name: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Budowa szafowa z dwoma komorami chłodzenia o objętości użytkowej od 470 – do 485 litrów (całość), zamykaną na klucz, dwójką drzwi zewnętrznych o układzie góra-dół. 4. Każda z komór mrożenia wyposażona w:a. uchwyt drzwi przystosowany do montażu kłódkib. stalowe półki ażurowe z regulacją wysokości zawieszenia (3 szt.)c. zestaw dedykowanych, pochodzących od producenta pojemników z tworzywa sztucznego wypełniających całkowicie dostępną przestrzeń użytkową (6 szt. pojemników – po 2 szt. na każdej z półek)d. fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy nie mniejszej niż 30 mme. otwór odpływowy w dnie z wyprowadzeniem na zewnątrz urządzenia5. Umożliwia przechowywanie zamrożonego osocza w przedziale temperaturowym od - 25oC do – 40oC, z dokładnością regulacji temperatury +/- 1 oC. (temperatura programowana indywidualnie dla każdej z 2 komór mrożenia).6. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED.7. Wymagane zabezpieczenia i alarmy:a. wizualny i akustyczny alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury• alarm ustawiany niezależnie dla każdej komory• możliwość regulacji progów w przedziale od ±5°C do ±15°C• regulowany czas zwłoki (od 0 do 15 minut od chwili przekroczenia ustawionego progu alarmowego)b. wizualny i akustyczny alarm zaniku napięciac. wskaźnik zużycia baterii zasilającej układ alarmowyd. funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów8. Wyposażone w dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego.9. Posiada funkcję blokady klawiatury zapobiegającą przypadkowej zmianie nastaw.10. Posiada wskaźnik zużycia baterii zasilającej układ alarmowy.11. Wbudowany zamek na klucz (blokada dostępu do obydwu komór jednocześnie).12. Wymiary zewnętrzne nie przekraczają zakresu: 79-83 cm x 75-80 cm x 180-185 cm (szer. x głęb. x wys.).13. Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub stali malowanej na biało.14. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie.15. System chłodzenia okołokomorowy z naturalnymi węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi.16. Wyposażony w energooszczędne kompresory inwerterowe o zmiennej prędkości działania.17. Wskazane posiadanie systemu automatycznej diagnostyki do szybkiej identyfikacji przyczyn usterek.18. Maksymalny poziom generowanego hałasu: 40dB (±2dB)19. Zasilane prądem zmiennym 230V/50Hz.20. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury. Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy minimum 30 mm oraz styki bezpotencjałowe NO/NC.

title: Wagomieszarka do pobranej krwi z przesyłem danych

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe.3. Zapewnia automatyczną kalibrację i program kontroli prawidłowości ważenia przed rozpoczęciem pracy. W przypadku gdy wskazanie wagi różni się o +/- 1% od wartości wymaganej wagomieszarka nie pozwala na kontynuowanie pracy.4. Zapewnia automatyczne tarowanie przed pobraniem krwi.5. Wyświetla komunikaty w języku polskim.6. Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący: aktualną objętość pobranej krwi, aktualny czas trwania donacji i całkowity czas po jej zakończeniu oraz datę i godzinę.7. Umożliwia programowanie objętości krwi przed pobraniem.8. Zapewnia ciągłe monitorowanie oraz wyświetlanie aktualnie pobranej objętości krwi oraz aktualnego czasu trwania donacji.9. Częstotliwość mieszania (nie mniejsza niż 10 cykli na minutę do minimum 30 cykli na minutę) i głęboki kąt wychylenia szalki w celu dokładnego mieszana z antykoagulantem. Cykl mieszania musi rozpoczynać się po napłynięciu ok. 10 ml krwi do pojemnika. Urządzenie musi zapewniać ważenie z dokładnością nie mniejszą niż 3 gramy. Czas przerwy w cyklu mieszania nie może przekraczać 2 sekund. Krew musi być mieszana w każdej fazie donacji, zarówno w trakcie kiedy napływa do pojemnika, jak też po automatycznym zamknięciu zacisku w czasie pobierania próbek po donacji. Ruch szalki prostopadle do zacisku. 10. Wyposażona w alarm akustyczny i wizualny w przypadku: nieprawidłowego przepływu krwi (możliwość programowania poziomów alarmowych przepływu krwi od 10 do 60 ml/min.), przedłużonego czasu poboru (możliwość programowania czasu) oraz braku drenu w zacisku.11. Sygnalizuje alarmem dźwiękowym i wizualnym zakończenie donacji.12. Wyposażona w automatyczny zawór zamykający dopływ krwi do pojemnika kolekcyjnego po pobraniu żądanej objętości krwi, o budowie uniemożliwiającej wyjęcie drenu kolekcyjnego z zaworu podczas donacji. Zawór musi być umieszczony centralnie aby umożliwiać wykorzystanie wagomieszarki z obu stron.13. Przystosowanie do wszystkich dostępnych na rynku zestawów pojemników do pobierania krwi.14. Wagomieszarka wyposażona w czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128 oraz walizkę transportową jednocześnie służącą jako stolik pod wagomieszarkę15. Zapewnia zabezpieczenie w programie określonej kolejności czytania kodów dla dawcy, użytkownika pojemnika, probówek wyróżnionych flagami (min. 5 probówek), blokada przejścia do następnego kroku w procesie poboru krwi w przypadku gdy nastąpi zaczytanie nieprawidłowego kodu lub nieprawidłowej kolejności.16. Umożliwia porównanie zaczytanych kodów donacji z pojemnika i z probówek oraz zabezpieczenie przez pobraniem próbek krwi w probówki oklejone niewłaściwymi kodami.17. Zasilanie akumulatorowe i sieciowe (wydajny system zasilania bateryjnego, minimum 8 godz. pracy na jednym komplecie akumulatorów w trybie bez transmisji danych i co najmniej 3 godziny w trybie z transmisja danych.18. Urządzenie wyposażone w zgrzewarkę ręczną: a)  rozkładanie głowicy zgrzewającej do czyszczenia bez użycia narzędzi,b)  zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach do pobierania krwi bez konieczności regulacji urządzenia,c)  czas zgrzewania do 3s,d)  zgrzewy z perforacją umożliwiającą separację bez użycia ostrych narzędzi,e)  automatyczne inicjowanie procesu zgrzewania drenów po umieszczeniu drenu w głowicy i zaciśnięciu głowicy,f)  co najmniej wizualny alarm sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelności.19. Panel sterujący umocowany na wysokości umożliwiającej obsługę urządzenia w pozycji pionowej bez konieczności pochylania się nad wagomieszarką.20. Wyświetlacz skierowany w kierunku dawcy informujący go o stopniu zaawansowania donacji i o spadku przepływu lub inne rozwiązania informujące o spadku przepływy i stopniu zaawansowania donacji – mobilizujące dawcę do pracy ręką.21. Oprogramowanie zarządzające pracą wagomieszarki umożliwiające transfer danych bezpośrednio z wagomieszarki do systemu komputerowego Zamawiającego

title: Automatyczna prasa do preparatyki krwi

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie będące wyrobem medycznym.3. Urządzenie jest fabrycznie nowe z 2022.4. Urządzenie z napędem elektrycznym. 5. Automatyczna prasa stanowi samodzielne i niezależne stanowisko pracy.6. Automatyczna prasa umożliwiająca preparatykę krwi pełnej pobranej do różnych typów pojemników (góra-góra, góra-dół, także ze zintegrowanymi filtrami in-line) w konfiguracji potrójnej jak i poczwórnej, wszystkich producentów oferujących pojemniki w Polsce.7. Możliwość wykonania preparatyki na bazie podstawowych składników krwi, tj. np. produkcji zlewanych KKP.8. Oprogramowanie automatycznej prasy oraz system komputerowy w języku polskim.9. Krótki czas rozdziału krwi pełnej po odwirowaniu, pobranej do wszystkich typów pojemników, w tym z filtrem in-line do KKCz (nie więcej niż 3 minuty).10. Urządzenie wyposażone w system automatycznego otwierania króćców (pojemnika macierzystego, pojemnika na KKCz i pojemnika z płynem wzbogacającym).11. Urządzenie posiada funkcję dodawania roztworu wzbogacającego do KKCz w trybie automatycznym w sposób kontrolowany.12. Automatyczna prasa wyposażona w automatycznie (bez ingerencji operatora) zamykane i otwierane drzwiczki pozwalające na łatwe zawieszenie pojemnika z  odwirowaną krwią bez ryzyka jego wstrząśnięcia.13.  Urządzenie wyposażone w co najmniej 5 głowic zgrzewających, umożliwiających wykonywanie zgrzewów w trybie automatycznym. Cztery głowice są umieszczone      powyżej pojemnika z krwią pełną i jedna poniżej. Zgrzewy szerokie z perforacją umożliwiającą łatwe rozdzielenie drenów bez użycia narzędzi.14. Urządzenie wyposażone w wagi (trzy oddzielne) do pomiaru mas otrzymywanych składników krwi z funkcją przekazywania do systemu komputerowego wagi netto       bądź brutto.15. Urządzenie wyposażone w trzy niezależne ruchome elementy odpowiedzialne za rozdział krwi pełnej po odwirowaniu.16.  Automatyczny test podzespołów prasy, po jej włączeniu. Automatyczna prasa posiada program codziennej kontroli wag, umożliwiający wizualizację otrzymanych wyników, generowanie raportów i ich drukowanie (przy współpracy z systemem komputerowym).17. Waga osocza z funkcją odpowietrzania pojemnika z osoczem.18. Urządzenie posiada automatyczne sprawdzanie poprawności umieszczenia drenów zestawu w poszczególnych zaciskach głowic zgodnie z wybranym programem,       przed uruchomieniem procedury separacji.19. Kolorowy wyświetlacz LCD informujący o aktualnym etapie procesu separacji i wskazujący ewentualne nieprawidłowość (np. brak umieszczenia drenu w głowicy). 20. Kontrola przebiegu separacji przez zespół czujników optycznych umieszczonych w prasach (co najmniej 8) i głowicach (co najmniej w dwóch).21. Automatyczna prasa wyposażona w trwałą pamięć, umożliwiającą przechowanie danych z min. 1000 ostatnich procedur rozdziału krwi w przypadku braku komunikacji z komputerem. 22. Urządzenie posiada funkcję bezprzewodowego przesyłania danych do obsługującego je systemu komputerowego. W przypadku chwilowej utraty komunikacji z       systemem, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gromadzenia danych i automatycznie przesyła je po wznowieniu połączenia.23. Komplet zawiera wszystkie podzespoły niezbędne do uruchomienia transmisji bezprzewodowej z automatycznej prasy do komputera.24. Możliwość wprowadzenia minimum 30 programów separacji, które nie ulegną utracie po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.25. Możliwość samodzielnego tworzenia lub dostosowywania programów separacji (regulacji objętości kożuszka leukocytarno-płytkowego) w zależności od potrzeb przez       użytkownika, bez ingerencji serwisu.26. Automatyczna prasa wyposażona w czytnik kodów kreskowych - skaner umożliwiający wprowadzenie danych: numer donacji, identyfikator osoby wykonującej      preparatykę (kod operatora), kod algorytmu produkcji (lub kod wynikowy) do pamięci urządzenia za pośrednictwem kodów kreskowych typu  ISBT128       (obowiązujących).27. Oprogramowanie obsługujące urządzenie umożliwiające gr

description: 1. Posiada znak CE2. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Fotel wielofunkcyjny przeznaczony dla krwiodawców do poboru krwi, transfuzji składników krwi.4. Fotel wielofunkcyjny 3 segmentowy z elektryczną regulacją: wysokości, segmentów pleców, siedziska, podudzia, Trendelenburga, pozycji wyjściowej, podpórki stóp         uzyskiwane za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym. Pilot ręczny z sygnalizacją włączenia do sieci.5. Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję powierzchni opartej na preparatach benzaldehydowych i nie zawierających fenoli na bazie alkoholu. Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Podstawa fotela oraz elementy sterujące pod siedziskiem zabudowane osłonami z tworzywa ABS.6. Długość leża: 2100 mm (+/- 60 mm), szerokość leża 600 mm (+/- 30 mm), szerokości leża łącznie z podłokietnikami 900 mm (+/- 50 mm).7. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 530mm do 890mm (± 30 mm).8. Elektryczna regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: min. 750.9. Elektryczna regulacja segmentu nożnego w zakresie: min. 300.  10. Jednoczesna i niezależna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu nóg.11. Elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie: min. 0-150.  12. Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. innym kolorem przycisku): 150 (± 50).13. Elektryczna pozycja wyjściowa uzyskiwana po naciśnięciu jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie przewodowym z max. uniesionym segmentem pleców i max. opuszczonym segmentem nóg – pozycja ułatwiająca dawcy wejście i opuszczenie fotela.14. Fotel przejezdny, zaopatrzony w 4 koła o średnicy min. 100 mm z centralną blokadą min. 2 kół, dźwignia blokady dostępna z obu stron fotela za plecami dawcy.15. Elektrycznie regulowane oparcie stóp (wykonane z płyty HPL) w zakresie min. 150 mm z pilota przewodowego. 16. Materac leża piankowy 2 – segmentowy, tapicerowany, składający się z segmentu pleców oraz segmentu długiego (segment siedziska oraz segment nożny połączony). Materac segmentu pleców profilowany o grubości 10 – 12 cm Materac długi o grubości 8 – 9 cm odpinany bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, umożliwiający łatwe dotarcie do segmentów fotela oraz spodniej części materaca w celu mycia i dezynfekcji.17. Tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych potwierdzonych certyfikatem, odpornego na dezynfekcje, łatwozmywalna.18. Fotel wyposażony w dwa zdejmowane, tapicerowane podłokietniki z regulacją:  Wysokości min 60 mm, Kąta odchylenia w poziomie w zakresie min. +/- 100O, Kąta odchylenia w pionie w zakresie min. +/- 15O, Odchylenia do góry o kąt min. 90O, Zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnej regulacji segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawień przez personel, W górnej części uchwyt na podkład bibułowo-foliowy o szerokości 50cm (opcjonalnie).19. Szerokość podłokietników 140-160mm.20. Fotel wyposażony w: Uchwyt pilota zintegrowany z podłokietnikiem po obu stronach fotela, Tapicerowany podgłówek z regulacją wysokości, Wysuwany lub odchylany spod podłokietnika pulpit z uchwytem na kubek jednorazowy.21. Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg.

title: Chłodziarka do KKCz

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia + 4oC (brak możliwości zmiany nastawy temperatury).4. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C.5. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 450 pojemników z krwią.6. Szuflady stalowe na rolkach z perforacją w dnie, umożliwiającą rotację powietrza między pojemnikami z krwią, dodatkowe przegrody wewnątrz szuflad służące do separacji jednostek krwi.7. Budowa szafowa z  komorą chłodzenia o objętości od 700 do 1000  litrów.8. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 140 cm x 85 cm x 198 cm.9. Posiada podwójne drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.10. Posiada minimum 2 sztuki drzwi wewnętrznych minimalizujących wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.11. Posiada wewnętrzne oświetlenie, włączane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.12. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. 13. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED oraz przyciskami membranowymi.14. Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.15. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej.16. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.17. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury.18. Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe, zasilany bateryjnie.19. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.20. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.21. Posiada elektroniczny wskaźnik prawidłowego domknięcia drzwi.22. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB.23. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.24. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury uśrednionej.25. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach czujników oraz konieczności wymiany części zużywalnych (baterii zasilających układ alarmowy oraz silnika wentylatora skraplacza).26. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC, posiadającym stosowną deklarację

title: Chłodziarka do KKCz

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia + 4o C (brak możliwości zmiany nastawy temperatury).4. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C.5. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 200 pojemników z krwią.6. Szuflady stalowe na rolkach z perforacją w dnie, umożliwiającą rotację powietrza między pojemnikami z krwią, dodatkowe przegrody wewnątrz szuflad służące do separacji jednostek krwi, 7. Budowa szafowa z  komorą chłodzenia o objętości od 400 do 550  litrów.8. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 85 cm x 85 cm x 198 cm.9. Posiada pojedyncze drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.10. Posiada minimum 2 sztuki drzwi wewnętrznych minimalizujących wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.11. Posiada wewnętrzne oświetlenie, włączane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.12. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. 13. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED oraz przyciskami membranowymi.14. Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.15. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej lub nierdzewnej, kwasoodpornej.16. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.17. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury.18. Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe, zasilany bateryjnie.19. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.20. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.21. Posiada elektroniczny wskaźnik prawidłowego domknięcia drzwi.22. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB.23. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.24. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury uśrednionej.25. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach czujników oraz konieczności wymiany części zużywalnych (baterii zasilających układ alarmowy oraz silnika wentylatora skraplacza).26. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC, posiadającym stosowną deklarację zgodności.

title: Wytrząsarka do płytek wraz z inkubatorem - Zestaw

description: INKUBATOR1. Urządzenie będące wyrobem medycznym.2. Urządzenie fabrycznie nowe.3. Urządzenie posiadające znak CE.4. Wymiary zewnętrzne: 53 x 67 x 43 cm (szer. x wys. x gł.) ± 5%.5. Wymiary wewnętrzne: 47 x 42 x 28 cm (szer. x wys. x gł.) ± 5%.6. Waga: max 55 kg.7. Głośność: max 50 dB.8. Zużycie energii: max 1,5 kWh/dzień. 9. Zakres temperatur pracy od +20°C do +35°C.10. Wymagana temperatura pracy 22°C ± 1°C.11. Zasilanie 230V, 50-60Hz.12. Powłoka proszkowa odporna na bakterie.13. Czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej.14. Izolacja piankowa przyjazna środowisku wolna od CFC, HFC i HCFC. 15. Układ chłodzenia bez gazu chłodniczego – przyjazna środowisku pompa ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza.16. Drzwi przeszklone wyposażone w zamek, otwierane do góry i chowane w komorze urządzenia.17. Wewnętrzne zasilanie do wytrząsarki.18. Panel kontrolny umieszczony powyżej drzwi urządzenia.19. Rozbudowany mikroprocesorowy system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, obejmujący:a. wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze,b. wyświetlanie bieżącego stanu alarmowego,c. wyświetlanie nie zatwierdzonych alarmów,d. ustawienia chronione hasłem,e. alarm zasilania,f. alarm otwartych drzwi,g. alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury,h. graficzny wykres temperatury w komorze z ostatnich 24 godzin,i. awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi do 18 godzin,j. alarm niskiego poziomu baterii zasilania awaryjnego,k. kontrola i monitorowanie pracy podłączonej wytrząsarki w zakresie jej ruchu (prędkość i liczba cykli) oraz statusu połączenia,l. możliwość zgrania gromadzonych danych do pamięci USB.20. Automatyczny system stop/start zatrzymujący wytrząsarkę w momencie otwarcia drzwi i automatycznie przywracającej prace po zamknięciu drzwi.21. Tarczkowy rejestrator temperatury:a. bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk,b. zakres 0° do +35°C,c. napęd elektroniczny,d. back up baterii zapewniający ciągłe działanie, e. przyciski membranowe umożliwiające zmianę tarczki i kalibrację,f. wskaźnik naładowania baterii,g. czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej.KOMPATYBILNA WYTRZĄSARKA1. Pojemność: 7 pojemników na płytki krwi z aferezy lub 15 pojemników na płytki krwi z krwi pełnej.2. Zasilanie 230V, 50-60Hz.3. Zużycie energii: max 0,3 kWh/dzień.4. Głośność: max 50 dB.5. Przycisk ON/OFF.6. Alarm dźwiękowy i wizualny braku zasilania oraz braku ruchu.7. Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu alarmowego do 2 godzin.8. Wykonawca zapewnia podłączenie urządzenia do systemu  monitorowania temperatury (urządzenie posiada port do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury) na własny koszt.9. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.10.  Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.11. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.12. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim  oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.13. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.14.  W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego.15. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.16. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. 17. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z    naprawianym w okresie gwarancyjnym.

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2022.3. Zasilanie trójfazowe 400 V, 50 Hz.4. Pojemność wirówki 12 x 750 ml.5. Rotor wychylny, umieszczony bezpośrednio w komorze wirówki bez konieczności stosowania dodatkowej pokrywy. Żywotność rotora min. 30 000 cykli.6. Siła wirowania min. 6000 x g.7. Komora wirowania umożliwiająca pracę w zakresie temperatur od 0°C do + 40°C.8. Możliwość zaprogramowania min. 40 kompletnych programów wirowania, które nie ulegają utraceniu w przypadku braku zasilania.9. Brak utraty pamięci wewnętrznej w przypadku braku zasilania.10. Poziom głośności poniżej 63 dB przy maksymalnej prędkości i zaoferowanym wyposażeniu.11. Sterowanie siłą przyspieszenia i hamowania.12. Posiada alarm nie wyważenia (akustyczny i wizualny w formie komunikatu graficznego).13. Posiada system umożliwiający otwarcie pokrywy podczas braku zasilania.14. Czujnik nie wyważenia min. 50 g.15. Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia.16. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości obrotowej.17. Zabezpieczenie wirówki przed możliwością wirowania w przydatku źle wyważonych tubusów.18. Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika.19. Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku o współczynniku GWP poniżej 2500.20. Pobór powietrza chłodzącego wymiennik ciepła z przodu urządzenia.21. Panel kontrolny (lub panele kontrolne) łatwy w obsłudze i dostępie, umieszczony z przodu urządzenia, z wyświetlaczem pokazującym najważniejsze parametry wirowania (czas wirowania, prędkość obrotowa, temperatura, wartość przyspieszenia i hamowania), prosta zmiana programów ich ustawienia z funkcją zapamiętywania.22. Ponadto wyposażenie obejmuje:      -  Czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128,       -  Oprogramowanie do obsługi wirówki w języku polskim, zapewniające transmisję danych do sytemu Bank Krwi a w przypadku zmiany systemu podłączenie urządzenia do nowego systemu na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji,     -  Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazania danych do komputera,     -  Komputer klasy PC wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszką, z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym minimum WIN 10 professional lub równoważnym. Za parametry  równoważności określa się pełną zgodność z Active Directory oraz możliwość instalacji oprogramowania dedykowanego dla systemów operacyjnych rodziny Microsoft. Minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 120 GB HDD/SSD. Procesor nie gorszy niż Intel Core i7 10th gen lub równoważny. Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark, LAN 10/100/1000Mbps, posiadający wyprowadzony na zewnątrz obudowy port RS 232. 23. Do urządzenia dołączony komplet naczyń i wkładów wirowniczych do wirowania 12 pojemników z krwią, wkłady lekkie z przegrodą umożliwiające załadunek na zewnątrz wirówki przystosowane do różnych systemów pojemników do krwi. Żywotność tubusów nie mniej niż 30.000 cykli (dla prędkości 4000 RPM). Dodatkowo wyposażone w komplet elementów tarujących. 24. Urządzenie kompatybilne w zakresie stosowanych plastikowych adapterów na pojemniki z krwią z posiadanymi wirówkami Rotosilenta 630RS firmy Hettich. 25. Zapewnia transmisję danych dotyczących przebiegu procesu wirowania, a komputerem (oferta obejmuje wszelkie niezbędne do tego celu elementy z ewentualnym oprogramowaniem). Koszty podłączenia transmisji do systemu komputerowego Bank Krwi użytkowanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. W przypadku zmiany systemu koszty podłączenia urządzenia do nowego systemu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.26. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.

title: Wirówka laboratoryjna stołowa

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2022.3. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 44 cm x 55 cm x 39 cm.4. Maksymalna masa bez rotorów 40 kg +/- 5%.5. Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm. 6. Przyspieszenie 3300 xg +/- 5%.7. Urządzenie posiada efektywny systemem wentylacji.8. Urządzenie posiada programowanie prędkości obrotowej i RPM, czasu wirowania.9. Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF.10. Urządzenie posiada kontrolę niewyważenia wirnika. 11. Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 30 s do 99 min, skok co 30sek.12. Obroty RPM regulowane w zakresie od 100 do 4500, skok max 100 RPM.13. Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem.14. Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji.15. Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika.16. Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora.17. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania.18. Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii.19. Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie. 20. Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem.21. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD.22. Wirówka wyposażona w rotor wychyłowy na probówki o wymiarach 13 x 82 mm i 16 x 106 mm. Minimalna liczba obu wielkości probówek 30sztuk. 23. Rotor oraz pojemniki  metalowe na probówki , kompletne z możliwością autoklawowania.24. Wymiana rotoru we własnym zakresie przez użytkownika wirówki.25. Urządzenie posiadające możliwość zastosowania:       -rotoru horyzontalnego na płytki titracyjne lub bloki o RCF min. 2600xg,        -rotoru horyzontalnego z pojemnikami 4x200ml, RCF min 3300xg,        -rotor kątowy z pojemnikami na probówki 25ml, min 12 szt, RCF min 2600.26. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.27. Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci.28. Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności.29. Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101.

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe.3. Zapewnia automatyczną kalibrację i program kontroli prawidłowości ważenia przed rozpoczęciem pracy. W przypadku gdy wskazanie wagi różni się o +/- 1% od wartości wymaganej wagomieszarka nie pozwala na kontynuowanie pracy.4. Zapewnia automatyczne tarowanie przed pobraniem krwi.5. Wyświetla komunikaty w języku polskim.6. Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący: aktualną objętość pobranej krwi, aktualny czas trwania donacji i całkowity czas po jej zakończeniu oraz datę i godzinę.7. Umożliwia programowanie objętości krwi przed pobraniem.8. Zapewnia ciągłe monitorowanie oraz wyświetlanie aktualnie pobranej objętości krwi oraz aktualnego czasu trwania donacji.9.  Częstotliwość mieszania (nie mniejsza niż 10 cykli na minutę do minimum 30 cykli na minutę) i głęboki kąt wychylenia szalki w celu dokładnego mieszana z antykoagulantem. Cykl mieszania musi rozpoczynać się po napłynięciu ok. 10 ml krwi do pojemnika. Urządzenie musi zapewniać ważenie z dokładnością nie mniejszą niż 3 gramy. Czas przerwy w cyklu mieszania nie może przekraczać 2 sekund. Krew musi być mieszana w każdej fazie donacji, zarówno w trakcie kiedy napływa do pojemnika, jak też po automatycznym zamknięciu zacisku w czasie pobierania próbek po donacji. Ruch szalki prostopadle do zacisku. 10. Wyposażona w alarm akustyczny i wizualny w przypadku: nieprawidłowego przepływu krwi (możliwość programowania poziomów alarmowych przepływu krwi od 10 do 60 ml/min.), przedłużonego czasu poboru (możliwość programowania czasu) oraz braku drenu w zacisku.11. Sygnalizuje alarmem dźwiękowym i wizualnym zakończenie donacji.12. Wyposażona w automatyczny zawór zamykający dopływ krwi do pojemnika kolekcyjnego po pobraniu żądanej objętości krwi, o budowie uniemożliwiającej wyjęcie drenu kolekcyjnego z zaworu podczas donacji. Zawór musi być umieszczony centralnie aby umożliwiać wykorzystanie wagomieszarki z obu stron.13. Przystosowanie do wszystkich dostępnych na rynku zestawów pojemników do pobierania krwi.14. Wagomieszarka wyposażona w czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128 oraz walizkę transportową jednocześnie służącą jako stolik pod wagomieszarkę.15. Zapewnia zabezpieczenie w programie określonej kolejności czytania kodów dla dawcy, użytkownika pojemnika, probówek wyróżnionych flagami (min. 5 probówek), blokada przejścia do następnego kroku w procesie poboru krwi w przypadku gdy nastąpi zaczytanie nieprawidłowego kodu lub nieprawidłowej kolejności.16. Umożliwia porównanie zaczytanych kodów donacji z pojemnika i z probówek oraz zabezpieczenie przez pobraniem próbek krwi w probówki oklejone niewłaściwymi kodami.17. Zasilanie akumulatorowe i sieciowe (wydajny system zasilania bateryjnego, minimum 8 godz. pracy na jednym komplecie akumulatorów w trybie bez transmisji danych i co najmniej 3 godziny w trybie z transmisja danych.18. Urządzenie wyposażone w zgrzewarkę ręczną:        -  rozkładanie głowicy zgrzewającej do czyszczenia bez użycia narzędzi,       - zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach do pobierania krwi bez konieczności regulacji urządzenia,       - czas zgrzewania do 3s,       - zgrzewy z perforacją umożliwiającą separację bez użycia ostrych narzędzi,        - automatyczne inicjowanie procesu zgrzewania drenów po umieszczeniu drenu w głowicy i zaciśnięciu głowicy,            - co najmniej wizualny alarm sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelności.19. Panel sterujący umocowany na wysokości umożliwiającej obsługę urządzenia w pozycji pionowej bez konieczności pochylania się nad wagomieszarką.20. Wyświetlacz skierowany w kierunku dawcy informujący go o stopniu zaawansowania donacji i o spadku przepływu lub inne rozwiązania informujące o spadku przepływy i stopniu zaawansowania donacji – mobilizujące dawcę do pracy ręką.21. Oprogramowanie zarządzające pracą wagomieszarki umożliwiające transfer danych bezpośrednio z wagomieszarki

description: 1. Posiada znak CE2. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Fotel wielofunkcyjny przeznaczony dla krwiodawców do poboru krwi, transfuzji składników krwi.4. Fotel wielofunkcyjny 3 segmentowy z elektryczną regulacją: wysokości, segmentów pleców, siedziska, podudzia, Trendelenburga, pozycji wyjściowej, podpórki stóp               uzyskiwane za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym. Pilot ręczny z sygnalizacją włączenia do sieci.5. Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję powierzchni opartej na preparatach benzaldehydowych i nie zawierających fenoli na bazie alkoholu. Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Podstawa fotela oraz elementy sterujące pod siedziskiem zabudowane osłonami z tworzywa ABS.6. Długość leża: 2100 mm (+/- 50 mm), szerokość leża 600 mm (+/- 30 mm), szerokości leża łącznie z podłokietnikami 870 mm (+/- 30 mm).7. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 530mm do 890mm (± 30 mm).8. Elektryczna regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: min. 750.9. Elektryczna regulacja segmentu nożnego w zakresie: min. 450.  10. Jednoczesna i niezależna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu nóg.11. Elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie: min. 0-150.  12. Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. innym kolorem przycisku): 150 (± 50).13. Elektryczna pozycja wyjściowa uzyskiwana po naciśnięciu jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie przewodowym z max. uniesionym segmentem pleców i max. opuszczonym segmentem nóg – pozycja ułatwiająca dawcy wejście i opuszczenie fotela.14. Fotel przejezdny, zaopatrzony w 4 koła o średnicy min. 100 mm z centralną blokadą min. 2 kół, dźwignia blokady dostępna z obu stron fotela za plecami dawcy.15. Elektrycznie regulowane oparcie stóp (wykonane z płyty HPL) w zakresie min. 150 mm z pilota przewodowego. 16. Materac leża piankowy 2 – segmentowy, tapicerowany, składający się z segmentu pleców oraz segmentu długiego (segment siedziska oraz segment nożny połączony). Materac segmentu pleców profilowany o grubości 10 – 12 cm Materac długi o grubości 8 – 9 cm odpinany bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, umożliwiający łatwe dotarcie do segmentów fotela oraz spodniej części materaca w celu mycia i dezynfekcji.17. Tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych potwierdzonych certyfikatem, odpornego na dezynfekcje, łatwozmywalna.18. Fotel wyposażony w dwa zdejmowane, tapicerowane podłokietniki z regulacją:  Wysokości min 100 mm, Kąta odchylenia w poziomie w zakresie min. +/- 100O, Kąta odchylenia w pionie w zakresie min. +/- 15O,  Odchylenia do góry o kąt min. 90O, Zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnej regulacji segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawień przez personel, W górnej części uchwyt na podkład bibułowo-foliowy o szerokości 50cm (opcjonalnie).19. Szerokość podłokietników 140-160mm20. Fotel wyposażony w: Uchwyt pilota zintegrowany z podłokietnikiem po obu stronach fotela, Tapicerowany podgłówek z regulacją wysokości, Wysuwany lub odchylany spod podłokietnika pulpit z uchwytem na kubek jednorazowy.21. Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg

title: Chłodziarka do KKCz

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia + 4o C (brak możliwości zmiany nastawy temperatury).4. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C.5. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 450 pojemników z krwią.6. Szuflady stalowe na rolkach z perforacją w dnie, umożliwiającą rotację powietrza między pojemnikami z krwią, dodatkowe przegrody wewnątrz szuflad służące do separacji jednostek krwi.7. Budowa szafowa z  komorą chłodzenia o objętości od 350 do 400  litrów.8. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 70 cm x 80 cm x 195 cm.9. Posiada podwójne drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.10. Posiada minimum 2 sztuki drzwi wewnętrznych minimalizujących wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.11. Posiada wewnętrzne oświetlenie, włączane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.12. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. 13. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED oraz przyciskami membranowymi.14. Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.15. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej.16. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.17. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury.18. Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe, zasilany bateryjnie.19. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.20. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.21. Posiada elektroniczny wskaźnik prawidłowego domknięcia drzwi.22. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB.23. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.24. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury uśrednionej.25. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach czujników oraz konieczności wymiany części zużywalnych (baterii zasilających układ alarmowy oraz silnika wentylatora skraplacza).26. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC, posiadającym stosowną deklarację zgodności.

title: Chłodziarka do KKCz

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia + 4o C (brak możliwości zmiany nastawy temperatury).4. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C.5. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 450 pojemników z krwią.6. Przechowywanie krwi w pozycji zawieszonej na rusztowych półkach z haczykami.7. Budowa szafowa z  komorą chłodzenia o objętości od 700 do 1000  litrów.8. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 140 cm x 85 cm x 198 cm.9. Posiada podwójne drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.10. Posiada minimum 2 sztuki drzwi wewnętrznych minimalizujących wzrost temperatury wewnątrz urządzenia (opcjonalnie).11. Posiada wewnętrzne oświetlenie, włączane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.12. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. 13. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED oraz przyciskami membranowymi.14. Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.15. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej.16. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.17. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury.18. Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe, zasilany bateryjnie.19. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.20. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.21. Posiada elektroniczny wskaźnik prawidłowego domknięcia drzwi.22. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB.23. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.24. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury uśrednionej.25. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach czujników oraz konieczności wymiany części zużywalnych (baterii zasilających układ alarmowy oraz silnika wentylatora skraplacza).26. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC, posiadającym stosowną deklarację zgodności.

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Budowa szafowa z dwoma komorami chłodzenia o objętości użytkowej od 470 – do 485 litrów (całość), zamykaną na klucz, dwojgiem drzwi zewnętrznych o układzie góra-dół. 4. Każda z komór mrożenia wyposażona w:a. uchwyt drzwi przystosowany do montażu kłódki,b. stalowe półki ażurowe z regulacją wysokości zawieszenia (3 szt.),c. zestaw dedykowanych, pochodzących od producenta pojemników z tworzywa sztucznego wypełniających całkowicie dostępną przestrzeń użytkową (6 szt. pojemników – po 2 szt. na każdej z półek),d. fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy nie mniejszej niż 30 mm,e. otwór odpływowy w dnie z wyprowadzeniem na zewnątrz urządzenia.5. Umożliwia przechowywanie zamrożonego osocza w przedziale temperaturowym od - 25 oC do – 40oC, z dokładnością regulacji temperatury +/- 1 oC. (temperatura programowana indywidualnie dla każdej z 2 komór mrożenia).6. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED.7. Wymagane zabezpieczenia i alarmy:a. wizualny i akustyczny alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury,• alarm ustawiany niezależnie dla każdej komory,• możliwość regulacji progów w przedziale od ±5°C do ±15°C,• regulowany czas zwłoki (od 0 do 15 minut od chwili przekroczenia ustawionego progu alarmowego),b. wizualny i akustyczny alarm zaniku napięcia,c. wskaźnik zużycia baterii zasilającej układ alarmowy,d. funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów.8. Wyposażone w dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego.9. Posiada funkcję blokady klawiatury zapobiegającą przypadkowej zmianie nastaw.10.  Posiada wskaźnik zużycia baterii zasilającej układ alarmowy.11.  Wbudowany zamek na klucz (blokada dostępu do obydwu komór jednocześnie).12.  Wymiary zewnętrzne nie przekraczają zakresu: 79-83 cm x 75-80 cm x 180-185 cm (szer. x głęb. x wys.).13.  Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub stali malowanej na biało.14.  Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie.15.  System chłodzenia okołokomorowy z naturalnymi węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi.16.  Wyposażony w energooszczędne kompresory inwerterowe o zmiennej prędkości działania.17.  Wskazane posiadanie systemu automatycznej diagnostyki do szybkiej identyfikacji przyczyn usterek.18.  Maksymalny poziom generowanego hałasu: 40dB (±2dB).19.  Zasilane prądem zmiennym 230V/50Hz.20.  Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury. Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy minimum 30 mm oraz styki bezpotencjałowe NO/NC.

title: Wytrząsarka do płytek wraz z inkubatorem - zestaw

description: INKUBATOR1. Urządzenie będące wyrobem medycznym.2. Urządzenie fabrycznie nowe.3. Urządzenie posiadające znak CE.4. Wymiary zewnętrzne: 65 x 75 x 65 cm (szer x wys x gł) ± 5%5. Wymiary wewnętrzne: 60 x 50 x 50 cm (szer x wys x gł) ± 5%.6. Waga: max 65 kg.7. Głośność: max 50 dB.8. Zużycie energii: max 1,5 kWh/dzień. 9. Zakres temperatur pracy od +20°C do +35°C10. Wymagana temperatura pracy 22°C ± 1°C.11. Zasilanie 230V, 50-60Hz.12. Powłoka proszkowa odporna na bakterie.13. Czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej.14. Izolacja piankowa przyjazna środowisku wolna od CFC, HFC i HCFC. 15. Układ chłodzenia bez gazu chłodniczego – przyjazna środowisku pompa ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza.16. Drzwi przeszklone wyposażone w zamek, otwierane do góry i chowane w komorze urządzenia.17. Wewnętrzne zasilanie do wytrząsarki.18. Panel kontrolny umieszczony powyżej drzwi urządzenia.19. Rozbudowany mikroprocesorowy system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, obejmujący:a. wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze,b. wyświetlanie bieżącego stanu alarmowego,c. wyświetlanie nie zatwierdzonych alarmów,d. ustawienia chronione hasłem,e. alarm zasilania,f. alarm otwartych drzwi,g. alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury,h. graficzny wykres temperatury w komorze z ostatnich 24 godzin,i. awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi do 18 godzin,j. alarm niskiego poziomu baterii zasilania awaryjnego,k. kontrola i monitorowanie pracy podłączonej wytrząsarki w zakresie jej ruchu (prędkość i liczba cykli) oraz statusu połączenia,l. możliwość zgrania gromadzonych danych do pamięci USB.20. Automatyczny system stop/start zatrzymujący wytrząsarkę w momencie otwarcia drzwi i automatycznie przywracającej prace po zamknięciu drzwi.21. Tarczkowy rejestrator temperatury:a. bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk,b. zakres 0° do +35°C,c. napęd elektroniczny,d. back up baterii zapewniający ciągłe działanie, e. przyciski membranowe umożliwiające zmianę tarczki i kalibrację,f. wskaźnik naładowania baterii,g. czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej.KOMPATYBILNA WYTRZĄSARKA1. Pojemność: 16 pojemników z aferezy lub 48 pojemników standardowych.2. Zasilanie 230V, 50-60Hz.3. Zużycie energii: max 0,3 kWh/dzień.4. Głośność: max 50 dB.5. Przycisk ON/OFF.6. Alarm dźwiękowy i wizualny braku zasilania oraz braku ruchu.7. Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu alarmowego do 2 godzin.8. Wykonawca zapewnia podłączenie urządzenia do systemu  monitorowania temperatury (urządzenie posiada port do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury) na własny koszt..9. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.10.  Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.11. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.12. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim  oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.13. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.14.  W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego.15. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.16. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. 17. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z  naprawianym w okresie gwarancyjnym.

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2022.3. Zasilanie trójfazowe 400 V, 50 Hz.4. Pojemność wirówki 12 x 750 ml.5. Rotor wychylny, umieszczony bezpośrednio w komorze wirówki bez konieczności stosowania dodatkowej pokrywy. Żywotność rotora min. 30 000 cykli.6. Siła wirowania min. 6000 x g.7. Komora wirowania umożliwiająca pracę w zakresie temperatur od 0°C do + 40°C.8. Możliwość zaprogramowania min. 40 kompletnych programów wirowania, które nie ulegają utraceniu w przypadku braku zasilania.9. Brak utraty pamięci wewnętrznej w przypadku braku zasilania.10. Poziom głośności poniżej 63 dB przy maksymalnej prędkości i zaoferowanym wyposażeniu.11. Sterowanie siłą przyspieszenia i hamowania.12. Posiada alarm nie wyważenia (akustyczny i wizualny w formie komunikatu graficznego).13. Posiada system umożliwiający otwarcie pokrywy podczas braku zasilania.14. Czujnik nie wyważenia min. 50 g.15. Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia.16. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości obrotowej.17. Zabezpieczenie wirówki przed możliwością wirowania w przydatku źle wyważonych tubusów.18. Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika.19. Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku o współczynniku GWP poniżej 2500.20. Pobór powietrza chłodzącego wymiennik ciepła z przodu urządzenia.21. Panel kontrolny (lub panele kontrolne) łatwy w obsłudze i dostępie, umieszczony z przodu urządzenia, z wyświetlaczem pokazującym najważniejsze parametry wirowania (czas wirowania, prędkość obrotowa, temperatura, wartość przyspieszenia i hamowania), prosta zmiana programów ich ustawienia z funkcją zapamiętywania.22. Ponadto wyposażenie obejmuje:-  Czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128,-  Oprogramowanie do obsługi wirówki w języku polskim, zapewniające transmisję danych do sytemu Bank Krwi a w przypadku zmiany systemu podłączenie   urządzenia do nowego systemu na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji, -  Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazania danych do komputera,-  Komputer klasy PC wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszką, z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym minimum WIN 10 professional lub równoważnym. Za parametry  równoważności określa się pełną zgodność z Active Directory oraz możliwość instalacji oprogramowania dedykowanego dla systemów operacyjnych rodziny Microsoft. Minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 120 GB HDD/SSD. Procesor nie gorszy niż Intel Core i7 10th gen lub równoważny. Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark, LAN 10/100/1000Mbps, posiadający wyprowadzony na zewnątrz obudowy port RS 232.23. Do urządzenia dołączony komplet naczyń i wkładów wirowniczych do wirowania 12 pojemników z krwią, wkłady lekkie z przegrodą umożliwiające załadunek na zewnątrz wirówki przystosowane do różnych systemów pojemników do krwi. Żywotność tubusów nie mniej niż 30.000 cykli (dla prędkości 4000 RPM). Dodatkowo wyposażone w komplet elementów tarujących. 24. Urządzenie kompatybilne w zakresie stosowanych plastikowych adapterów na pojemniki z krwią z posiadanymi wirówkami Rotosilenta 630RS firmy Hettich. 25. Zapewnia transmisję danych dotyczących przebiegu procesu wirowania, a komputerem (oferta obejmuje wszelkie niezbędne do tego celu elementy z ewentualnym oprogramowaniem). Koszty podłączenia transmisji do systemu komputerowego Bank Krwi użytkowanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. W przypadku zmiany systemu koszty podłączenia urządzenia do nowego systemu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

title: Automatyczna prasa do preparatyki krwi

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie będące wyrobem medycznym.3. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji  2022.4. Urządzenie z napędem elektrycznym. 5. Automatyczna prasa stanowi samodzielne i niezależne stanowisko pracy.6. Automatyczna prasa umożliwiająca preparatykę krwi pełnej pobranej do różnych typów pojemników (góra-góra, góra-dół, także ze zintegrowanymi filtrami in-line) w konfiguracji potrójnej jak i poczwórnej, wszystkich producentów oferujących pojemniki w Polsce.7. Możliwość wykonania preparatyki na bazie podstawowych składników krwi, tj. np. produkcji zlewanych KKP.8. Oprogramowanie automatycznej prasy oraz system komputerowy w języku polskim.9. Krótki czas rozdziału krwi pełnej po odwirowaniu, pobranej do wszystkich typów pojemników, w tym z filtrem in-line do KKCz (nie więcej niż 3 minuty).10. Urządzenie wyposażone w system automatycznego otwierania króćców (pojemnika macierzystego, pojemnika na KKCz i pojemnika z płynem wzbogacającym).11. Urządzenie posiada funkcję dodawania roztworu wzbogacającego do KKCz w trybie automatycznym w sposób kontrolowany.12. Automatyczna prasa wyposażona w automatycznie (bez ingerencji operatora) zamykane i otwierane drzwiczki pozwalające na łatwe zawieszenie pojemnika z  odwirowaną krwią bez ryzyka jego wstrząśnięcia.13.  Urządzenie wyposażone w co najmniej 5 głowic zgrzewających, umożliwiających wykonywanie zgrzewów w trybie automatycznym. Cztery głowice są umieszczone        powyżej pojemnika z krwią pełną i jedna poniżej. Zgrzewy szerokie z perforacją umożliwiającą łatwe rozdzielenie drenów bez użycia narzędzi.14. Urządzenie wyposażone w wagi (trzy oddzielne) do pomiaru mas otrzymywanych składników krwi z funkcją przekazywania do systemu komputerowego wagi netto  bądź brutto.15. Urządzenie wyposażone w trzy niezależne ruchome elementy odpowiedzialne za rozdział krwi pełnej po odwirowaniu.16.  Automatyczny test podzespołów prasy, po jej włączeniu. Automatyczna prasa posiada program codziennej kontroli wag, umożliwiający wizualizację otrzymanych wyników, generowanie raportów i ich drukowanie (przy współpracy z systemem komputerowym).17.  Waga osocza z funkcją odpowietrzania pojemnika z osoczem.18.  Urządzenie posiada automatyczne sprawdzanie poprawności umieszczenia drenów zestawu w poszczególnych zaciskach głowic zgodnie z wybranym programem,         przed uruchomieniem procedury separacji.19.  Kolorowy wyświetlacz LCD informujący o aktualnym etapie procesu separacji i wskazujący ewentualne nieprawidłowość (np. brak umieszczenia drenu w głowicy). 20.  Kontrola przebiegu separacji przez zespół czujników optycznych umieszczonych w prasach (co najmniej 8) i głowicach (co najmniej w dwóch).21.  Automatyczna prasa wyposażona w trwałą pamięć, umożliwiającą przechowanie danych z min. 1000 ostatnich procedur rozdziału krwi w przypadku braku   komunikacji z komputerem. 22.  Urządzenie posiada funkcję bezprzewodowego przesyłania danych do obsługującego je systemu komputerowego. W przypadku chwilowej utraty komunikacji z        systemem, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gromadzenia danych i automatycznie przesyła je po wznowieniu połączenia.23.  Komplet zawiera wszystkie podzespoły niezbędne do uruchomienia transmisji bezprzewodowej z automatycznej prasy do komputera.24.  Możliwość wprowadzenia minimum 30 programów separacji, które nie ulegną utracie po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.25.  Możliwość samodzielnego tworzenia lub dostosowywania programów separacji (regulacji objętości kożuszka leukocytarno-płytkowego) w zależności od potrzeb przez  użytkownika, bez ingerencji serwisu.26.  Automatyczna prasa wyposażona w czytnik kodów kreskowych - skaner umożliwiający wprowadzenie danych: numer donacji, identyfikator osoby wykonującej        preparatykę (kod operatora), kod algorytmu produkcji (lub kod wynikowy) do pamięci urządzenia za pośrednictwem kodów kreskowych typu  ISBT128             (obowiązujących).27.  Oprogramowanie obsługują

description: 1. Urządzenie służące do suchego rozmrażania osocza, tj. bez użycia wody jako nośnika ciepła.2. Urządzenie umożliwiające rozmrażanie do temp. 37°C przy stałej kontroli temperatury przy łagodnym mieszaniu zapewniającym uzyskanie jednakowego rozkładu temperatury w całym pojemniku.3. Urządzenie umożliwiające rozmrażanie jednorazowo od 1 do 4 pojemników osocza  o różnej objętości – czas rozmrażania do 45min.      4. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 20225. Urządzenie posiada znak CE. 6. Urządzenie wyposażone w alarm akustyczny i wizualny.7. Urządzenie wyposażone w drukarkę umożliwiającą wydruk protokołów będących dokumentacją przebiegu procesu rozmrażania, testu urządzenia, komunikatów o błędach. Dołączony pakiet startowy rolek papieru minimum 30 sztuk.8. Urządzenie wyposażone w rynienkę ze stali nierdzewnej zbierającej w razie potrzeby rozlane osocze z pękniętego pojemnika.9. Urządzenie wyposażone w system samokontroli i UPS, brak potrzeby kontrolowania czasu

title: Chłodziarka laboratoryjna

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia.4. Pojemność komory 450-500 litrów.5. Maksymalne wymiary zewnętrzne z uwzględnieniem wszystkich wystających elementów:a. szerokość: 690 mmb. głębokość 750 mmc. wysokość 2020 mm6. Minimalne wymiary wewnętrzne:a. szerokość: 570 mmb. głębokość 540 mmc. wysokość 1350 mm7. Zakres ustawiania temperatury od +2°C do +8°C.8. Energooszczędny kompresor inwerterowy z automatycznie regulowaną prędkością pracy.9. Ekologiczne węglowodorowe czynniki chłodnicze.10. Wymuszona cyrkulacja powietrza.11. System automatycznego odszraniania.12. Obudowa ze stali lakierowanej .13. Drzwi zewnętrzne pełne (nie witrynowe) uchylne, wyposażone w mechanizm samoczynnego domykania.14. Zamek na klucz.15. Półki szklane/metalowe pełne, z możliwością zmiany wysokości zamocowania.16. Panel sterowania z kolorowym, obsługiwanym dotykowo wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej co najmniej 5 cali.17. Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych. Możliwość podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do wbudowanego w drzwi portu USB.18. Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy hasła użytkownika. 19. Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi.20. Niezależny termostat zapobiegający zamarzaniu prób.21.  Bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku przerwy w dopływie prądu. Podgląd stanu naładowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania.22.  Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania.23. Wnętrze oświetlane diodami LED.24. Kompresor ulokowany poniżej komory chłodzenia.25. Fabrycznie wykonany port kablowy umożliwiający wprowadzenie do komory dodatkowych zewnętrznych przyrządów pomiarowych.26. Urządzenie wyposażone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie

title: Chłodziarka laboratoryjna

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.3. Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia.4. Pojemność komory  od 300 do 500 litrów.5. Maksymalne wymiary zewnętrzne z uwzględnieniem wszystkich wystających elementów nie mogą przekroczyć następujących wartości:a. szerokość: 620 mm,b. głębokość 740 mm,c. wysokość 2020 mm.6. Minimalne wymiary zewnętrzne:a. szerokość: 600 mm,b. głębokość 680 mm,c. wysokość 1800 mm.7. Zakres ustawiania temperatury od +2°C do +8°C.8. Energooszczędny kompresor inwerterowy z automatycznie regulowaną prędkością pracy.9. Ekologiczne węglowodorowe czynniki chłodnicze.10. Wymuszona cyrkulacja powietrza.11. System automatycznego odszraniania.12. Obudowa ze stali lakierowanej.13. Drzwi zewnętrzne uchylne, witrynowe, wyposażone w mechanizm samoczynnego domykania.14. Zamek na klucz.15. Urządzenie wyposażone w co najmniej 5 półek rusztowych ze stali nierdzewnej.16. Panel sterowania z kolorowym, obsługiwanym dotykowo wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej co najmniej 5 cali.17. Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych. Możliwość podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do wbudowanego w drzwi portu USB.18. Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy hasła użytkownika. 19. Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi.20. Niezależny termostat zapobiegający zamarzaniu prób.21. Bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku przerwy w dopływie prądu. Podgląd stanu naładowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania.22. Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania.23. Wnętrze oświetlane diodami LED.24. Kompresor ulokowany poniżej komory chłodzenia.25. Fabrycznie wykonany port kablowy umożliwiający wprowadzenie do komory dodatkowych zewnętrznych przyrządów pomiarowych.26. Urządzenie wyposażone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie.

title: Wirówka laboratoryjna stołowa

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji: 2022 rok.3. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 44 cm x 55 cm x 39 cm.4. Maksymalna masa bez rotorów 40 kg +/- 5%.5. Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm. 6. Przyspieszenie 3300 xg +/- 5%.7. Urządzenie posiada efektywny systemem wentylacji.8. Urządzenie posiada programowanie prędkości obrotowej RPM, czasu wirowania.9. Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF.10. Urządzenie posiada kontrolę niewyważenia wirnika. 11. Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 30 s do 99 min, skok co 30 sekund.12. Obroty RPM regulowane w zakresie od 100 do 4500, skok max 100 RPM.13. Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem.14. Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji.15. Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika.16. Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora.17. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania.18. Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii.19. Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie. 20. Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem.21. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD.22. Wirówka wyposażona w rotor wychyłowy na probówki o wymiarach 13 x 75 mm i 16 x 100 mm. Minimalna liczba obu wielkości probówek 30 sztuk. 23. Rotor oraz pojemniki metalowe na probówki, kompletne z możliwością autoklawowania.24. Wymiana rotoru we własnym zakresie przez użytkownika wirówki.25. Urządzenie posiadające możliwość zastosowania:       - rotoru horyzontalnego na płytki titracyjne lub bloki o RCF min. 2600 x g,       - rotoru horyzontalnego z pojemnikami 4x200 ml, RCF min 3300 x g,       - rotor kątowy z pojemnikami na probówki 25 ml, min 12 szt, RCF min 2600,26. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.27. Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci.28. Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności.29. Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101.

title: Kontener chłodniczy mobilny z wyposażeniem do przewozu krwi i jej składników 50-60 l

description: 1. Posiada znak CE2. Urządzenie fabrycznie nowe.3. Obudowa pojemnika wielowarstwowa. Obudowa zewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego, wewnątrz materiał izolacyjny o niskim współczynniku przewodzenia ciepła.4. Pojemność całkowita: 55 l.  (+/- 5%),5. Waga pojemnika maks. do 35 kg,  6. Maksymalny pobór prądu 10 A przy napięciu 12 V a przy napięciu 24 V 5 A, 7. Napięcie zasilania: DC 12 i 24 Volt oraz AC 110-240 Volt , 8. Zakres temperatur komory transportowej: - 25°C/+35°C (+/- 5°C ),  9. System chłodniczy: kompresorowy, 10. System ogrzewania: grzałka elektryczna. 11. Wymagany kabel sieciowy o długości minimum 10 m. z adapterem do podłączenia 12/24V w komplecie12. Pojemnik wyposażony dodatkowo w autonomiczne źródło zasilania – akumulator/baterię – możliwa  praca urządzenia w zadanej temperaturze oraz jej rejestracji bez dostępu  źródła prądu przez minimum 6 h lub w zewnętrzny akumulator, z zastrzeżeniem, że umożliwia on pracę bez konieczności podłączenia do dodatkowego źródła zasilania AC/DC wraz z urządzeniem (prostownikiem) do ładowania zewnętrznego w komplecie.13. Zakres temperatur komory transportowej: umożliwiający transport w temperaturze regulowanej z wykorzystaniem  wbudowanego panelu regulacyjnego,  14. System chłodniczy: kompresorowy, 15. Wyposażony w system zamknięcia , zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem,16. Wbudowany rejestrator temperatury z zasilaniem bateryjnym pracującym także bez zasilania podstawowego AC/DC, wyposażony w dwa czujniki temperatury dowolnie konfigurowalne do pracy w powietrzu lub glicerolu.17. Możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika.18. Rozdzielczość pomiaru 0,1  °C , 19. Gniazdo umożliwiające przesłanie lub pobrania danych przez złącze USB lub bezprzewodowo celem własnego ich własnego wydruku i wglądu do historii temperatury i temperatury w czasie rzeczywistym podczas transportu lub użytkowania stacjonarnego oraz opcjonalnie akceptowalna  zewnętrzna drukarka w standardzie. 20. Format przesyłu danych, o których mowa w pkt 18 musi zapewniać ich odczyt, zapis i archiwizację w oparciu o urządzenia powszechnie używane przez zamawiającego, co najmniej obsługiwane w oparciu o system Windows.21. Rejestrator temperatury z zasilaniem bateryjnym pracującym bez zasilania podstawowego, wyposażony w dwa czujniki temperatury dowolnie konfigurowalne do pracy w powietrzu lub glicerolu, kompatybilne z systemem monitoringu zainstalowanym u Zamawiającego.22. Możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika.23. Błąd pomiaru max 0,5 °C ,

title: Kontener chłodniczy mobilny z wyposażeniem do przewozu krwi i jej składników 80-90 l

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie fabrycznie nowe.3. Obudowa pojemnika wielowarstwowa. Obudowa zewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego, wewnątrz materiał izolacyjny o niskim współczynniku przewodzenia ciepła.4. Pojemność całkowita: 85 l  (+/- 10 %).5. Waga pojemnika maks. do 45 kg.  6. Maksymalny pobór prądu 25 A dla zasilania DC przy napięciu 12 V.7. Wymagane zasilanie AC/DC przy czym dla zasilania DC wymagane napięcie zasilania DC 12 Volt jako dodatkowa opcja akceptowalne zasilanie także 24 Volt przy czym  dla zasilania AC  napięcie 230 Volt i 50 Hz.8. Zakres temperatur komory transportowej :- 30oC /+ 35oC (+/-5oC). 9. Wymagany kabel sieciowy o długości minimum 10 m. z adapterem do podłączenia 12 V oraz opcjonalnie 24 V w komplecie.10. Pojemnik wyposażony dodatkowo w autonomiczne źródło zasilania – akumulator/baterię – możliwa  praca urządzenia w zadanej temperaturze oraz jej rejestracji bez dostępu  źródła prądu przez minimum 6 h lub w zewnętrzny akumulator, z zastrzeżeniem, że umożliwia on pracę bez konieczności podłączenia do dodatkowego źródła zasilania AC/DC wraz z urządzeniem (prostownikiem) do ładowania zewnętrznego w komplecie.11. Zakres temperatur komory transportowej: umożliwiający transport w temperaturze ujemnej o wartości  co najmniej minus 30 °C  i niższej regulowanej z wykorzystaniem  wbudowanego panelu regulacyjnego.  12. System chłodniczy: kompresorowy. 13. Wyposażony w system zamknięcia, zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem.14. Wbudowany rejestrator temperatury z zasilaniem bateryjnym pracującym także bez zasilania podstawowego AC/DC, wyposażony w dwa czujniki temperatury dowolnie konfigurowalne do pracy w powietrzu lub glicerolu.15. Możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika.16. Rozdzielczość pomiaru 0,1  °C. 17. Błąd pomiaru max 0,5 °C.  18. Gniazdo umożliwiające przesłanie lub pobrania danych przez złącze USB lub bezprzewodowo celem własnego wydruku lub wglądu do historii temperatury podczas transportu lub użytkowania stacjonarnego oraz w czasie rzeczywistym, opcjonalnie akceptowalna  zewnętrzna drukarka w standardzie. 19. Format przesyłu danych, o których mowa w pkt 16 musi zapewniać ich odczyt, zapis i archiwizację w oparciu o urządzenia powszechnie używane przez zamawiającego, co najmniej obsługiwane w oparciu o system Windows.

title: Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza

description: 1. Posiada znak CE.2. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2022.3. Zasilanie trójfazowe 400V, 50 Hz.4. Zapewnia możliwość jednoczesnego zamrażania minimum 18 pojemników z osoczem o pojemności 200-300 ml. 5. Możliwość automatycznej nastawy dwóch różnych czasów mrożenia w zależności od objętości osocza (automatyczne wykrycie wysokości pojemników z osoczem).6. Zapewnia możliwość zamrażania pojedynczych pojemników z osoczem lub też wszystkich jednocześnie.7. Zapewnia mrożenie pojemników w pozycji poziomej, gdzie każdy z pojemników styka się z płytą dolną i górną w celu zapewnienia jednolitego kształtu pojemników.8. Zamrażarka musi uzyskiwać gotowość do pracy w czasie nie przekraczającym 20 minut.9. Musi zapewniać automatyczne przejście w tryb przechowywania po zakończeniu mrożenia w zakresie temperatur -60°C do -40°C. 10. Musi zapewniać awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania.11.  Musi zapewniać, przy założeniu wyjściowej temperatury osocza w przedziale od 20° do 22° C, uzyskanie temperatury rdzenia zamrażanego osocza – 30°C w czasie nie przekraczającym 60 minut przy pełnym załadowaniu.12. Szokowe zamrażanie osocza w komorze mrożącej nie może odbywać się z wykorzystaniem ciekłego medium chłodzącego mającego bezpośredni kontakt z pojemnikami z osoczem.13. Medium chłodzące nie może być palne.14. Ekologiczny czynnik chłodniczy o GWP mniejszym niż 2500.15. Musi zapewniać te same warunki zamrażania niezależnie od ilości i kolejnych partii zamrażanych pojemników.16. Brak możliwości dokładania osocza podczas trwającego cyklu zamrażania.17. Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa zakończenia cyklu mrożenia.18. Wyposażone w system mikroprocesorowy i monitor umożliwiający kontrolę i ustawianie parametrów mrożenia oraz transmisji danych do systemu komputerowego.19. Ponadto wyposażenie obejmuje: Komputer klasy PC wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszką, z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym minimum WIN 10 professional lub równoważnym. Za parametry  równoważności określa się pełną zgodność z Active Directory oraz możliwość instalacji oprogramowania dedykowanego dla systemów operacyjnych rodziny Microsoft. Minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 120 GB HDD/SSD. Procesor nie gorszy niż Intel Core i7 10th gen lub równoważny. Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark, LAN 10/100/1000Mbps oraz drukarkę laserową.20. Możliwość podłączenia drukarki do drukowania raportów.21. Zapewnia transmisję danych dotyczących przebiegu procesu mrożenia, a komputerem (oferta obejmuje wszelkie niezbędne do tego celu elementy z ewentualnym oprogramowaniem.). Koszty podłączenia transmisji do systemu komputerowego Bank Krwi, a w przypadku zmiany systemu podłączenie urządzenia do  nowego systemu w okresie gwarancji,  ponosi Wykonawca.22. Zapewnia możliwość blokowania parametrów mrożenia za pomocą kodu lub hasła.23. Posiada wszystkie składowe systemu mrożenia w jednej obudowie.24. Wyposażone w urządzenie identyfikujące pojemniki z osoczem (np. czytnik kodów kreskowych podłączony do komputera obsługującego zamrażarkę).25. Powierzchnia komory mrożącej musi być wykonana ze stali nierdzewnej umożliwiającej łatwe utrzymanie jej w czystości.26. Wyposażone w kółka z blokadą umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia w razie potrzeby.27. Urządzenie z chłodzeniem powietrznym.28. System sterowania pracą sprężarki i system chłodzenia musi być cichy i niezawodny.

title: Dostawa urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących

description: dostawę urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących obejmuje:Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP,  Wagomieszarka do pobieranej krwi z przesyłem danych, Fotel wielofunkcyjny elektryczny do poboru krwi, Chłodziarka do KKCz, Wytrząsaraka do płytek wraz z inkubatorem - zestaw Wirówka do preparatyki krwi z chłodzeniem,  Wirówka laboratoryjna stołowa, Urządzenie do suchego rozmrażania osocza Chłodziarka laboratoryjna, Wirówka laboratoryjna stołowa, Kontener chłodniczy mobilny z wyposażeniem do przewozu krwi i jej składników 50-60l., Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza.

street: ul. Koszykowa 78


currency: EUR

measure: electronicBids

name: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών - Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (Δ15)

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: «Επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου ¨ΟΜΗΡΟΣ¨ και συναφή έργα»

description: — επέκταση του διαδρόμου προς βορρά σε απαλλοτριωμένη περιοχή, έτσι ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει συνολικό μήκος 1.799 Μ και πλάτος 30.00 Μ, με εκατέρωθεν ασφάλτινα ερείσματα πλάτους 7,50 Μ. Μετά το επεκτεινόμενο βόρειο άκρο του διαδρόμου θα διαμορφωθεί ζώνη ασφαλείας (strip), σε μήκος 60 Μ και στη συνέχεια αυτής περιοχή ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) σε μήκος 90 Μ. Εκατέρωθεν του επεκτεινόμενου τμήματος του διαδρόμου και μετά, τα ερείσματα διαμορφώνονται πλευρικές ζώνες ασφάλειας σε πλάτος 75,00 από τον άξονα του διαδρόμου, ως αυτές του υφιστάμενου τμήματος του διαδρόμου, — αναβάθμιση της αντοχής του υφιστάμενου τμήματος διαδρόμου, — διαμόρφωση περιοχής ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) μετά από το πέρας του νότιου ακραίου strip του διαδρόμου σε μήκος 90,00 Μ, — επέκταση της υφιστάμενης εσωτερικής υπηρεσιακής οδού του αεροδρομίου στα νέα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής, — εκτέλεση των απαραίτητων υδραυλικών έργων εντός του αεροδρομίου, για την αποστράγγιση της περιοχής. Η εκτέλεση των αντίστοιχων έργων εκτός αεροδρομίου μέχρι την εκβολή τους στη θάλασσα θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, — εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης κ.ά.), — η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο πεδίο ελιγμών στα οδικά δίκτυα, που θίγονται από τα έργα του διαδρόμου, — επέκταση και αντικατάσταση περίφραξης τύπου ΝΑΤΟ, όπου απαιτείται, — εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πεδίου ελιγμών και τοποθέτηση αντίστοιχων στην επέκταση, — κατασκευή νέου οικίσκου σταθμού φωτοσήμανσης και υποσταθμού αεροδρομίου, — μετατόπιση του ραδιοβοηθήματος VOR, — μεταφορά υφιστάμενης εγκατάστασης και κατασκευή νέου σκεπάστρου.

documentType: tenderNotice

description: Επέκταση διαδρόμου προς βορρά, διαμόρφωση ζωνών ασφαλείας και ζώνης RESA στο νότιο και βόρειο άκρο του διαδρόμου, κατασκευή υδραυλικών και τεχνικών έργων, κατασκευή υποσταθμού και σταθμού φωτοσήμανσης.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: works

street: Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1

countryName: GR

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

street: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104

initiationType: tender


name: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

title: Acorduri-cadru având ca obiect prestarea de servicii de închiriere de vehicule de transport persoane cu șofer – 2 loturi

currency: RON

description: Scopul achiziției este asigurarea transportului, cu vehicule conform specificațiilor, pentru toți participanții străini la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, eveniment ce va avea loc la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, cu respectarea cerințelor Sectiunii 2: Caietul de sarcini. Acordurile-cadru în baza carora se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de închiriere vehicule de transport persoane cu șofer (cod CPV: 60170000-0), vor fi atribuite astfel: Lot 1: Închiriere vehicule pentru transport de persoane cu șofer AEROPORT - HOTELURI BUCUREȘTI – AEROPORT, Lot 2: Închiriere vehicule pentru transport de persoane cu șofer HOTELURI BUCURESTI – PALATUL PARLAMENTULUI- HOTELURI BUCUREȘTI, conform specificatiilor tehnice din Sectiunea 2: Caietul de sarcini. Serviciile care urmeaza a fi achizitionate sunt impartite in 2 (doua) loturi conform Sectiunii 2: Caietul de sarcini.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări: în a 11-a zi înainte de termenul limită de stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.Posibilitatea de reluare a competitiei: NU.Acord-cadru cu maxim 3 operatori economici.

awardCriteria: ratedCriteria

mainProcurementCategory: services

street: Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector: 3

countryName: RO


measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Servizo Galego de Saude. Área Sanitaria de Ferrol

title: Servicio de transporte intercentros de carros de comida y de lencería del Servicio de Hostelería entre el Hospital Naval y el Hospital Arquitecto Marcide del Área Sanitaria de Ferrol.

description: Servicio de transporte intercentros de carros de comida y de lencería del Servicio de Hostelería entre el Hospital Naval y el Hospital Arquitecto Marcide del Área Sanitaria de Ferrol, reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o empresas de inserción, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

street: Avenida de la Residencia s/n

countryName: ES

name: Servicio de Suministros. Contratación Administrativa


name: AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA - XUNTA DE GALICIA

title: AMT-2022-0007: Servicio de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos de la Plataforma Tecnológica de la Pesca (PTP) en el ámbito de Mar

description: El presente procedimiento tiene como objeto la contratación del servicio de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PESCA (PTP), en el ámbito de Mar.

street: Edificio CINC, Monte Gaiás, s/n.

name: Enviar las propuestas: Registro de la Amtega, o por correo en la forma indicada en el artículo 80 del Reglamento General de Contratación del Estado


name: AREA PROGETTO ASSOCIATI Dott. Ing. Marco Balducci – Dott. Ing. Roberto Regni

name: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale

title: assignment to an external subject of the professional assignment aimed at verifying the seismic vulnerability of the buildings of the "De Tommaso" barracks in Roma

description: professional assignment that one intends to entrust is to be considered as services pertaining to architecture and engineering pursuant to art. 3, co. 1, lit. vvvv) of Legislative Decree no. 50/2016 "architectural and engineering services and other technical services" (services reserved for economic operators exercising a regulated profession pursuant to Article 3 of Directive 2005/36/EC), relating to the "Evaluation of seismic safety/vulnerability" .

title: Outsourcing of the professional assignment aimed at verifying the seismic vulnerability of the buildings of the "De Tommaso" barracks in Roma

street: Viale Romania n. 45

countryName: IT


name: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

title: Szkolenie przygotowujące do egzaminu CompTIA Pentest+ wraz z akredytowanym egzaminem

title: Szkolenie przygotowujące do egzaminu CompTIA CySA+ wraz z akredytowanym egzaminem

title: Szkolenie przygotowujące do egzaminu CompTIA CASP+ wraz z akredytowanym egzaminem

title: Szkolenie przygotowujące do egzaminu CompTIA Security+ wraz z akredytowanym egzaminem

title: Szkolenie przygotowujące do egzaminu (ISC)2 CISSP wraz z akredytowanym egzaminem

description: Szkolenia certyfikowane z zakresu cyberbezpieczeństwa z podziałem na 7 części

street: ul. Żwirki i Wigury 9/13

countryName: PL


title: Sistema de hemodiálisis domiciliaria transportable con posibilidad de telemonitorización y de utilización de bicarbonato como buffer.

title: Sistema de hemodiálisis domiciliaria transportable con posibilidad de generación delíquido de diálisis.

title: Soluciones para DP que contengan poliglucosa y/o aminoácidos.

title: Diálisis peritoneal domiciliaria en sus modalidades DPCA (Diálisis PeritonealContinua Ambulatoria) y DPA (Diálisis Peritoneal Automática con cicladora) con alto y bajo volumen, soluciones basadas en glucosa en concentraciones de glucosa anhidra de 1,36%, 2,27% y 3,86%, sólo con soluciones que contengan bicarbonato.

title: Diálisis peritoneal domiciliaria en sus modalidades DPCA (Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria) y DPA (Diálisis Peritoneal Automática con cicladora) con alto y bajo volumen, con soluciones basadas en glucosa en concentraciones de glucosa anhidra de 1,5%, 2,3% y 4,25%, sólo con soluciones que contengan bicarbonato, incluyendo bicarbonato al 100%.

title: Hemodiálisis en centro extrahospitalario

title: Servicio de Diálisis Extrahospitalaria para la Comunidad Autónoma de Cantabria

Servicio Cántabro de Salud

street: Avda. Cardenal herrera Oria, s/n


name: Comune di Fondi per il della Centrale unica di committenza dei Comuni di Fondi – Monte San Biagio – Santi Cosma e Damiano

title: Gara affidamento gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica del Comune di Fondi

description: Il servizio di assistenza specialistica del Comune di Fondi, oggetto dell’appalto, e consiste in prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di base di competenza del personale scolastico.

description: Il servizio di assistenza specialistica è rivolto a favore di alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Fondi, ai sensi della L. 104/1992 e smi.

street: piazza Municipio 1

Aldia Società Cooperativa

street: via Ferrini 2


name: Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea

title: Suministro de doble diagonal para la nueva estación de Zarautz

mainProcurementCategory: goods

street: San Vicente, 8 Planta 14 (Edificio Albia) 48001 Bilbao


title: Pakiet Nr 1.1

description: Środki przeciwnowotworowe (1 pozycja) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania jakościowe zawiera dokumentacja zamówienia.

title: Pakiet Nr 1.2

description: Środki immunosupresyjne (1 pozycja) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania jakościowe zawiera dokumentacja zamówienia.

title: Pakiet Nr 1.3

title: Pakiet Nr 2

description: Immunoglobuliny wraz z dzierżawą pomp infuzyjnych (2 pozycje) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania jakościowe zawiera dokumentacja zamówienia.

currency: PLN

description: Dostawa produktów leczniczych wraz z dzierżawą pomp infuzyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3 i 4 do SWZ.

Wojskowy Instytut Medyczny

street: ul. Szaserów 128


name: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (ΙΤΥΕ)

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διανομή των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2022-23 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης.Το έργο που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει τη διανομή συσκευασμένων παλετών και χαρτοκιβωτίων βιβλίων όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες του νομού Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο ‘πόρτα-πόρτα’  καθώς και σε κέντρα διανομής του νομού.

title: Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23 στις Σχολικές Μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης.

description: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23Συγκεκριμένα, θα γίνει διανομή συσκευασμένων παλετών και χαρτοκιβωτίων βιβλίων σε σχολικές μονάδες με τη μέθοδο ‘πόρτα-πόρτα’ καθώς και σε κέντρα διανομής (κέντρα μαζικής παραλαβής) που εξυπηρετούν συγκεκριμένο πλήθος σχολικών μονάδων του Νομού Θεσσαλονίκης.

street: ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ "Δ. ΜΑΡΙΤΣΑΣ"


name: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

title: ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΠΕΤΟΥ ΚΩΝΙΚΟ ΡΗΧΟ ΜΟΝΟ

description: 8.000 TEM ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΠΕΤΟΥ ΚΩΝΙΚΟ ΡΗΧΟ ΜΟΝΟ

title: ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΠΕΤΟΥ ΕΔΡΑΣ 4 ΥΠΟΔΟΧΕΣ

description: 35.000 TEM ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΠΕΤΟΥ ΕΔΡΑΣ 4 ΥΠΟΔΟΧΕΣ

title: ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤ 350Χ350 Β125

description: 25.000 TEM ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤ 350Χ350 Β125

title: ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ DN3/4" Μ/Ε ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

description: 140.000 TEM ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ DN3/4" Μ/Ε ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

title: ΣΩΛΗΝΑΣ PVC-U 100 ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ125-PN16-6Μ

description: 18.000 ΜΕΤ ΣΩΛΗΝΑ PVC-U 100 ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ125-PN16-6Μ

title: ΣΩΛΗΝΑΣ PVC-U 100 ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ200-PN16-6Μ

description: 2.466 ΜΕΤ ΣΩΛΗΝΑ PVC-U 100 ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ200-PN16-6Μ

title: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ)

description: 50.000 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ)

title: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ (ΜΠΛΕ)

description: 150.000 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ (ΜΠΛΕ)

title: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ - ΜΕΓΑΛΗ (ΓΚΡΙ)

description: 30.000 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ - ΜΕΓΑΛΗ (ΓΚΡΙ)

title: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ – ΜΕΓΑΛΗ (ΛΕΥΚΗ)

description: 20.000 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ – ΜΕΓΑΛΗ (ΛΕΥΚΗ)

description: 300 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN80 ΝΕΟ ΕΥΡΟΣ(86-105) PN16

description: 1.500 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ DN100 ΝΕΟ ΕΥΡΟΣ(104-132) PN16

description: 400 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ ΕΥΡΟΥΣ(104-132) PN16 (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 80)

description: 900 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ ΕΥΡΟΥΣ(133-155) PN16 (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 100)

description: 400 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ ΕΥΡΟΥΣ(154-192) PN16 (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 100)

description: 50 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ ΕΥΡΟΥΣ(193-226) PN16 (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 150)

description: 100 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ ΕΥΡΟΥΣ(230-257) PN16 (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 200)

description: 50 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ ΕΥΡΟΥΣ(315-356) PN16 (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 250)

description: 30 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΧΥΤ ΕΥΡΟΥΣ (353-393) PN16 (ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 300)

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΜΟΥΦΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΩΛΗΝΕΣ PVC, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υλικών Δικτύου Ύδρευσης και συγκεκριμένα η προμήθεια Φρεατίων Υδροληψίας, Πλαισίων Φρεατίων, Μουφών Φρεατίων, Σωλήνων PVC, Ασφαλειών Κρουνών και Φλαντζοζιμπώ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δικτύου Ύδρευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της Διακήρυξης Δ7605. Τα προς προμήθεια είδη, οι σχετικές ποσότητες κατ’ είδος και οι προϋπολογισθείσες αξίες ανά τεμάχιο και ανά Τμήμα/Είδος, περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα του άρθρου 1.3. της Διακήρυξης Δ7605.

street: ΩΡΩΠΟΥ 156


description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού γεώτρησης Παλαμιδά και η λειτουργία για δώδεκα (12) έτη με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο Δήμος 50.000m3/έτος (σύνολο 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3).           Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι υποέργα :ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια», εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού γεώτρησης Παλαμιδά εκτιμώμενης αξίας 200.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Λειτουργία για δώδεκα (12) έτη με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο Δήμος 50.000m3/έτος (σύνολο 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3)», εκτιμώμενης αξίας 390.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ

description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού γεώτρησης Παλαμιδά και η λειτουργία για δώδεκα (12) έτη με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο Δήμος 50.000m3/έτος (σύνολο 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3).            Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  65122000-0  και 4111000-03

Δήμος Ύδρας

street: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΑΣ


description: Servicii de acordare de credit  în valoare de 130.000.000 lei  în vederea finanțării investițiilor publice de interes local 1. „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”;2. „Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”;3. „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș” și 4. „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gaiconform documentatiei de atribuire publicată pe site-ul www.primariaarad.ro, Sectiunea Achizitii publice

MUNICIPIUL ARAD

street: Strada: Revoluţiei, nr. 75


name: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas

title: Diseño, fabricación, suministro e instalación de un área singular de juegos infantiles, para su ubicación en el parque Comunidad de Madrid de la Ciudad de Alcobendas. Es un contrato mixto en el que supone la parte correspondiente al suministro 60 % y a la instalación/obra 40 %.

street: Plaza Mayor, 1

LAPPSET ESPAÑA V.R.,S.L.

street: Calle La Cerámica 2


name: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

title: Servicio mejora del viario

title: Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución.

title: Servicio de mejora del viario y el servicio de supervisión de seguridad y salud de las actuaciones en el municipio de rivas vaciamadrid, en dos lotes.

street: Plaza de la Constitución, 1

Licuas, S. A.

street: Calle Federico Salmón, 11

Carlos Rincon Perez

street: C/ PONTEVEDRA NUM 68 Complem. 28223. POZUELO DE ALARCÓN


name: FUSTAL OBRAS Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L

name: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M. P.

title: Los Ejes

description: SERVICIO DE DESCORCHE, DESEMBOSQUE, CONTROL EN PATIO, ESTIBADO Y TRANSPORTE AL MONTE LA  ALCAIDESA EN LOS MONTES PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ALCORNOCALES EN LAPROVINCIA DE CÁDIZ. AÑO 2022. LOTE 2: LOS EJES.

title: Cuesta del Huevo

description: SERVICIO DE DESCORCHE, DESEMBOSQUE, CONTROL EN PATIO, ESTIBADO Y TRANSPORTE AL MONTE LA  ALCAIDESA EN LOS MONTES PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ALCORNOCALES EN LAPROVINCIA DE CÁDIZ. AÑO 2022. LOTE 1: CUESTA DEL HUEVO.

title: SERVICIO DE DESCORCHE, DESEMBOSQUE, CONTROL EN PATIO, ESTIBADO Y TRANSPORTE AL MONTE LA ALCAIDESA EN LOS MONTES PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PGI DE LOS ALCORNOCALES (CADIZ)

description: SERVICIO DE DESCORCHE, DESEMBOSQUE, CONTROL EN PATIO, ESTIBADO Y TRANSPORTE AL MONTE LA ALCAIDESA EN LOS MONTES PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ALCORNOCALES EN LAPROVINCIA DE CÁDIZ. AÑO 2022. (NET277475) (CONTR 2021 1220805)

street: Johan G. Gutenberg, 1. Isla de la Cartuja.


name: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

title: Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά

description: Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήμα της δημοτικής οδού Αρδαμερίου – Διασταύρωσης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας Ε.Ο. 2 που είχε καταρρεύσει (στην λωρίδα με κατεύθυνση από Αρδαμέρι προς Εθνική Οδό). Η θέση ορίζεται με αρχή 400 m πριν την δυτική είσοδο του οικισμού και κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας Ε.Ο. 2 Η οδός αυτή είναι η μοναδική που εξυπηρετεί τις ανάγκες συγκοινωνίας του οικισμού Αρδαμερίου με τον υπόλοιπο κόσμο (οι άλλες διαδρομές είναι χωματόδρομοι, που συνήθως δεν ικανοποιούν συνθήκες ασφαλούς χρήσης τους). Με την εκτέλεση του εν λόγω έργου επιτυγχάνονται η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου στην κάθε αναφερόμενη περιοχή, καθώς η συνολική υποδομή των οδοστρωμάτων αποκαθίσταται σταθερή και ασφαλής, ενώ διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. Επίσης, στην περιοχή που διαμορφώνεται πρανές με ηπιότερες κλίσεις και παγγίνα, απομακρύνεται οριστικά το ενδεχόμενο πτώσης εδαφικών όγκων που πιθανώς θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και των επιβατών τους.

street: Στρωμνίτσης 53


title: Servicio de limpieza de centros de Araba dependientes del Departamento de Seguridad

Gobierno Vasco - Seguridad

street: Donostia - San Sebastian, 1 01010 Vitoria - Gasteiz

name: Dirección de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos


description: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B), D. LGS 18 APRILE 2016, n. 50 E S.M.I., SU PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI (SENSORI) “FREESTYLE LIBRE” PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DEL GLUCOSIO NEI FLUIDI INTERSTIZIALI DI PAZIENTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO ALLA SOCIETA’ ABBOT S.R.L. PER MESI 12.

ASST MELEGNANO MARTESANA

street: OSPEDALE MELEGNANO - TELEFONARE IN PROSSIMITA' DELLA CONSEGNA DAL LUNEDì AL VENERDì TRA LE ORE 8.30 E LE 15.30


name: EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

name: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza e provveditorato

description: Gestione integrata dei servizi alla persona (sanitari, sociosanitari, animazione, supporto psicologico e cura estetica) e dei servizi di pulizia per l’ASP “Casa Di Riposo Giuseppe Sirch” di San Pietro al Natisone (Ud)

description: Gestione integrata dei servizi alla persona (sanitari, sociosanitari, animazione, supporto psicologico e cura estetica) e dei servizi di pulizia per l’ASP “Fondazione E. Muner De Giudici” di Lovaria - Pradamano (Ud)

title: Procedura aperta per l’affidamento della gestione integrata dei servizi alla persona e dei servizi di pulizia delle ASP “Fondazione E. Muner De Giudici” e “Casa di Riposo Giuseppe Sirch"

description: Affidamento della gestione integrata dei servizi alla persona (sanitari, sociosanitari, animazione, supporto psicologico e cura estetica) e dei servizi di pulizia delle ASP “Fondazione E. Muner De Giudici” di Lovaria – Pradamano (Ud) e “Casa di Riposo Giuseppe Sirch” di San Pietro al Natisone (Ud).

street: Corso Cavour 1


name: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Castellón

title: Suministro de gas natural canalizado

title: Suministro de gas natural canalizado

description: Suministro de gas natural canalizado

street: Plaza Las Aulas, 7


title: Suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per laparoscopia, chirurgia aperta e relative ricariche.

description: Suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per laparoscopia,  chirurgia aperta e relative ricariche – CND H020301050102.

title: Suturatrici circolari curve monouso per chirurgia aperta.

description: Suturatrici circolari curve monouso per chirurgia aperta – CND H02030299.

title: Suturatrici lineari per videochirurgia.

description: Suturatrici lineari per videochirurgia – altre – CND H020201010202.

title: Suturatrice cutanea monouso.

description: Suturatrice cutanea monouso dimensione graffette dopo chiusura 7x5 mm.

title: Suturatrice cutanea monouso.

description: Suturatrice cutanea monouso  dimensione graffette dopo chiusura 6x4 mm.

title: Suturatrice cutanea monouso - Estrattore.

description: Estrattore di punti metallici per rimozione di graffette chirurgiche.

title: Procedura aperta informatizzata per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di suturatrici meccaniche (CND H02) per le esigenze delle Sale Operatorie dell’ARNAS “G. Brotzu”

description: Fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, in sei lotti distinti, di suturatrici meccaniche (CND H02) per le esigenze delle Sale Operatorie dell’ARNAS “G. Brotzu”.

ARNAS "G. Brotzu"

street: Piazzale Alessandro Ricchi 1


description: Modernizacja wentylatorów WPK-3,9 w stacji wentylatorów głównych przy szybie Jas IV - dostosowanie wentylatorów do wymagań planowanej sieci wentylacyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „ Jas-Mos-Jastrzębie III” Kod CPV: 42520000-7 urządzenia wentylacyjne

title: Modernizacja wentylatorów WPK-3,9 w stacji wentylatorów głównych przy szybie Jas IV - dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK "Jas-Mos Jastrzębie III"

description: Modernizacja wentylatorów WPK-3,9 w stacji wentylatorów głównych przy szybie Jas IV - dostosowanie wentylatorów do wymagań planowanej sieci wentylacyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „ Jas-Mos-Jastrzębie III"

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

street: ul. Strzelców Bytomskich 207


name: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Hospital Universitario Cruces (Impulsora)

title: Suministro de Dos Torres de Laparoscopia para el Servicio de Cirugía General de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

street: Plaza de Cruces, 12


description: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania:Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – ETAP II.Zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina.Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi Wykonawcy, w tym w zakresie art. 95 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, został ujęty załączniku 6 do SWZ - Projekcie umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 7 do SWZ.

Powiat Wrocławski

street: ul. Kościuszki 131