catetere venoso centrale

title: Fornitura di dispositivi medici per camera operatoria.

description: Dispositivi medici per camera operatoria.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

street: Via Elio Chianesi 53


title: Gestión y conservación de los sistemas de control de accesos e infracciones automatizadas

title: Servicio de gestión y conservación de los sistemas de control de accesos e infracciones automatizadas.

description: Gestión y conservación de los sistemas de control de sistemas de control de accesos e infracciones automatizadas.

awardCriteriaDetails:
Valoración económica: 65
Adecuación y modernización de equipos de control: 28
Mejora en la gestión: 7

Ayuntamiento de Madrid

name: Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad

Telvent Tráfico y Transportes, S.A.

street: c/ Valgrande, 6


name: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

title: Dostawa sprzętu medycznego

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu medycznego do realizacji zadania pn. Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad 1. Analizator parametrów krytycznych - szt. 1 2. Aparat EKG - szt. 3 4. Aparat do znieczulania z kardiomonitorem - szt. 2 5. Aparat ręczny do pomiaru ciśnienia krwi - szt. 10 6. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - szt. 9 7. Aparat USG przewoźny - szt.1 8. Centrala do kardiomonitorów część I - szt. 1 9. Defibrylator z kardiowersją - szt 6 10.Diatermia chirurgiczna - szt. 1 11. Fonendoskop - szt. 10 12. Kardiomonitor (z modułem: EKG, - szt. 4 Resp., NIBP, SpO2 , 2 x Temp.) 13. Kardiomonitory z modułem: - szt. 4 (EKG, Resp, NIBP, SpO2, 2 x Temp., 2 x IBP, CO2, CO) 14. Kozetka lekarska - szt. 1 15. Lampa bakteriobójcza - szt. 13 16. Lampa operacyjna 1- głowicowa - szt. 2 17. Lampa operacyjna 2-głowicowa - szt. 1 18. Lampa zabiegowa jezdna - szt. 3 19. Łóżko do intensywnej terapii wysokiej klasy - szt. 4 20. Łóżko do intensywnej terapii - szt. 4 21. Mankiet infuzyjny do szybkich przetoczeń - szt. 13 22. Negatoskop dwuklatkowy - szt. 2 23. Nożyce do gipsu - szt. 2 24. Piła do gipsu - szt. 1 25. Podnośnik pacjenta - szt. 1 26. Pompa infuzyjna objętościowa - szt. 6 27. Pompa infuzyjna strzykawkowa - szt. 27 28. Reduktor do próżni ze ssakiem próżniowym - szt. 11 29. Reduktor z przepływomierzem do powietrza - szt. 7 30. Reduktor z przepływomierzem do tlenu - szt. 8 31. Respirator stacjonarny -szt. 3 32. Akcesoria do respiratora - szt. 2 33. RTG przyłóżkowy - szt. 1 34. Akcesoria do aparatu RTG - szt. 1 35.Ssak elektryczny - szt. 6 36. Stół do zakładania opatrunków gipsowych - szt. 1 37. Stół operacyjny - szt. 1 38. Stół zabiegowy - szt. 2 39. Stymulator zewnętrzny - szt. 2 40. Tomograf komputerowy - szt. 1 41. Urządzenie do ogrzewania pacjenta - szt. 2 42. Waga lekarska ze wzrostomierzem elektroniczna - szt. 1 43. Wózek leżący - szt. 1 44. Wózek – wanna - szt. 1 45. Zestaw endoskopowy (bronchoskop, - szt. 1 laryngofiberoskop, gastrofiberoskop, rektoskop) 46. Zestaw narzędzi chirurgicznych - szt. 8 47. Zestaw resuscytacyjny: laryngoskop - szt. 10 światłowodowy, worek samorozprężalny, zestaw masek do wentylacji 48. Wózek do aparatu - szt. 3 49. Wózek reanimacyjny - szt. 4 50. Wózek siedzący - szt. 2 51. Centrala do kardiomonitorów Część II - szt. 1 52. Stolik do narzędzi chirurgicznych - szt. 1 53. Stolik zabiegowy - szt. 7 54. Stół do opasek gipsowych - szt. 1 55. Szafka na leki - szt. 4 56. Wózek anestezjologiczny - szt. 5

street: ul. Kazimierza Wielkiego 4


currency: RON

name: Orasul Sacuieni (Primaria Orasului Sacueni Bihor)

title: Contract de concesionare de servicii

title: Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, Oras Sacueni, judetul Bihor

description: Precolectare selectiva, colectare, transport a deseurilor municipale , cu exceptia celor toxice periculoase din deseurile menajere.

awardCriteriaDetails:
Pretul ofertei: 50
Asigurarea dotarii zonei de prestare a serviciilor cu insule de colectare selectiva ( platforme special amenajate ): 5
Timpul de realizare al insulelor de colectare selectiva: 5
Timpul de dotare al utilizatorilor (punerea la dispozi?ia acestora) cu reciepiente de colectare: 10
Asigurarea unor locuri de munca pentruminimum 15 persoane: 30

street: Str. Libertatii nr. 1

countryName: RO

name: Beres Csaba, Marina Cristian, Bede Maria

SC AVE BIHOR SRL

street: str. Parcului, nr. 3, jud. Bihor


title: Lotto n. 1 Denominazione: NORD - CIG 4983184D83

title: Lotto n. 2 Denominazione: SUD - CIG 49832460B1

title: Fornitura energia elettrica anno 2014.

description: Fornitura Energia Elettrica.

procurementMethod: direct

CEA Consorzio Energia Acque

street: Via Borgo dei Leoni 28

Enel Energia S.p.A.

street: Viale Regina Margherita 125


name: Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A.

name: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

title: Przebudowa gazociągu DN 200/DN 250 Lewin Brzeski-Paczków, PN 4,0 MPa – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę

street: ul. Mszczonowska 4

street: ul. Strzegomska 55A


name: General Electric Medical Systems Romania SRL

name: Ministerul Apararii – Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (UM 02454)

title: Contract de furnizare

title: Contract achizitie platforma imagistica.

description: Achizitia platformei de imagistica conform caietului de sarcini.

street: Str. G-ral Traian Mosoiu nr. 22

street: Calea Floreasca nr. 169 A, Clădirea de Birouri Floreasca 169, Corp A3, et. 7, birou nr. 1 și 2, sector 1


name: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA


title: Servicio y mantenimiento de telecomunicaciones de voz, fijos, móviles y datos de la Ciudad Autónoma de Ceuta

awardCriteriaDetails:
Oferta económica: 60
Mejoras: 40


name: Konsorcjum Lider Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

name: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

title: Pakiet LIX - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet LVIII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet LVII - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet LVI - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet LV - wapno sodowane

description: Wapno sodowane

title: Pakiet LIV - środki łatwopalne

description: Środki łatwopalne

title: Pakiet LIII - produkty kupowane w ramach importu docelowego

title: Pakiet LII - produkty kupowane w ramach importu docelowego

title: Pakiet LI - żel do cewnikowania

description: Żel do cewnikowania

title: Pakiet L - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XLIX - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLVIII - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLVII - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLVI - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLV - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLIV - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLIII - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLII - leki p/nowotworowe

description: leki p/nowotworowe

title: Pakiet XLI - leki p/nowotworowe

description: Leki p/nowotworowe

title: Pakiet XL - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXXIX - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXXVIII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXXVII - jodowy środek cieniujący

description: Jodowy środek cieniujący

title: Pakiet XXXVI - preparat do rentgenodiagnostyki

description: Preparaty do rentgenodiagnostyki

title: Pakiet XXXV - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXXIV - jodowy, dożylny niejonowy środek kontrastowy posiadający rejestrację do podawania ustnego

title: Pakiet XXXIII - jodowy, dożylny niejonowy środek kontrastowy

title: Pakiet XXXII - jodowy, dożylny niejonowy środek kontrastowy

title: Pakiet XXXI - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXX - insuliny

description: Insuliny

title: Pakiet XXIX - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXVIII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXVII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXVI - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXV - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXIV - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXIII - albuminy ludzkie

description: Albuminy ludzkie

title: Pakiet XXII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XXI - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XX - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XIX - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XVIII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XVII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XVI - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XV - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XIV - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XIII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet XI - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet X - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet IX - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet VIII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet VII - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet VI - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet V - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet IV - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet III - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet II - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Pakiet I - Produkty lecznicze

description: Produkty lecznicze

title: Dostawa leków, insulin, środków kontrastowych, albumin oraz środków łatwopalnych z podziałem na 59 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/68/2013.

description: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków, insulin, środków kontrastowych, albumin oraz środków łatwopalnych z podziałem na 59 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr opis przedmiotu zamówienia I - XXII Produkty lecznicze XXIII Albuminy ludzkie XXIV - XXIX Produkty lecznicze XXX Insuliny XXXI Produkty lecznicze XXXII - XXXIII Jodowy, dożylny, niejonowy środek kontrastowy XXXIV Jodowy, dożylny, niejonowy środek kontrastowy posiadający rejestrację do podania doustnego XXXV Produkty lecznicze XXXVI Preparaty do rentgenodiagnostyki XXXVII Jodowy środek cieniujący XXXVIII – XL Produkty lecznicze XLI – XLIX Leki p/nowotworowe L Produkty lecznicze LI Żel do cewnikowania LII – LIII Produkty lecznicze kupowane w ramach importu docelowego LIV Środki łatwopalne LV Wapno sodowane LVI – LVII Leki p/nowotworowe LVIII - LIX Produkty lecznicze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 do nr 60 do SIWZ.


title: Affidamento del serivio di spazzamento strade comunali – Comune di Battipaglia (SA)

title: Affidamento del servizio di spazzamento delle strade comunali del Comune di Battipaglia.

description: Affidamento del servizio di spazzamento delle strade comunali del Comune di Battipaglia CIG 4684327CEA.

awardCriteriaDetails:
Prezzo offerto: 40
Servizi integrativi offerti: 60

ALBA Srl

street: Via Rosa Iemma 118


title: Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης ανάδοχου για υπηρεσίες παροχής γευμάτων για την σίτιση των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του Ψ.Ν.Α. για ένα (1) έτος

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

street: Λεωφόρος Αθηνών 374

countryName: GR