name: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna

description: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO dei Lavori di riqualificazione per l’adeguamento alle vigenti normative antincendio del palazzo della Farnesina in Roma, finalizzato al conseguimento della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011 - LOTTO 1 e LOTTO 2, ai sensi art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 44, comma 4, del CodiceImporto a base d’asta: € 7.871.117,10 di cui € 7.680.777,51 per lavori (comprensivi di € 1.055.130,09 per incidenza della manodopera) oltre € 190.339,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OS30 - classifica V - €.3.866.278,28 – non è ammesso l’avvalimentocategoria scorporabile a qualificazione obbligatoria categoria OG2 - classifica IV - €.2.785.264,09 - non è ammesso l’avvalimentocategoria OS3 - classifica III - € 855.135,23 scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.Icategoria OG3 - classifica II - €.364.439,50 scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I

description: Lavori di riqualificazione per l’adeguamento alle vigenti normative antincendio del palazzo della Farnesina in Roma, finalizzato al conseguimento della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011 - LOTTO 1 e LOTTO 2, ai sensi art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 44, comma 4, del Codice.CUP: J84E18000350001 (LOTTO 1) - J84E18000360001 (LOTTO 2) CIG: A0222F09ACImporto a base d’asta: € 7.871.117,10 di cui € 7.680.777,51 per lavori (comprensivi di € 1.055.130,09 per incidenza della manodopera) oltre € 190.339,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OS30 - classifica V - €.3.866.278,28 – non è ammesso l’avvalimentocategoria scorporabile a qualificazione obbligatoria categoria OG2 - classifica IV - €.2.785.264,09 - non è ammesso l’avvalimentocategoria OS3 - classifica III - € 855.135,23 scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.Icategoria OG3 - classifica II - €.364.439,50 scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I

title: PROCEDURA APERTA G01580 Lavori di riqualificazione per l'adeguamento alle vigenti normative antincendio del palazzo della Farnesina in Roma, finalizzato al conseguimento della S.C.I.A.

description: Lavori di riqualificazione per l’adeguamento alle vigenti normative antincendio del palazzo della Farnesina in Roma, finalizzato al conseguimento della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011 - LOTTO 1 e LOTTO 2, ai sensi art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 44, comma 4, del Codice.CUP: J84E18000350001 (LOTTO 1) - J84E18000360001 (LOTTO 2) CIG: A0222F09AC - Codice gara: G01580

street: Via Monzambano 10


name: Consejería de Familia, Juventud y Política Social

currency: EUR

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Acuerdo marco del servicio público de atención a personas mayores dependientes en centro de día. año 2022

documentType: tenderNotice

description: El presente contrato tiene por objeto describir el contenido del servicio de atención a personas mayores dependientes en centros de día y establecer las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por las empresas o entidades que puedan ser adjudicatarias de la prestación del servicio.Se entiende por centro de día de atención a personas mayores dependientes el equipamiento especializado, de carácter socio-rehabilitador y estancia diurna para personas mayores dependientes.Los licitadores deberán ofertar un mínimo de 5 plazas por centro de día ofertado y como máximo el número de plazas que tengan autorizadas para personas mayores dependientes en el centro de día, descontando de la oferta las plazas que puedan tener adjudicadas por contrato con otras Administraciones Públicas.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: O`Donnell, 50

countryName: ES

initiationType: tender


name: Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. (Rivamadrid)

title: Lote 1: gestión de residuos de poda y restos vegetales

title: Lote 2: gestión de lodos de separadores agua/sustancias aceitosas y lodos de fosa séptica

title: lote 3: gestión de envases de gas a presión (bombonas)

title: Servicio de gestión de residuos no peligrosos gestionados por Rivas – Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios SA.

description: conforme se establece en los pliegos que rigen la licitación

street: Mariano Fortuny, 2


name: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

description: Contrato de servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de la Línea 9 de Metro de Barcelona. Estación Guinardó (estructuras metálicas y adecuación de vestíbulos y accesos). Clave: TM-00509.50.1

title: Contrato de servicios para la dirección de las obras del PC de la Línea 9 de Metro de Barcelona. Estación Guinardó (estructuras metálicas y adecuación de vestíbulos y accesos). Clave: TM-00509.50.1

street: Calle dels Vergós, 36-42


description: Izado de grandes componentes para grandes correctivos

title: Contrato Marco servicio Grúas para O&M en Zamora, Orense y Pontevedra

Acciona

street: Avenida de Europa


name: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

description: Renovación de la aplicación informática OPAGADOR. Desarrollo del sistema de gestión contable y pagos del organismo pagador y autoridad de gestión de Cantabria.

street: Albert Einstein, 2


name: Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

description: Avviso esplorativo ex art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzato alla verifica dell’unicità del fornitore con cui avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), punto 2) e comma 3 del D.lgs. 50/2016 ed s.m.i. per la fornitura di una Unità ecografica per utilizzo in sala operatoria Laparoscopica, laparotomica e ambulatorio Pelvic Floor PROGETTO: ANTHEM - Codice proposta iniziativa: PNC0000003 – AFFILIATO SPOKE - nell’ambito del: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 2 DALLA RICERCA ALL’IMPRESA –INVESTIMENTO 1.5, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - Avviso Pubblico MUR n. 931 del 6 ottobre 2022. CUP B53C2200654000

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: goods

street: VIALE LINCOLN,5

countryName: IT


name: FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA

title: Adjudicación del contrato basado del Acuerdo marco de los servicios sanitarios de terapia respiratoria a domicilio en el ámbito geográfico de Cataluña


description: Procedura aperta - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura  consistenti in stesura del progetto di fattibilità tecnico – economica, del progetto esecutivo comprensivo della relazione geologica e delle indagini, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativi all’intervento DI  RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURE STRADALI E RELATIVI SOTTOSERVIZI DEL TRATTO DI V.LE MARTIRI RESISTENZA SUL VERSANTE EST DEL QUARTIERE B.GO CAPPUCCINI E SU AREE LIMITROFE DIVERSE DI PROPRIETÀ PUBBLICA NEL COMUNE DI OFFIDA (AP) O.C.S.R. 137/2023-NUOVO PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PER LA REGIONE MARCHE nel comune di Offida (ap) – cup  C59J21034810001  cig A0214E3158

title: Procedura aperta per affidamento dei servizi tecnici relativi all'intervento di "RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E RELATIVI SOTTOSERVIZI " COMUNE DI OFFIDA

UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO

street: VIA CARRAFO 22


currency: RON

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova

title: Electrocardiograf

description: Electrocardiograf *3 bucDescriereUnitatea sa dispuna de 12 canale simultane de înregistrare, permițând monitorizarea și analiza completă a activității cardiace a pacienților.Ecranul tactil LED HD de 10,4 inch sa asigure o vizualizare clară și ușor de citit, iar grila standard de fundal facilitează analiza rezultatelor.Inregistrare în timp real, pre-înregistrare, înregistrare pe bază de trigger și înregistrare periodică, unitatea sa permite adaptarea înregistrărilor la nevoile specifice ale fiecărui pacient.Modurile manual, automat și ritm asigură flexibilitate în utilizare.Unitatea sa  ofere o gamă largă de formate de raport, inclusiv ZQECG, PDF, PNG, XML, HL7, DICOMWAVEFORM, DICOM-IMAGE, DICOM-PDF și GDT, asigurând compatibilitate și flexibilitate în gestionarea datelor.Funcția de alarmă sa include detectarea deconectării electrozilor și indisponibilitatea înregistrării. Unitatea sa poata fi conectată la un scanner, cititor de carduri și alte dispozitive de introducere a informațiilor pacienților, facilitând gestiunea și actualizarea datelor.Unitatea sa poata fi conectată prin WiFi și cablu la sistemele de rețea ECG, HIS și EMR deținute de terțe părți, fără necesitatea unei stații de lucru ECG.Sa fie  dotată cu protecție încorporată împotriva defibrilatoarelor, asigurând siguranță și fiabilitate în timpul utilizării.Algoritmul Glasgow sa permite diagnosticarea precisă în funcție de vârsta pacientului, sex, rasă și istoricul medical, oferind informații valoroase în cazul unor afecțiuni precum infarctul miocardic acut, fibrilația ventriculară, tahicardia ventriculară, bradicardia trimestrială și aritmii maligne.Unitatea sa dispuna de funcția de înghețare a undei de până la 60 de secunde, permițând analiza și revizuirea detaliată a înregistrărilor. Intervalul de detecție a ritmului cardiac este cuprins între 30 și 350 bpm, iar analiza ritmului este realizată pe o perioadă de 5 minute.Unitatea are o gamă largă de răspuns în frecvență, între 0,01 și 350 Hz, și un timp constant de cel puțin 3,2 secunde.Raportul de respingere în mod comun este de cel puțin 115 dB, asigurând o performanță excelentă în eliminarea zgomotului și a interferențelor. dimensiunile max (L x l x î) 289mm × 366mm × 97mm și o greutate max 4 kg. Alimentarea electrică :  curent alternativ (AC) cu o tensiune între 100V-240V și frecvența de 50Hz/60Hz, consumând 75VA bateria internă de litiu cu capacitatea de 14,8V / 4400mAh.Timpul de funcționare continuă este de cel puțin 8 ore atât pentru curentul alternativ (AC), cât și pentru curentul continuu (DC).Stocarea maximă a 2000 de seturi de date și acceptă cardurile SD și USB pentru transferul datelor. Are două porturi USB 2.0, un conector LAN și un slot pentru card SD pentru conectivitate și transfer de date.Sa se poata conecta la o  imprimanta laser externa pentru a imprima rapoarte pe hârtie A4, scanner, cititor de carduri și alte dispozitive de introducere a informațiilor pacientului.Unitatea sa  suporte și funcția WiFi, permițând conectivitatea fără fir la rețelele ECG de terțe părți, sistemele HIS și EMR.Echipamentul iMAC 120 ECG (cu baterie), Cablul de pacient, Electrozi pentru torace, Electrozi pentru membre, Hârtie termică pentru imprimare, Cablu de alimentare, Cablu de legare la pământ și Manual de utilizare.Curent de scurgere al pacientului: ≤ 10µATensiune de calibrare: 1mV ± 2%Circuit de intrare: ≤ 50μAImpedanță de intrare: ≥ 50 MΩ (10 Hz)Nivel de zgomot: ≤ 15μVppValoare de sensibilitate: 20 μVTensiune de polarizare: ±950mVConvertor analog-digital: 24 bițiRată de eșantionare: 32000Hz (1ms)Sensibilitate: 2.5, 5, 10, 20, 40, AutoViteză de imprimare: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/sMod de înregistrare: Imprimantă termică cu matriceHartie: Z-Fold PaperDimensiuni hartie: 210/216mm×140mm--20mSetare filtru:AC: off/50/60Hz;EMG: off/25/35/45/75/100/150/250/350Hz;DFT: off/0.01/0.05/0.3/0.6Hz

title: EKG

description: EKG COD  Aparate de electrocardiografie (Rev.2)*2BUCCERINTE TEHNICE MINIMALEElectrocardiograful sa permita achizitia simultana si printarea pe 12 canaleElectrocardiograful sa fie prevazut cu meniu de operare in limba romana.Senzitivitatea echipamentului  electrocardiograf sa fie   min. 2.5/ 5/ 10/ 20 mm/MvViteza de redare a undelor: min. 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 25/ 50 mm/sElectrocardiograful sa fie prevazut cu ecran pliabil color LCD de minim 10", rezolutie 800 x 480 pixeli, cu posibilitatea de pozitionare in intervalul 0 - 90°.Pe  ecranul  electrocardiografului  sa poata  fi  afisate  minim  urmatoarele informatii: forme de unda: 1-12 canale; parametri EKG: filtre aplicate, viteza de derulare, amplitudine; date despre pacient; data/ ora; status baterie;  ritm  cardiac;  status  hartie; status memorieElectrocardiograful sa fie prevazut cu tastatura alfanumerica, cu butoane functionale si dedicate.Electrocardiograful sa fie prevazut cu memorie interna care sa permita stocarea de pana la minim 10000 de examinari EKG efectuate in diferite formate DICOM, PDF, XML, JPEG.Electrocardiograful sa aiba implementate minim urmatoarele functii:- Detectie si procesarea a varfurilor pacemaker- Analiza si interpretare a undelor ECG- Mod de screening automat.Electrocardiograful sa fie prevazut cu imprimanta termica incorporata care sa permita printarea pe hartie de tip A4, atat de tip rola cat si pliabila, cu o rezolutie de pana la 32 de puncte/mm.Electrocardiograful sa prezinte posibilitatea de selectare a modului de imprimare dorit:- Automat: minim 12xl, 6x2, 6x2+1Ritm, 3x4, 3x4+1Ritm, 3x4+3Ritm- Manual: minim 1,2,3,6,12 derivatii- Ritm: minim 1 sau 3 deritvatii selectate de utilizator-  Programat:  sa permita  setarea frecventei si a duratei de imprimare- Declansat: sa printare doar in caz de evenimente (ex: aritmii)Screening: sa permita printarea electrocardiogramei curente cu o scurta evaluare.Electrocardiograful sa functioneze atat cu alimentare electrica cat si de la o baterie incorporata reincarcabila.Bateria incorporata reincarcabila sa asigure o autonomie de minim 360 de electrocardiograme efectuate sau cel putin 5 ore de functionare fara imprimare.Electrocardiograful sa prezinte alarme pentru minim urmatoarele situatii: Nivel baterie; Lipsa hartie; Capac imprimanta deschis; Contact imperfect electrozi.Dispozitivul sa prezinte protectie la defibrilareCONFIGURATIE DE LIVRARE MINIMA:Software de interpretare - 1 bucataElectrozi reutilizabili pentru piept si membre -1 bucataCablu alimentare -1 bucataHartie termica tip rola -1 bucataHartie termica tip pliata -1 bucataGel Ekg -1 bucata

title: Videolaringoscop

description: Videolaringoscop-2bucVIDEOLARINGOSCOP COD CPV 33124110-9 - Sisteme de diagnosticare*2 BUC CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALESpecificatii tehniceVideolaringoscop portabil cu lame reutilizabileSa fie cu design ergonomic, pentru multiple aplicații cliniceCalitatea imaginiiEcran LCD de minim 3.5 inch de inalta rezolutie,Rezolutie 640 x 480 pixeliCaracteristică anti-aburire, cu un rapid profil de încălzire pentru a rezista la aburirea lentilelor si secretiile acestoraÎnregistrare în timp real ce ajută la confirmarea pozitionarii tubului Vizualizare orofaringiana normala sau restransa, Cormack-Lehane gradele I–IVUtil in cazul traumatismelor din caile respiratorii si in cazul confruntarii cu sangele si secretiile din caile respiratoriiMonitor video: grad de protectie IPX 8Rezolutie camera:  minim 2 MPixelUnghiul campului: 66 gradeIluminare: > 800 LUXPort:  USBAlimentare directa : 12 DC, 2.5 AVoltaj: 100 - 240 VAC, 3.7 V, 50-60 HzBaterie:  Reincarcabila, tip LitiuCapacitate baterie: 3200 mAhUtilizare: > 2 oreTimp de reincarcare : 4-6 oreSpecificatii de livrareVideolaringoscop reutilizabil – 1 buc.Lama reutilizabila laringoscop McIntosh  – 3 buc.(marimea 2 , marimea 3 si marimea 4 )

title: Bodypletismograf

description: Bodypletismograf * 1bucBodypletismograf 33157400-9 Aparate medicale respiratorii (Rev.2)Configuratie minima de livrare:*Cabina conform specificatiilor – 1 buc*Computer desktop de tip all in one sau echivalent conform specificatiilor  – 1 buc*Software/Licenta conform specificatiilor pentru masuratori si generarea de rapoarte, baza de date pentru gestionarea masuratorilor– 1 buc*Senzor de debit ultrasonic, impermeabil si fara calibrare - 1 buc*Monitor functii vitale – 1 bucMasurare: ultrasonica Sa nu necesite calibrareFlux:Interval 0-20 L/sAcuratete: maxim +/-2%Rezolutie maxim 1ml/sVolum:Interval 0-20 L/sAcuratete: maxim +/- 5mlRezolutie maxim 1mlSa fie prevazut cu interfata/port(sau posibilitate de conectare wireless) la  calculatorSa permita upgrade ulterior cu cel putin urmatoarele: Capnometrie, test pentru emfizem pulmonarCabina sa fie confectionata din aluminiu/inox sau aliaj superior si suprafata vitrata din sticla securizataBrat ajustabil extensibil pana la minim 30 cmPrincipiul de masurare al cabinei: pletismografie constanta in volumSa fie prevazuta cu incuietoare electromagnetica sau echivalenta/superioaraetansare perfecta prin garnitura magneticaVolum cabina: minim 1100 litri -maxim 1500 litriDimensiuni exterioare cabina: 90 x 190 x 80 cm (inclusiv eventuale accesorii exterioare, precum clanta)Interiorul cabinei sa fie prevazut cu scaun ajustabil pe inaltimeInteriorul cabinei sa fie prevazut cu iluminare si cu buton de deschidere a usii de catre pacientIntreg sistemul sa poata fi alimentat la priza standard 200-220VDiagonala monitor minim 23 inchProcesor I5RAM - minim 8GBPorturi USB- minim 4SSD min 250 GBUnitate optica DVD integrataLicenta Windows 11 PROTastatura+mouse wirelessSa fie prevazut minim cu urmatoarele masuratori: Spirometrie, MVV, Bodipletismografie,cu cel putin urmatoarele: SRtot, SReff, Rtot, sR0,5sRmidReff, Rtot, R0,5RmidRin, Rex, TGV, TLC, RVRV/TLCFRCplethVC MAXICERVFVCFEV1FEV1/FVCPEFSistemul se va livra cu software-ul compatibil cu echipamentul si PC-ul pe care se va instala. Se vor accepta ca si echivalente si sisteme cu consola de operare cu software-ul de utilizare preinstalat pe acesta, configuratie care nu afecteaza functionalitatea echipamentuluiSoftware-ul sa fie  în conformitate cu cele mai recente directive de spirometrie ATS/ERS 2019. Sa dispuna de sistem computerizat de provocare cu aerosoli, inclusiv opțiunea provocare bronșică Sa poata determina presiunille maxime voluntare inspiratorii și expiratorii (presiuni maxime ocluzive PImax, PEmax, forța mușchilor respiratorii Sa poata  determina presiunea la ocluzie Sa măsoare rezistenta căilor aeriene prin metoda ocluziei Sa dispuna de interfata software pentru analizor gaze sangvineMonitor functii vitale:Sa permita monitorizarea urmatorilor parametrii: ECG, Frecventa Cardiaca (HR), Respiratie (RR), SpO2, Puls, Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP)Introducere a datelor si reglarea parametrilor sa fie prin ecranul touchscreenEcranul cu proprietati antimicrobiene avansate de  tip “Gorilla Glass “ sau echivalentFunctionalitate de  tastatura “virtuala” pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice si permite accesarea rapida si usoara a anumitor functii accesate frecventPosibilitatea de creare a unor afisaje configurabile de către utilizator in functie de preferintele si necesitatile de monitorizare, usor de schimbat de la unul la altul, printr o singura actiune / buton, pentru a fi disponibile usor mai multe informatii.Formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate prin culori distinctePosibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou nascutObligatoriu existenta unui software de tip “simulare pacient” care sa poata fi utilizat pentru autoinstruire in vederea folosirii aparatuluiSa aiba senzor de lumina integrat care regleaza automat iluminarea monitorului  in functie de lumina ambientalaAfisajul sa fie atat landscape cat si portret care sa se regleze automat in functie de pozitia monitoruluiSa poata stoca informaţii pentru minim 15 măsurători  efectuate şi minim 48 de oreECG:Monitorizare ECG folosind electrozi si cabluri combinatie min de fire intre 3 si 10 fireMonitorizare ECG cu 12 derivatii folosind cabluri cu 6 firePermite  analiza de aritmie pe toate derivatiile ECG si include:Detectarea si analiza aritmiilor ventriculareCalculul Frecventei cardiacegenerarea de alarme inclusiv pentru asistole, bradicardie si fibrilatie ventricularaFRECVENTA CARDIACAmin: 15-300 batai/minut mod adult/pediatricmin: 15-350 batai/minut mod neonatalRESPIRATIE:min: 0-120 respiratii/minutPULSOXIMETRIE (SpO2)Intervalul de masurare: 0-100%Afisarea curbei de pletismografiePuls interval min: 25 – 240 bpmTENSIUNE ARTERIALA NEINVAZIVA (NIBP)Masurarea tensiunii arteriale sa se poata face manual, automat, secvential (cu numărul de măsurători şi intervalul dintre măsurători configurabile pentru fiecare ciclu) sau de tip STAT (serii rapide de măsurători pe o perioadă de cinci minute)Intervalul de masurare:sistolic min  30 – 270 mmHgdiastolic min  10 – 240 mmHgPresiune medie min 20 - 255 mmHgEroare medie maxima: ±5 mmHgEcranul monitorului sa fie plat, cu o diagonala de min. 6 inch.Ecranul sa fie color, cu o rezolutie ≥1024 x 480Numărul formelor de unda afişate simultan pe ecran: 3 forme de undă în timp realPentru protectia pacientului impotriva riscului contaminarilor si pentru confortul acestuia (reducerea zgomotului), sistemul sa nu aiba ventilatoare si/sau hard discuriSa aiba un ceas digital afisat pe ecranul monitoruluiInterfata de utilizare sa fie in limba romanaPosibilitatea de marire a capacitatii de monitorizare prin adaugarea urmatorilor parametrii vitali:CO2PiCCOTEMPSa poate fi upgradat astfel incat sa poata fi conectat la reteaua spitalului, wirelessSa poata fi upgradat astfel incat sa poata afisa minim 5 forme de undaAccesorii si consumabile incluse:Senzor SpO2 adult reutilizabil – 1 bucCablu ECG – 1 bucManseta si furtun TA – 1 buc

title: Poligraf

description: Poligraf*1bucPOLIGRAF COD CPV 33124100-6 Aparat de diagnosticare*1 bucSpecificatii tehnice minimale:Unitate de diagnostic al tulburarilor respiratoriiSa fie prevazut cu centura reutilizabila de monitorizare in timpul somnuluiSa permita monitorizarea cel putin a urmatoarelor:-Saturatia de oxigen (SpO2)- Puls- Zgomote precum sforait prin intermediul unui microfon integrat sau separat- Efortul toracic sau abdominalEcran ul sa fie color Sa aiba o greutate  maxim 200 grameCapacitatea de stocare sa fie de  minim 100 oreConfiguratie minima de livrare:Cablu de alimentare sau incarcator pentru acumulatoriAcumulatori reincarcabiliSoftware pentru analiza datelor

title: Camera frigorifica mortuara

description: Camera mortuara*2 bucCamera frigorifica mortuara cu minim 2 locuri si incarcare frontalalocuri separate si delimitate.Sa dispuna de usi cu acces facil la zonele de depozitare.Camera frigorifica sa fie de tip plug and play, complet asamblat. Temperatura sa fie asigurta printr-o construcite robusta cu strat izolant confecționat din spumă poliuretanică cu retard termic ridicat împotriva pierderilor de frig.Tempertaura sa fie controlata individual pentru fiecare post prin microprocessor.Sa dispuna de compresoare si condensatoare  individuale pentru fiecare post de depozitare.Sa dispuna de ventilatoare de eliminare a caldurIi si asigurarea unei temperature optime de functionare.Intreaga structura a camerei firgorifice sa fie realizata din otel inoxidabil de tip austenitic AISI 304 sau AISI 316.Sistemul de control al temperaturii sa dispuna de alarme de eroare multi sistem cu afișarea codului poziției de avarieSa dispuna de garnituri pentru  ușii cu capacitate de rezistență la îmbătrânireFicare compartiment sa dispuna de o tava cu mai multe rânduri de roți mici pentru a muta cu ușurință tava.Camera sa dispuna de roti cu sistem de blocare individual. Valoarea setată a temperaturii sa poata fi reglată de la -16 -- + 10 grade CelsiusUșile sa fie  echipate cu sistem de alarmă pentru usa  deschisa.AlarmeUtilizatorul  sa poata seta intervalul de temperatură alarma.4 alarme de defecțiune a sistemului (alarmă de temperatură ridicată, alarmă de temperatură scăzută, alarmă de avarie a senzorilor, alarmă de deschidere a ușilor,) Sa aiba doua moduri de alarmă (alarmă sonoră, alarmă intermitentă )Tensiune: 220V / 50Hz Consum de energie :maxim  3000WCaracteristici structurale si dimensionaleDimensiuni interioare (Adancime * Latime * Inaltime)/loc: minim 1950 * 630 * 440 mm

title: Targa bariatrica

description: Targa bariatrica *2 bucSpecificatii tehnice minimaleTarga bariatrica sa  permita efectuarea urmatoarelor miscari:Pe inaltime, trendelenburg/revers trendelenburg, sectiune spateProdusul sa fie:Prevazut cu laterale anticadere metalice, blocabile si rabatabileDesign igienic pentru sectiunile cap si picioare, material metalicCPR mecanic, aducere in pozitie plata a spatarului pentru interventii de urgentaPrevazuta cu roti pivotante 360 grade de diametru 200 mm, blocare centralizata, ofera o miscare directionala liniaraPrevazuta cu bumpere de protectie din plasticTransparenta X-Ray, prevazuta cu casuta pentru casete X-RayPrevazuta cu suport pentru butelie de oxigenPrevazuta cu cea de-a cincea roata diametru 125 mm pentru schimbarea cu usurinta a directiei de mersPrevazuta cu suport pentru pungi urinaPrevazuta cu carlige pentru curele de imobilizare si cureaPrevazuta cu diverse sloturi pentru accesorii, cos pentru accesoriiStativ perfuzie ajustabil pe inaltimePrevazuta cu saltea de densitate  minim 32 kg/mc, antibacteriana si rezistenta la apaPrevazuta cu manere localizate de o parte si de alta pentru o deplasare mai usoaraPrevazuta cu suport prosopDimensiuni totale: lungime 2140 mm, latime 990 mmAjustare pe inaltime intre 615 mm si 915 mm

title: Pat spital bariatric

description: Pat spital bariatric*2 bucCARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:Patul sa fie echipat cu servomotoare actionat electric, mobil, destinat ingrijirii pacientilor bariatrici Suprafata pentru pacient sa fie  fixata pe 2 coloane telescopice pentru o usoara curatare si stabilitate mare a patului in orice pozitieColoane telescopice sa fie din profil de aluminiu cu finisaj prin oxidare electroliticaSuprafata pentru pacient sa fie din 4 sectiuni (sectiune spatar, coapse si gambe mobile si sectiune pelvis fixa) cu latime adaptata nevoilor pacientior bariatriciSuprafata pentru saltea sa fie alcatuita din panouri detasabile din plastic ABS rezistent la eforturi mecanice si care sa permita o usoara intretinereDesignul patului sa fie modern, ergonomic si sa respecte toate normele europene in vigoare privind siguranta pacientului Intreaga constructie a patului sa permita o igienizare eficienta prin suprafete netede, materiale speciale, management al cablurilor etc pentru o preventie ridicata a infectiilor nosocomialeElectromotoare sa fie silentioase pentru reglare: sectiunilor patului, inaltimii, TR/ATRSa permita ajustarea simultana a spatarului si sectiunii coapselor prin apasarea unui singur buton de pe toate elementele de control ale patuluiSuprafata de pacient sa permita crearea unui spatiu aditional de minim 15 cm atunci cand sectiunile spatar si coapse sunt activate, pentru a reduce presiunea in zona pelvisului si a fortelor de frecare ce pot conduce la aparitia escarelor de decubitSa existe posibilitatea de extindere a lungimii patului in minim 3 trepte cu minim 300 mm Tabliile de la capetele patului sa fie detasabile pentru largirea accesului la pacient  in cazuri de urgenta (manevre de resuscitare)Tabliile sa aiba un design modern cu cadru din aluminiu si panouri din HPL rezistente la agenti mecanici, chimici si termici, ce pot fi colorate la alegere Tabliile patului sa fie prevazute la partea superioara cu profil din otel inoxidabil ce permite o buna curatare si dezinfectie pentru preventia infectiilor nosocomiale Inaltime  a tabliei de la cap sa fie fixa , indiferent de inaltimea suprafetei pacientului, ceea ce faciliteaza interventiile in pozitiile TR/ATRPanourile laterale sa fie din bare metalice paralele, dintr-o singura bucata, si culisabile ce permit un acces usor al personalului medical la pacientCulisarea panourilor laterale sa se faca cu ajutorul unui mecanism aflat in partea superioara, usor de accesat si actionat cu o singura manaFiecare panou lateral sa fie prevazut cu o extensie detasabila pentru a asigura protectia eficienta a pacientilor bariatrici si in cazul folosirii unei saltele active de grosime mareExtensia detasabila sa asigure o extraprotectie pe inaltime de minim 10 cmPatul sa fie echipat cu echipotential situat sub sectiunea cap pentru a se putea utiliza in siguranta aparatele necesare resuscitarii sau pentru alte interventii intravascularePatul sa fie actionat electric prin intermediul urmatoarelor elemente de control: panou central de comanda si telecomandaPanoul central de comanda sa permita activarea functiilor pentru reglarea inaltimii, a sectiunilor patului, TR/ATR, si a unor pozitii uzuale sau de urgenta, stocate in memoriePozitiile  uzuale sau de urgenta sa poata fi  stocate in memorie, pentru executarea rapida, prin apasarea unui singur buton de pe panoul central. Minim urmatoarele:        - pozitia de resuscitare (indreptarea platformei saltelei la o inaltime optima pentru inceperea manevrelor CPR )        - pozitia soc (indreptarea platformei saltelei si pozitionarea in TR maxim)        - scaun cardiac         - pozitie de examinare (indreptarea platformei saltelei la inaltimea cea mai de sus)- pozitie de siguranta (indreptarea platformei saltelei la inaltimea cea mai de jos)       - pozitie de mobilizare (ridicarea spatarului la maxim, indreptarea sectiunii coapse si plasarea platformei saltelei la o inaltime optima ce permite coborarea pacientului din pat) Sa aiba buton pentru blocarea in orice moment a tuturor miscarilor patului, pentru evitarea actionarii accidentale de catre persoane neautorizate. sa prezinte buton special de activare a tastelor de pe panoul central de comandă, si de pe telecomanda, destinat preventiei actionarii accidentale de catre persoane neautorizateButonul  sa rămâna activ maxim 3 minute dupa apasare, timp în care sa poate fi apăsată tasta funcţiei selectate, pentru a acţiona patul sau a bloca funcţiile individuale respective.La nivelul panoului central sa poata fi actionate butoane de blocare/ deblocare a  anumitor functii pentru toate elementele de comandaPentru a semnaliza blocarea anumitor functii, panoul central si telecomanda sa fie prevazute cu led-uri indicatoareTelecomandasa fie  ergonomica cu activarea functiilor pentru reglarea inaltimii si sectiunilor patului, sa fie prevazuta cu tastatura in folie cu iluminare interna ce asigura vizualizarea comenzilor pe timpul noptiiTelecomanda sa fie prevazuta cu led pentru utilizarea acestuia in vederea verificarii reflexului fotomotor al pacientuluiTelecomanda sa se ataseze printr-un dispozitiv ce permite conectarea/ deconectarea cu usurinta a acesteia, pentru un acces restrictionatSa existe deasemenea un mecanism pentru deblocarea rapida a spatarului in vederea efectuarii resuscitarii cardio-respiratorii– CPR mecanicSa fie prevazut cu suport pentru lenjerie, care sa poata fi de asemenea folosit ca suport pentru panoul de comanda Sa prezinte 4 orificii  pentru montarea stativului de  infuzie in cele patru colturi ale patului si  2 orificii la capatul superior al patului pentru fixarea tijei de ridicare a pacientului.  Sa aiba 2 sine pentru atasare accesorii fixate pe partile laterale ale patuluiSa fie prevazut cu elemente de protectie verticale la lovirea peretilor in timpul transportuluiSa fie prevazut cu suporti fixare saltea special conceputi pentru saltelele dedicate pacientilor bariatriciAcumulator pentru asigurarea autonomiei de functionare a patului pe timpul transportului pacientului sau in cazul caderii retelei de alimentare. Sa Indice nivelul de incarcare a acumulatorului pentru optimizarea ciclului de incarcare sa aiba 4 roti duble cu diametrul de min. 150 mm cu sistem de blocare centralSa fie prevazut cu o a 5a roata pentru o buna manevrabilitate a patului in timpul transportuluiDedesubtul sasiului sa fie prevazut cu lumina de noapte  pentru o buna orientare a pacientului sau a personalului medicalSa aiba posibilitatea dezactivarii sau activarii luminii de noapte de la nivelul panoului central de comandaIntensitatea luminii de noapte sa aiba mai multe trepte in functie de timpul scurs de la activarea ultimei functii sau de la simpla accesare a unui element de control al patuluiSaltea pasiva antidecubit Sa permita distribuirea optima a greutatii pacientului pentru prevenirea formarii escarelor de decubit pana la gradul 2 inclusiv.Salteaua sa aiba 2 parti de taiere: in partea de jos care sa asigura adaptarea la forma patului in timpul pozitionarii pacientului si in partea de sus pentru a asigura confortul necesar pacientului.Salteaua sa permita rotirea prin schimbarea pozitiei de la cap cu cea de la picioare.Salteaua sa fie fabricata din spuma poliuretanica si prevazuta cu husa lavabila detasabila, permeabila la vapori si impermeabila la lichide, prevazuta cu fermoar pe cel putin 2 laturi.Husa sa aiba marginile cusute, cu elastic biaxial, material respirabil ce contine compusi antibacterieni, conform 518/2012/EU.Husa sa permita spalarea la o temperatura de minim 700C timp de minim 3 minute.Husa saltelei sa fie prevazuta cu eticheta de identificare cu instructiuni de curatare.Lungimea saltelei: 200 cm+/-5%Latimea saltelei: 100 cm+/-5%Grosimea saltelei: in gama 150-170 mm Densitate: min. 45 kg/m3Rezistenta la compresie: 6,5 kPa/m2   Atat salteaua cat si husa sa fie confectionate din materiale ignifuge.Date tehnice pat:- dimensiuni externe : 2200  x 1100 mm ±5%- dimensiuni interne : minim 2000  x 1000 mm - Inaltime minima: 270  mm ±5%- Înălţime maxima: 800 mm ±5%- Inaltime optima pozitie de mobilizare: aproximativ 450 mm- TR/ATR : minim ± 140- Unghi de ridicare spatar minim 70°- Unghi de ridicare minim coapse 32°- Greutatea totala suportata pe pat (sarcina utila): minim 320 Kg- Inaltimea panoului lateral: minim 375 mm- Lungimea panourilor laterale: minim 145 cm- Spatiu liber disponibil sub sasiul patului cand acesta se afla in pozitia de siguranta (inaltimea cea mai de jos): minim 100 mm- Tensiune de alimentare : 230V /50-60Hz- Greutate maxima pat cu saltea si accesorii incluse: maxim 200 kgAccesorii pat incluse:- Cadru ridicare pacient special destinata pacientilor bariatrici cu maner din plastic reglabil pe inaltimeFixarea cadrului de ridicare pacient sa se faca in ambele orificii de la capul pacientului avand o capacitate de sustinere de pana la minim 100 kgPatul sa fie fabricat in conformitate cu normele europene pentru echipamente medicale si paturi de spital : EN 60601-2-52:2010 – siguranta pacientului,

title: Defibrilator

description: Defibrilator*2 bucSPECIFICATII TEHNICE Defibrilator cu monitor utilizat pentru pacientii adulti, pediatrici,sau nou-născuți în ambulanță sau instalații interioare de urgență.Sa fie prevazut cu urmatoarele moduri de utilizare: Mod de defibrilare, mod monitor, mod AED, mod de stimulare Sa prezinte Functie multiparametru: 3, 5 derivatii ECG, SpO2, 2 temp, NIBP incluse.suplimentar sa prezinte: 2 IBP, EtCO2, Respiratie etc. - neincluseDomeniu de energie sa fie selectabil, cuprins intre 1 si 360 JGama impedanta pacient sa fie intre 25~200 Ohmsa prezinte functie de schimbare automata a energiei in functie de tipul de pacient selectat Sa fie prevazut cu functie de feedback CPR - permite implementarea eficientă CPR Dimensiunile unui echipament compact: 300 x 290 x 215 mm (W x H x D) +/- 5%Greutate: max 7 kgAlimentare directa  240 V, Baterie Li-Ion sau superioara minim 5200 mAh cu capacitate de descarcare minim 200 de șocurila 200 Jouli (per baterie)Timp de operare min 5 ore/baterie in modul monitor Timp de operare min  2 ore in modul stimulareReincarcare baterie in maxim 8 ore cu functionare si maxim 5 ore cu defibrilatorul opritDisplayDisplay-ul sa fie color LCD 8.4" TFTRezolutia sa fie 800 x 600 pixeliNumar de trasee afisate: 4 forme de undaInterfata displaysa fie  in limba romanaControaleSa prezinte buton multifuncțional: buton selectare mod (Oprire, AED, Manual,Monitor și stimulare): 12 butoane(butoane pentru nivel de energie a padelei (+, -), Tip Pacient, derivatie ECG, dimensiune ECG, imprimare, Nivel de energie, încărcare, analiză, Șoc, sincronizare, eveniment și alarmă), 5 Taste softAlarme. Echipamentul trebuie sa prezinte urmatoarele tipuri de alarme:Alarme pacient si alarme tehnice sistemCategorie de alarme: de prioritate joasa, medie si inaltaAlarme audio si vizuale Sa prezinte posibilitatea de  a configura alarmeVolum nivel alarm sa fie intre  45-85 dBImprimanta termica sa fie cu greutate redusa, maxim 190 gsa prezinte : de la 1 pana la 3 canale Sa aiba Hartie termica cu latime  min 80 mmViteza de  imprimare sa fie cuprinsa intre 25 mm/sec, 50 mm/secMod de stimulareRata de stimulare - variabila de la 30 bpm (ppm) până la 180 bpm (ppm) ±1,5 %(crește sau decrește cu o valoare de 2 bpm (ppm))Precizie ±1,5 %Curent de ieșire 0 mA până la 140 mARezolutie 2 mAPrecizie ±5 % sau 5 mA, oricare dintre acestea este mai mareTip de impuls Impuls de curent constant de 40 msAmplitudinea impulsului 40 ms ±2 msMod AEDImpedanta pacient 25 ~ 175 OhmRitmul cardiac 20 până la 300 BPMPrecizie ±1 BPM sau ±1 %, oricare dintre acestea este mai mareDetectareV/F la o amplitudine mai mare decât sau egal cu 0,2 mV,V/T la o frecvență cardiacă mai mare decât sau egal cu 150 bpm (Adulți)V/T la o frecvență cardiacă mai mare decât sau egal cu 180 bpm (Pediatric)Analiza șocului Timp < 10 secundeTimp de incarcare la 200 JÎn 6 secunde cu tensiune nominală AC/DCÎn 7 secunde cu bateria complet încărcatăMod manualEnergie de șocElectrozi sau padele externe: Adult: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 360 JPediatrie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100 JPadele interne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 JTimp de descărcare automat: 20, 60 de secundeTimp de incarcare la 200 JÎn 6 secunde cu tensiune nominală AC/DCÎn 7 secunde cu bateria complet încărcatăTimp de incarcare la 360 JÎn 8 secunde cu tensiune nominală AC/DCÎn 9 secunde cu bateria complet încărcatăECGInterval măsurare 0, 20 până la 300 BPMRezoluție 1 BPMPrecizie ±1 BPM sau ±1 %, oricare dintre acestea este mai mareTimp de raspuns maxim 10 secundeDerivatii:3 derivatii: derivatii I, II, III5 derivatii: derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V10 derivații (măsurare ECG cu 12 derivații): derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2,V3, V4, V5, V6Detectare deconectare derivatieImpedanta de intrare 2,5 Mohmi sau mai multDimensiune ECG Auto, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0 mm/mVSpO2Gama 0-100%Gama puls 30 la 300 BPMAcuratete ±2 % sau ±2 BPMTemperaturaSondă cu termistorInterval de la 0,0 la 50 °C (32,0 la 122 °F)Rezoluție 0,1 °CPrecizie display  ±0,1 °CNIBPTehnica Măsurare oscilometricăIntervale NIBP auto: Oprit, Continuu, 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minuteGama masurareAdult/pediatric: SYS 40 la 270 mmHg, DIA 20 la 200 mmHgNeonatal: SYS 40 la 120 mmHg, DIA 20 la 90 mmHgPrecizie ±3 mmHgRezolutie 1 mmHgStocare interna: memorie interna, card SDMemorie (12 derivatii): salvează un total de 100 de datesalvează forma de undă ECGsalvează datele rezultatelor analizei ECGsalvează datele și timpul de analiză ECGsalvează HR/PR, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, Date numerice IBP, EtCO2salvează starea de alarmăMemorie (evenimente):salvează un total de 250 de datesalvează informațiile despre șocul de defibrilare (număr de șoc, nivel de energie, real energie trecută, impedanță)salvează informațiile de ritm (rata de ritm, curent de ritm, modul asincron)salvează lista de acțiuni clinicesalvează forma de undă ECG de 1 canalsalvează data și ora evenimentuluisalvează HR/PR, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, Date numerice IBP, EtCO2salvează starea de alarmăMemorie (trenduri):salvează un total de 5.000 de datesalvează data și orasalvează HR/PR, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, Date numerice IBP, EtCO2salvează starea de alarmăSpecificatii de livrare Defibrilator cu monitor 1 bucBaterie – 1 bucImprimanta termica – 1 buc.Modul ECG – 1 buc.Modul SpO2 – 1 buc.Modul temperatura – 1 buc.Modul NIBP – 1 buc.

title: CPAP (Aparat pentru titrare)

description: CPAP (Aparat pentru titrare)*1 BUCMod de terapie: minim CPAP si APAP (Auto CPAP)Intrare AC 220 VPresiune minim intervalul 4-20 cmH2O Nivel de zgomot : maxim 30 dBEchipamentul sa fie prevazut cu functie de umidificare Sa fie prevazut cu monitorizare cu SD cardEcranul sa fie LCD Sa aiba functie Auto Start-Stop Sa aiba functie de recunoastere a respiratiilor periodice, microtrezirilor, sforaitului, etc.Sa aiba functii pentru detectarea apneilor obstructive si centraleConfiguratie de livrare minima:Echipament cu specificatiile de mai susCablu de alimentareFurtun pacient CpapMasca pacient compatibila – 1 buc

title: Videobronhoscop

description: Videobronhoscop-1 bucTrusa videobronhoscopie cu accesoriiVideoprocesor cu sursa de lumina incorporata Full HD - 1 bucFull High DefinitionIesiri Video: DVI (Rezolutie: 1920×1080 pixeli); RGB-TV, S-video, VideoSa prezinte zoom electronic de pana la 2x, cu posibilitatea de modificare in trepte a cate 0.05 unitatiPosibilitate de memorare a minim 45 pacienti si 20 de utilizatoriAfisare pe ecran a numarului de poze facute in cursul investigatiei Cu conectori de iesire a imaginii: VIDEO S VIDEO RGB TV DVI-D Posibilitate de memorare a datelor pe USBSa prezinte buton de standby pentru deconectarea endoscoapelor, nefiind necesara oprirea procesorului, ajutand la scurtarea timpului intre proceduri  Sursa de lumina : minim 3 LED-uriModuri de masurare a luminozitatii: Automatic – Peak/AVETehnologie Multi-Light ( tehnologie ce ofera imagini cu luminozitate si contrast de cea mai buna calitate, o vizualizare imbunatatita a hemoglobinei si a vaselor de sange)Prezinta mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei superficialePrezinta mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilor Prezinta cromoendoscopie virtuala de intensificare a culorii prin selectia spectrelor cu lungimi de unda dedicatePosibilitate de conectare la reteaua spitalului pentru rapiditatea transmiterii datelorLungimile de unda corespunzatoare culorilor rosu, verde si albastru sa poata fi ajustate in vederea obtinerii unui contrast mai bun al imaginiiAjustarea stralucirii in min. 9 trepteFunctie anti-incetosare pentru a obtine cele mai precise si clare imagini statice din multiple imagini inregistrateMemorie interna ce permite Back-up automat al datelor si imaginilorMemorie interna: min 4 GBControl automat al intensitatii luminoaseModificare a nivelului de alimentare cu aer in 4 trepte: Off, High, Middle si LowPosibilitate de limitare a intensitatii luminii pentru a evita coagularea in cazul pacientilor ce prezinta sangerariPresiune maxima a aerului insuflat si a apei de  65 kPaMod automat de back-up pentru stocarea datelor integratCompatibil DICOMVideobronhoscop Full HD – 1 bucFull High DefinitionPrezinta cip super CCD in capatul distal al endoscopului, oferind o transmisie fara zgomot a  imaginii si claritate superioaraCamp de vedere: min. 120⁰ Gama de observare: min. 2 – 100 mmCapacitate de flexiune: min. sus 210⁰ / jos 130⁰ Diametrul capatului distal max. 5.3 mmDiametrul tubului de insertie max. 5.8 mmLungimea de lucru max. 600Lungime totala max. 870Diametrul canalului de lucru min. 2.2 mmPrezinta mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei superficialeFunctie de focalizare apropiata de max 2 mm pentru diagnostic mai precisPrezinta mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilorCompatibilitate Laser DIODEMonitor Medical Full HD – 1 bucDiagonala min. 26”, cu rezolutie 1920x1080Full HD, HDTVPrezinta tehnologie de corectie a culorii in vederea unei claritati imbunatatiteSemnal de intrare: HD-SDI, DVI-D, DVI-I, RGBS, YPbPr, S-Video, Composite, VGASemnal de iesire: HD-SDI, DVI, RGBS, YPbPr/VGA, S-Video, CompositeTroliu pentru echipament – 1 bucCompatibil cu sistemul ofertatCu brat mobil pentru monitorPrevazut cu 4 roti blocabileCu suport pentru doua endoscoapeCorp metalic Aspirator medical – 1 bucDebit maxim de aspiratie: 40 l/minCu functie de standbyVacuum minim 93 kPa/700 mmHgCu filtru antibacterian si hidrofobicVas colector lichide cu capac si supapa de sigurantaTester etanseitate – 1 bucPense biopsie cu ac si cupe tip cleste(gura de crocodil) min 20 bucPensa extractie corp strain min 5 bucMonitor functii vitale – 1 bucSa permita monitorizarea urmatorilor parametrii: ECG, Frecventa Cardiaca (HR), Respiratie (RR), SpO2, Puls, Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP)Introducere a datelor si reglarea parametrilor sa fie prin ecranul touchscreenEcranul cu proprietati antimicrobiene avansate de  tip “Gorilla Glass “ sau echivalentFunctionalitate de  tastatura “virtuala” pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice si permite accesarea rapida si usoara a anumitor functii accesate frecventPosibilitatea de creare a unor afisaje configurabile de către utilizator in functie de preferintele si necesitatile de monitorizare, usor de schimbat de la unul la altul, printr o singura actiune / buton, pentru a fi disponibile usor mai multe informatii.Formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate prin culori distinctePosibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou nascutObligatoriu existenta unui software de tip “simulare pacient” care sa poata fi utilizat pentru autoinstruire in vederea folosirii aparatuluiSa aiba senzor de lumina integrat care regleaza automat iluminarea monitorului  in functie de lumina ambientalaAfisajul sa fie atat landscape cat si portret care sa se regleze automat in functie de pozitia monitoruluiSa poata stoca informaţii pentru minim 15 măsurători  efectuate şi minim 48 de oreECG:Monitorizare ECG folosind electrozi si cabluri combinatie min de fire intre 3 si 10 fireMonitorizare ECG cu 12 derivatii folosind cabluri cu 6 firePermite  analiza de aritmie pe toate derivatiile ECG si include: Permite detectarea si analiza aritmiilor ventriculare Permite calculul frecventei cardiaceprezinta generarea de alarme inclusiv pentru asistole, bradicardie si fibrilatie ventricularaFRECVENTA CARDIACAmin: 15-300 batai/minut mod adult/pediatricmin: 15-350 batai/minut mod neonatalRESPIRATIE:min: 0-120 respiratii/minutPULSOXIMETRIE (SpO2)Intervalul de masurare: 0-100%Afisarea curbei de pletismografiePuls interval min: 25 – 240 bpmTENSIUNE ARTERIALA NEINVAZIVA (NIBP)Masurarea tensiunii arteriale sa se poata face manual, automat, secvential (cu numărul de măsurători şi intervalul dintre măsurători configurabile pentru fiecare ciclu) sau de tip STAT (serii rapide de măsurători pe o perioadă de cinci minute)Intervalul de masurare:sistolic min  30 – 270 mmHgdiastolic min  10 – 240 mmHgPresiune medie min 20 - 255 mmHgEroare medie maxima: ±5 mmHgEcranul monitorului sa fie plat, cu o diagonala de min. 6 inch.Ecranul sa fie color, cu o rezolutie ≥1024 x 480Numărul formelor de unda afişate simultan pe ecran: 3 forme de undă în timp realPentru protectia pacientului impotriva riscului contaminarilor si pentru confortul acestuia (reducerea zgomotului), sistemul sa nu aiba ventilatoare si/sau hard discuriSa aiba un ceas digital afisat pe ecranul monitoruluiInterfata de utilizare sa fie in limba romanaPosibilitatea de marire a capacitatii de monitorizare prin adaugarea urmatorilor parametrii vitali:CO2PiCCOTEMPSa poate fi upgradat astfel incat sa poata fi conectat la reteaua spitalului, wirelessSa poata fi upgradat astfel incat sa poata afisa minim 5 forme de undaAccesorii si consumabile incluse:Senzor SpO2 adult reutilizabil – 1 bucCablu ECG – 1 bucManseta si furtun TA – 1 buc

title: Autoclav 150-180 L

description: Autoclav 150-180 L*3bucA. CONFIGURATIE•         STERILIZATOR CU ABUR CU CAPACITATE minima150 L maxim 180 L•         TRATARE APA -1 buc•         SISTEM DE OSMOZA APA – 1 buc.B. CARACTERISTICI TEHNICE•         STERILIZATOR CU ABUR CU CAPACITATE 150LComponenta:STERILIZATOR DE MINIM 150 LITRI - MAXIM 180 LITRI, CU GENERATOR ELECTRIC DE ABUR INCORPORATIMPRIMANTA  INCORPORATAParametrii tehnici si functionali:Sterilizator cu 1 usa sau optional 2 usi, destinat sterilizarii in statiile centrale de sterilizare care sa aiba programe validate pentru spital, presetateForma camerei: CilindricaVolumul camerei de sterilizare: minim 150 L maxim 180 LDimensiunea camerei de sterilizare 500x700mm +/-5%Camera de sterilizare fie construita din otel inoxidabil minim 316 L Camera de sterilizare sa aiba o grosime de minim 6mmCamera de sterilizare, generatorul de aburi sa fie izolat termic cu spuma polimerica ( nu vata minerala sau vata sticla )  Sa aiba sistem automat de blocare a usii cu inel de siguranta in pozitia inchis pentru siguranta operatiunilor de intretinere si exploatare Sa aiba sistem automat de blocare a usii cu inel de siguranta in pozitia inchis in cazul intreruperii accidentale a energiei electriceEtanseitatea usii sa se realizeze printr-o garnitura siliconica Sa dispuna de proces de sterilizare de pre-vacuum si posibilitatea de uscare finala prin vacuumSa fie prevazut cu pompa de vacuum cu inel, cu depozit de recirculare a apei impartit in doua parti, pentru economisirea apeiSa aiba tanc pentru depozitarea apei si recircularea apei din pompa de vacuum in vederea reducerii consumuluiReglarea   nivelului apei de catre sonde sa se faca automatSterilizatorul sa aiba doua intrari independente de apa, unul pentru generatorul de aburiDimensiunile externe maxime ale sterilizatorului (WxHxD) 850x750x1050Greutatea sterilizatorului: maxim 200 kgCarcasa sterilizatorului sa fie construita din otel inoxidabil Aerul care intra in camera de sterilizare la sfarsitul ciclului de sterilizare sa fie filtrat printr-un filtru de aer cu o eficienta de separare mai mare de 99,998% pentru particule cu dimensiunea de maxim 0,2µmAlimentare electrica: Trifazic 380-400V 50 Hz SIGURANTA IN EXPLOATARECiclul de sterilizare sa nu poata porni daca usa este deschisaUsa sa nu poata fi deschisa daca exista presiune in cameraSa fie prevazut cu un sistem de siguranta in caz de supraincalzireSa fie prevazut cu un sistem de siguranta in cazul intreruperii alimantarii cu energie electrica sau al alimentarii cu apaActionarea elementelor rezistive din generatorul de aburi sa se faca electronic ( nu mecanic ) prin intermediul releelor de tip Solid StateSa fie dotat cu alarme acustice si vizuale atunci cand apare o defectiunePROCESUL DE STERILIZARE SI TESTELE. Echipamentul sa prezinte:Test de pierderi/scurgeriTestul Bowie & Dick la 134O C timp de max 3.5 minuteMinim 5 cicluri de sterilizare valideCicluri disponibile     Rapid - 134° (21 minute)Despachetate - 134°Impachetate - 134°Prion - 134°Poroase - 121°Sa aiba posibilitatea de a crea pana la 20 programe, de cicluri noiINTERFATA INTERACTIVA PENTRU UTILIZATORIMeniu utilizator sa fie in limba RomanaSistem complet automat controlul sterilizatorului sa fie facut prin intermediul microprocesoruluiSa fie prevazut cu un ecran tactil capacitiv color de minim 5,7” care sa permita gestionarea si vizualizarea proceselor de sterilizare inclusiv graficului temperatura presiune in timp realPentru o integrare mai buna modulul de comanda si ecranul tactil trebuie sa fie de aceeasi marcaUtilizare sa fie usoara si sa prezinte pictograme inteligibile pentru selectarea si operarea programelor Sa permita acces la meniurile pentru selectarea programelor, informare, intretinere si statistici Sa prezinte monitorizarea parametriilor programului in timp real (temperaturi, presiuni, faza curenta, timp ramas)Sa permita vizualizarea procesului de sterilizare prin diagrama temperatura si diagrama presiune afisata in timp real pe display, afisare temperatura camera sterilizare, presiune camera sterilizareMesajele, avertismentele si alarmele sa fie descrise in mod util si clar. ID-ul alarmelor sa fie explicate in manualParametrii de siguranta sa fie protejati printr-o parolaIMPRIMANTA - CerinteSa permita imprimarea temperaturii si presiunii pentru fiecare etapa a ciclului (vacuum, injectii de abur, uscare) din interiorul camereiSa Imprime ore fiecarui pas al cicluluiSa imprime numele descriptiv al ciclului rulat,  numarul incarcaturii, durata perioadei de sterilizare si a temperaturii de sterilizare a ciclului derulat. Imprimanta sa fie cu impact in vederea pastrarii timp indelungat a imprimarii pe bonurilor cu datele de sterilizare.Constructia mecanica Sa fie prevazut sonda dubla de temperatura Sa fie prevazut cu doua traductoare de presiune independenteSa fie prevazut cu valva de siguranta Usa sterilizatorului Sa fie realizata din otel inoxidabil minim AISI 316L Sa prezinte sistem inchidere realizat prin vacum Sistemul de  de blocare a usiisa fie prin inel de sigurantaSuprafata interioara a usii sa fie netedaSistemul de siguranta sa impiedice actionarea usii in timpul procesului sau daca presiunea relativa din interiorul camerei este mai mare de 200 mBarGeneratorul de aburisa fie realizat din otel inoxidabil minim 316LGrosimea peretilor generatorului sa fie de minim 4mmSa fie izolat termic, astfel incat sa asigure o temperatura externa de maxim 450C Sa fie prevazut cu senzor de presiune independent pentru generator Sa fie prevazut cu minim 3 nivele de control independente in interiorul generatorului de abur (gol - minim – maxim)Sa fie prevazut cu termostat pentru protectia elementelor de incalzire impotriva supraincalzirii Sa fie prevazut cu sistem automat se curatare a generatorului de aburPuterea generatorului de aburi: max 10 kWSistemul de vacuum Sa aiba pompa de vacum cu inel cu sistem de economisire a apeiTevi si supape Sa aiba supape  pentru abur electrice Sa existe posibilitatea de a actiona manual supapele pentru verificare din programul de servisare protejat cu cod de accesToate tevile cailor de abur sa fie realizate din tuburi PTFEPanoul ElectricPanou electric sa fie echipat  cu sistem electric de racire care sa mentina temperatura sub 40oCSistem de evacuare apaSistem de evacuare apa sa fie prevazut cu sistem de racire a aburului pentru protejarea sistemului de canalizare.Sistem de evacuare apa sa fie prevazut cu sistem de protectie la blocare evacuare.Sistem osmoza inversa Sa fie destinat eliminarii calcarului, mineralelor si a altor substante solubile, clor, etc.Conceput pentru a asigura calitatea corespunzatoare a apei pentru functionarea in parametrii a generatorului de aburi al autoclavei.Specificatie de livrareAutoclava minim 150 L - maxim 180 LSuport taviteTaviteImprimanta matricialaManusi termoizolanteCablu de alimentareSistem osmoza inversaCadru suport autoclava

title: Centrifuga

description: Centrifuga*2 bucCARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:Centrifuga de laborator cu refrigerare.Capacitate maxima de centrifugare de 4 x 175 ml cu rotor basculant care sa poata gazdui minim 24 de tuburi de 5, 7 sau 10 mlViteza maxima de centrifugare a centrifugii sa fie de minim 6.000 rpm Sa fie cu  detectie automată a prezenței rotorului.Sa prezinte funcție de limitare a vitezei pentru siguranță.Sa dispuna de posibilitate setare viteza în RPM și RCF.Sa dispuna de functie de Short SpinSa fie controlata de un microprocesor și sa dispuna de un display color LCD cu vizualizare simultană a tuturor parametrilor:Cronometru OraTemperaturaAccelerare Denumire rotor instalatDecelerare VitezaFunctie short spinDe asemenea ecranul trebuie sa dispuna de iluminare cu diferite culori pentru a evidentia starea centrifugii facand posibila observarea statusului de la distanta si eventualele semnale vizuale de eroare.Sa dispuna de reglare digitală a nivelurilor de accelerație și decelerareCamera de centrifugare sa fie din oțel inoxidabil cu înălțime optim pentru încărcarea și descărcarea a probelor si igienizarea acesteia.Sa dispuna de sistem de detectare a dezechilibrului cu funcționare automată ce oprește functionarea pentru a evita accidentele. Sistemul  de blocare a capacului sa fie automat deschidere de siguranță a capacului în cazul absenței alimentării cu energie electricăViteza minima posibila cu rotor batant de 4500 rpm.Timpul de functionare sa poata fi setat pana la 99 minute si 55 secunde.Sa dispuna de minim 3 trepte de decelerare si 3 de accelerare.Sa respecte directivele si standardele specifice EN 61010-1; EN 61010-2-020; EN 61326-1Dimensiuni maximale L x l x h 450 x 600 x 350 mm

title: Autoclav 22-30 L

description: AUTOCLAV 22-30 L*3 bucAUTOCLAVA 22-30 L COD CPV 33191110-9 Autoclave (Rev.2)*3 BUCSpecificatii tehnice Autoclava clasa B Sa prezinte afisaj digital cu LEDSa fie cu autodiagnostic si notificari mentenanta Sa aiba urmatoarele teste disponibile: B&D, HelixCamera de sterilizare cilindrica sa fie confectionata din otel inoxidabil, dintr-o singura bucata; sa prezinte valva de siguranta - protectie la suprapresiune;Ciclurile de sterilizare sa poata fi predefinitePanou de comanda sa fie cu afisaj electronic, sa permita selectarea rapida si precisa a programelor; sa aiba integrat senzor pentru detectarea calitatii apei distilate utilizate; Sa aiba integrati senzori de presiune si temperatura, parametrii de sterilizare sa fie  verificati si coordonati de microprocesor;Sa prezinte programe de 121° si 134°, ambalate si neambalate; Sa aiba valva de siguranta care asigura protectie la suprapresiune; Sa aiba sistem de blocare a usii in timpul functionarii, impotriva deschiderii accidentale; Sa prezinte atentionare sonora cand nivelul de apa din rezervor este scazut, sau rezervorul cu apa uzata este plin;Valva golire rezervor sa fie pozitionata pe panoul frontal; Sa aiba protectie automata in caz de eroare prin intreruperea ciclului de sterilizare, alarma acustica si vizuala;Sa aiba imprimanta termica externa Sa dispuna de sistem de blocare a usii  prin care usa autoclavului sa ramana inchisa atata timp cat presiunea interna nu este egala cu presiunea atmosferica. Sa aiba clapeta rezervor apa distilata  care sa  permita accesul facil pentru verificare si curatare; Sa nu  necesite conectare la reteaua de apa si canalizare;Sa functioneze doar cu apa distilata.Valva de siguranta sa se deschida in cazul in care presiunea din camera autoclavei este mai mare decat cea admisa. Sa prezinte un sistem facil de deschidere a capacului superior pentru curatarea bazinului cu apa uzataSpecificatii tehnice: Putere maxim 5000WUmiditate reziduala < 0.2%Temperatura de sterilizare 121°C/134°CCapacitate minim 22 litri- maxim 30 litriClasa BProcedura de uscare prin vaccum fortatRezervor apa 2 rezervoare 3.5L pentru apa curata/5L rezervor apa utilizataGreutate instrumentar ambalat max 3.2kgGreutate instrumentar neambalat max 6.5kgDimensiuni exterioare 755x650x550 mm +/-5%Procedura de curatare a camerei de sterilizare si a generatorului cu abursa fie automata Alimentare 220V,50/60HzAccesorii la livrare:Indicator biologic pentru sterilizare Indicator chimic pentru sterilizare Specificatii de livrare Autoclava min 23L-max 30LImprimanta Cablu USB pentru transfer date imprimanta/autoclavaCosuri pentru sterilizareSuport pentru cos sterilizareSpatula pentru suport autoclavaFurtun pentru evacuare apaDistilator pentru apa Recipientul de apa din plastic sa aiba min 4 litri.Alimentarea cu apa sa se faca manual Sa aiba functie de oprire automata dupa ce distilarea apei din aparat a fost consumata.Capacitate  de distilare min 1L/hPutere  max 750WGreutate 3.5kg +/-5%Dimensiuni (h, L, l) 260x220x380mm +/-5%

description: Statie producere oxigen pentru pacienti intubati - cantitate - 1 bucataCARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:Sistem de producere Oxigen medical  cu componente si caracteristici specifice:Generator de oxigen cu:a)debit minim continuu 26 Nmc/h la 95% puritate minim garantata(+/- 1%b)debit minim continuu 30 Nmc/h la 93% puritate minim garantata(+/-1%)c)debit constant la fluctuatii de consumpuritate garantata de producator minim 60 luni de la punerea in functiune a echipamentuluiEchipamentul trebuie sa genereze oxigen cu puritate de 95%+/-1% destinat uzului medical conform Farmacopeei Europene 7.1 din 4/2011Sistemul sa fie compact, cu depozitare in container special Sa prezinte tehnologie PSA de producere a oxigenului Sa dispuna de sistem de control de tip PLC sau card electronicSistemul sa fie cu functionare complet automatizataFiltru pentru oxigen steril-1 bucEchipamentul trebuie sa asigure functionare continuaPrevazut cu senzor de puritate paramagnetic sau echivalentIndicatori si instrumente de masurare continua a puritatatiiPresiune de intrare aer 6 bar +/- 5%Masurare continua presiune de intrareDimensiuni compacte…maxim 6 metri cubiMasurare continua presiune in coloanele de separatiePresiune de iesire 4,5-5,5 barConsum de aer declarat exprimat in mc/minPanou de comanda si control tip touch screen colorsa afiseze animatii logice de functionare in timp realDimensiunea ecranului sa fie de minim 10 inchMasurare continua presiune de iesireConditii de operare 5-45 grade CelsiusAlimentare electrica monofazica... 220-230 V/60HzHidrometru incorporat  Domeniul de masurare hidrometru:  -80 … +20 grade CelsiusAlarme acustice si vizualeFiltrare micronica pentru separarea picaturilor de ulei si particule solide cu dimensiuni sub 1 micrometru-Filtrare submicronica de particule si urme de ulei si apa cu dimensiuni sub 0,01 micrometruTub uscator cu sita moleculara pentru indepartarea H2O, CO2, NOX, si mirosuriFiltru particule si filtru bacterian, Turn de carbuneCalitatea aerului - medical conform Farmacopeei EuropeneCO2<300ppmCo<5ppmNO<2ppmUlei<0,1mg/mcSO2<1ppmapa<67ppmCompresor de aer cu urmatoarele caracteristici:Tehnologie cu surub pentru comprimarea aeruluiDebit minim de aer livrat 410 metri cubi/oraPresiune de iesire 10 bar +/- 5%Presiune maxima de iesire 13 barClasa de eficienta motor minim IE3(premium efficiency)Putere instalata maxim 45 KW pentru o presiune de 10 barAlimentare 400V/50HzNivel de zgomot maxim 75 dBUscator de aerDebit minim 18 mc/minTensiune alimentare 230vPutere maxima 2 kwPresiune intrare in uscator maxim 16 bar Punct de roua sub presiune, uscator cu refrigerare :3 grade Celsiuspreseparare ulei si sistem de tratare a condensuluiRezervor de aer vertical cu:a)capacitate minim 2000 litrib)presiune maxima 16 barc)caracteristica tip PEDd)material galvanizat sau aliaj superior anticorozive)tratament exterior anticoroziv prin vopsire in camp electrostaticf)supapa de siguranta si manometrug)elemente de purjare incluseh)elemente pentru drenaj inclusesistem de tratare aer cu turn de carbune activFiltru sistem de tratare aer prevazut cu purja automata de condens, montat inainte de turnul de carbune activSistem absorbant cu carbune activ cu un debit nominal de 9 mc/min la 10 barFiltrare aer comprimat debit de 9.5 mc/min si presiune diferentiala <0,05 barFiltru de praf debit de 9.5 mc/min si presiune diferentiala <0,05 barSistem de comanda si control cu urmatoarele caracteristici:Control la distanta: RS485/Modbus  sau internetPort USB/micro SD pentru date statistice, curbe de consum, parametri monitorizati, alarmeInregistrare date functionare minim 90 zileDate evolutive cu referire la:a)concentratie de oxigenb)presiune aer la intrarec)presiune oxigen in retead)presiunea sistemulul de back-upmonitorizare CO2e)continutul ambiental de oxigenf)punct de roua oxigen produsg)punct de roua aer intrare in generatorIndicator alarme setabileAvertizari pentru mentenantaParolare sistem interactiv(posibilitatea restrictionarii accesarii)Meniu in limba romanaMonitorizare permanenta a timpului de functionare a generatoruluiIntervalul exprimat in ore... intre doua revizii baterie back-upAnalizor de oxigenInterval de monitorizare 0,1-100%Monitorizare continuaAlarme acustice si vizualeSenzor de presiune punct de roua  cu alarma acustica si vizualasenzor de temperaturaprevazut cu debitmetruSenzor pentru monitorizare punct de roua la intrarea in generatorConexiune electrica 380v, 50-60Hzprotectie la scurtcircuitareProtectie cu parolaButon pentru oprire de urgentasuport UPS pentru avarie electricitate si management la caderea de tensiuneTubulatura din otel inoxidabiloperare intre 5-40 gradeprevazut cu minim 4 senzori de presiunecomplet automatizatmentenanta periodica la maxim 2000 ore functionare sau conform prevederilor producatoruluiRezervor tampon pentru oxigen cu:a)capacitate  minim 1800 litrib)presiune maxima de 11 baric)material - aliaj superior anticorozivd)tratament anticoroziv prin vopsire in camp electrostatice)supapa de siguranta si manometrutip PEDrobineti de izolareSistem de separare apa uleiContainer cu volum si dimensiuni corespunzatoare dimensiunilor gabaritice ale statiei de producere oxigenContainerul sa fie prevazut cu aport de aer din  exterior,  conditionat la o temperatura optima regimului de functionare al echipamentului (aer conditionat tip inverter cu aport din exterior) Sa dispuna de ventilatie suplimentara naturala si/sau conditionata optimizata regimului de functionare al echipamentului si conditii de temperatura asigurate pentru functionarea echipamentului 24 ore pe zi 365 zile pe anAmplasare container pe Platforma pavele/beton - direct la solSursa de avarie -Statie pentru distributia oxigenului din recipienti de tip butelii 50 litriAutomatizare cu electrovalva pentru suplimentare cu oxigen comprimat din sistemul de butelii interconectate in baloturi/baterii(back-up) in cazul in care puritatea scade sub valoarea admisaAutomatizare pentru functionare in regim economicPornire si oprire automata in cazul in care fluctueaza numarul de consumatori sau in cazul in care se ating parametri optimi de functionareRacordare echipament la reteaua de gaze medicale a spitaluluiMontare pe cadru de otel inoxidabilSursa secundara de oxigen:Statie de reducere a presiunii cu comutare automata alimentare de pe o ramura pe altaDiferenta de presiune intre ramuri pentru efectuarea schimbului automat - maxim 2 bar(+/- 0,2)Numar de trepte:1Numar de butelii interconectate (conectate simultan): minim 12 bucMediu de lucru al statiei: oxigen medicinalPresiune de intrare 150 bariPresiune maxima de intrare maxim 220 bariPresiune de iesire 4-5 barDebit nominal 650 litri/minutSupape de siguranta - 5,5 bariTemperatura de functionare intre -20 grade Celsius si +60 grade CelsiusReductoare de presiune de nivel 1 si 2 prevazute cu filtre pentru retinerea impuritatilor

title: Stocator oxigen medicinal lichid

description: cantitate - 1 bucataCARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:Stocator oxigen medicinal lichid -COD CPV 33157810-6  Instalatie de oxigenoterapie (Rev.2) -1 BUC CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:Rezervor criogenic oxigen medicinal lichidCapacitate minim 10000 litri maxim 12000 litriPresiune maxima permisa - 18 barIzolatie vid minim 0,05mbar cu granule de perlitaConstructie verticala cu diametrul de maxim 220 cmInaltime totala maxima 700 cmMaterial vas extern otel carbon vopsit electrostaticMaterial vas intern otel inoxidabil austenitic rezistent la temperaturi joaseConectica, ventile de inchidereSupape de siguranta pentru controlul presiunii acumulate (fiecare supapa trebuie sa asigure capacitatea maxima de descarcare specificata de producator)prevazut cu indicator de presiuneprevazut cu regulator de presiune 8-26 bar - reglabilSistem telemetrie pentru managementul stocului de oxigen lichidDispozitive de monitorizare a nivelului  de oxigenInstalatie de protectie impotriva trasnetuluisistem dual de reducere a presiunii livrate in reteaRacordare echipament la reteaua de gaze medicale a spitaluluiconexiune pentru flansa DN40-PN40Vaporizatoare atmosferice - 2 bucCapacitate nominala minim 145 Nmc/h-individualainaltime maxima 400 cmlungime maxima 125 cmlatime maxima 95 cmsuprafata de incalzire/vaporizare desfasurata minim 54 cmpresiune maxima de lucru 40 barpresiune de testare min 50 bargreutate maxima 220 kgconexiune intrare lichid min DN18- PN40conexiune iesire gaz min DN18- PN40Amplasare pe platforma betonata cu cuva de retentie si gard de protectie perimetral cu inaltime de minim 200 cm, in conformitate cu normele impuse prin proiectele de executie/instalare/ montaj echipamnete similarerezervor dotat cu urechi de prindere pentru manevrare/ridicare/punere in pozitie verticalaTablou de sigurante si automatizare pentru alimentare pompe de umplere stocatorProiect de executie sistem alimentare oxigen medicinal lichefiat) realizat de furnizor: A - parte scrisa:Consumuri si consumatoriIncadrare ISCIRNorme si standarde utilizateDescriere Descriere materiale si echipamenteDescrierea procedeului de sudura necesar realizarii retelei si conectarii cu reteaua existentaB - parti desenate:Trasee conductePozitionare conducte si echipamenteInstructiuni de montaj, uilizare si intretinereInstructiuni de protectia munciiEchipamente noi de ultima generatieTransport asigurat la sediul beneficiaruluiMontaj asigurat de furnizorPunere in functiune asigurata de furnizor

title: Contract furnizare, instalare si punere in functiune ecograf stationar multidisciplinar

description: Ecograf stationar multidisciplinar*2bucECOGRAF STATIONAR MULTIDISCIPLINAR COD CPV 33112200-0 Ecograf (Rev.2)UNITATEA DE BAZA CU URMATOARELE CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:Sistem ecografic multidisciplinar stationar de inalta performanta dedicat examinarilor de specialitate pentru pacienti adulti , respectiv examinari abdominale avansate, vasculare, cardiologice, parti moi si urologiceARHITECTURA ECHIPAMENTULUI SI INTERFATA CU UTILIZATORULSistem ergonomic cu panou de lucru usor de utilizat si intuitiv dotat cu carucior incorporat prevazut cu roti orientabile Echipamentul trebuie sa dispuna de: minim 3 porturi active pentru sondeposibilitate de upgrade cu un al 4-a port pentru sonde activRotile de transport  a echipamentului trebuie sa fie prevazute cu un sistem integrat de blocare a acestoraSistemul trebuie sa dispuna de un gabarit redus, cu arhitectura moderna, usor  manipulabilBordul de lucru al sistemului sa permita rotirea stanga/dreapta Pentru o deplasare facila a echipamentului acesta trebuie sa fie prevazut cu maner in partea din fata Pentru o deplasare facila a echipamentului acesta trebuie sa fie prevazut cu maner in partea din spateSistemul sa fie prevazut cu tastatura alfphanumerica Sistemul sa permita atasarea unui suport destinat incalzirii gelului ecograficStocarea interna a datelor ecografice sa se efectueze pe o unitate tip SSD Capacitate de stocare minim 500 GBSistemul prezinta posibilitate extinderii memoriei interne pana la minim 1 TBSistem de operare tip minim Windows 10 sau superiorPuterea maxim consumata de echipament (inclusiv periferice) sa nu depaseasca valoarea de 800 VAEchipamentul sa fie prevazut cu butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentuluiEchipamentul trebuie sa permita atasarea unui monitor suplimentar prin minim urmatoarele porturi disponibile in acest sens : HDMIEchipamentul trebuie sa fie prevazut cu un port LAN pentru conectarea la reteaSistemul sa fie prevazut cu minim 4 porturi USB pentru conectarea perifericelor Sistemul sa poata permite atasarea unei baterii reincarcabile incorporate pentru functionarea sistemului fara energie electrica.-aceasta trebuie sa ofere aceeasi manevrabilitate sistemului fara limitarea transportului acestuia asa cum fac sursele suplimentare atasate langa sistem tip UPS-sa permita functionarea echipamentului pentru minim 40 de minute de scanare continua pe baterie-tehnologia de constructie a bateriei sa fie Litium-Ion sau superioara-puterea bateriei sa fie de cel putin 6800 mAh-timpul de incarcare completa sa nu depaseasca 3 ore-sistemul trebuie sa dispuna de mod « sleep » cand ruleaza cu acumulatorul pentru o pornire cat mai rapida-timpul maxim de pornire din modul sleep pe bateria reincarcabila sa nu depaseasca 25 secundeSistemul trebuie sa fie prevazut cu un sistem de protectie antimalware Monitorul sa fie cu tehnologie de ultima generatie tip LED (sau superior) cu diagonala de minim 23 inchRezolutia monitorului : 1920 x 1080Monitorul trebuie sa prezinte posibilitatea reglarii luminozitatiiMonitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita deplasarea in toate planurile:Rotatii minime pe orizontala ±180 grade Rotatii minime pe verticala +10/-90 gradeUnghi de vizualizare minim de 170 gradeTimpul de raspuns la monitorului maxim 20 msPanoul de control trebuie sa fie prevazut cu taste configurabile de catre utilizator precum si minim 6 suporturi pentru transductoriPentru asigurarea confortului precum si a pozitiei optime a utilizatorului in timpul scanarii, inaltimea panoului de lucru trebuie sa poata fi  reglabila minim 17 cm pe orizontalaPentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa fie prevazut cu ecran tactilEcranul tactil cu tehnologie de ultima generatie tip LED Ecranul tactil prezinta diagonala de minim 13 inchEcranul tactil prezinta rezolutie minim 1920 x 1080Echipamentului sa permita posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactilEchipamentul trebuie sa permita selectarea facila, printr-o singura atingere a diferitelor presetari efectuate de utilizatoriEcranul de comanda prezinta posibilitatea ajustarii pozitieiAplicatii minim disponibile pe sistem:Cardiologie, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, abdomen, vascular, parti moi, urologie, pediatriePreseturi standard disponibile din fabrica:Abdomen, cardiologie, arterial, renal, cord fetal, vezica, tiroida, testicol, uter, sold pediatric,  doppler transcranial etcSistemul sa permita functionarea in urmatoarele moduri :Modul 2DModul Doppler ColorModul Doppler pulsatModul Angiografic de putereModul Power Doppler directionalModul Mod M si Modul M anatomicModul Doppler color tisularModul Doppler pulsat tisularTehnologii de obtinere a imaginii ecograficeFormatorul de unde digital de mare viteza trebuie sa permita scanarea si procesarea pe minim 8.000.000 canale digitaleSistem digital de banda larga care sa poata procesa semnale in gama minim: 1 – 22 MHzPentru imbunatatirea imaginii ecografice, gama dinamica sa fie minim 255 dBSistemul sa permita scanarea atat in plan apropiat cat si departat, minim in intervalul 2-50 cmSistemul sa poata fi compatibil cu sonde in tehnologie « single cristal » sau superiorSistemul ecografic trebuie sa dispuna de soft pentru imbunatatirea imaginii 3D/4D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor  Acest soft sa poata fi reglabil in minim 5 trepteSistemul sa poata asigura  achizitia si afisarea de imagini  cu frecvente de peste :4800 cadre pe secunda in modul 2D600 cadre pe secunde in modul Doppler ColorEchipamentul sa dispuna de tehnica adaptiva de analiza comparativa a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si imbunatateste calitatea imaginii, conducand la obtinerea unei imagini mai precise in detalii morfologicePrin intermediul unei singure taste, utilizatorului ii este permisa efectuarea urmatoarelor optimizari in mod automat in functie de modul de lucru activat :Optimizarea automata in scala de gri, reglarea automata a amplificarii si compensarii timp-aplificare in modul 2DOptimizarea automata prin reglarea liniei de baza si a PRF-ului in modul spectralReglarea automata a pozitiei casetei de culoare in modul de canare doppler colorStocarea imaginilor ecograficeEchipamentul sa poata ingloba o baza de date pentru pacienti ce permite stocarea datelor demografice ale acestora, imagini statice cat si dinamice, rapoarteSistemul sa permita posibilitatea salvarii bazei de date, raincarcarea acesteia pe un dispozitiv extern precum si posibilitatea de a importa sau exporta imaginiEchipamentul sa permita stocarea informatiilor in baza de date a pacientilor in cel putin urmatoarele formate : -          AVI-          JPEG-          BMP Moduri de afisare a imaginiiPentru facilitarea observarii detaliilor ecografice echipamentul trebuie sa permita inversarea imaginii : Sus/jos si Stanga/dreaptaSa dispuna de posibilitate de upgradare cu  metoda de investigare ce permite vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de tesut scanatDe asemenea echipamentul trebuie:Sa dispuna de posibilitate de upgradare cu tehnica de extindere a campului vizualSa dispuna de posibilitate de upgradare cu mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuiaSa dispuna de mod de afisare imagine duala pe imagini inghetate cat si in timp realSa dispuna de mod de afisare triplex pe imagini inghetate cat si in timp realSa dispuna de mod de afisare quad a imaginilorEchipamentul ecografic trebuie sa permita post-procesarea imaginilor achizitionateTipuri de transductori compatibili cu echipamentul-          Convex (convex, microconvex) care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 1.3 – 9.7 MHz-          Convex volumetric care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 1.3 – 7.8  MHz-          Microconvexe endocavitare volumetrice care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.2 - 9 MHz-          Microconvex endocavitar care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2,7 – 10,7 MHz-          Liniar care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.5 - 21.7 MHz-          Sectorial arie fazata care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 1.9 – 11.5 MHz-          Sonda creion cu frecventa 2MHz +/-10%-          Sonda creion cu frecventa 6MHz +/-10%-          Sonda transesofagiana care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 3.5-7 MHzModul de lucru 2DModuri de lucru minim disponibile : cu armonice fundamentale, cu armonice cu inversie de fazaSistemul sa dispuna de minim 11 harti de culoare Sa permita afisarea imaginii in mod dual 2D si Doppler Color in timp realSa permita selectarea a minim 5 frecvente de lucru Sistemul sa dispuna de minim 12 harti de griSistemul sa dispuna de  posibilitate de reglare a densitatii liniilor in minim 2 pasiEchipamentul sa fie prevazut cu soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor Echipamentul sa fie prevazut cu soft de imbunatatire a rezolutiei prin combinarea directionarii complexe a fasciculului si a liniilor de scanare reglabil in minim 7 pasiSa permita reglarea unghiului de scanare minim 45-100%Zoom-          Read zoom de minim 8 ori-          Write zoom Sa ofere posibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100%Sa ofere posibilitatea reglarii gain-ului general pe o scala de la 1 la 100Echipamentul sa permita utilizarea a cel putin 7 zone focale simultan in inaginea 2D pentru o rezolutie maritaSa ofere posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la minim 5 la 100Echipamentul sa permita optimizarea automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur butonModul de lucru MSistemul sa dispuna de minim 11 harti de culoareSistemul sa dispuna de minim 11 harti de griSa ofere posibilitatea de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed)Mod de lucru M anatomic disponibilSa ofere posibilitatea reglarii gain-ului pe o scala de la 1 la 100Sa ofere posibilitatea regla

title: Contract furnizare, instalare si punere in functiune ventilator transport urgente

description: VENTILATOR TRANSPORT URGENTE  - Monitoare respiratorii*2 bucAparat de ventilatie mecanica pentru pacienti adulti si copiiAparat pentru ventilatie invaziva si non-invaziva conceput pentru ventilatii de lunga durata in ATIAparat de ventilatie utilizat in departamentele de terapie intensiva ce poate fi utilizat si pentru transport in cadrul spitalului.Aparatul de ventilatie sa fie controlat de microprocesor. Sa aiba meniu in limba romanaSa asigure modul de ventilatie controlata in presiune si modul de ventilatie controlata in volum, ventilatie invaziva, precum si non-invaziva, si compensare automata a tubului.Turbina integrata sa fie  proiectata pentru a furniza eficient gazul respirator in circuitul de respiratie cu rezistenta redusa in timpul ventilatiei invazive sau neinvazive. Sa prezintye posibilitate de a masura concentratia de CO2 mainstream sau sidestream.Adaptabilitate la pacient: volum tidal cuprins intre minim 2 ml si 200 litri Vte Sa aiba posibilitati multiple de adaptare la patul pacientului sau la o targa in timpul transportului interclinic sau extern Sa fie complet independent de dispozitive de backup suplimentare, echipat cu baterii reincarcabile cu autonomie de functionare de  minim 6 ore.Pentru un set-up rapid pe pacient sa permita alegerea scenariul adecvat de ventilatie (adulti sau copii) prin apasarea unui singur buton. Sa aiba capacitate de a sustine cPAP non-invaziv cu ventilatie de backup.Sa permita configurarea nivelului de sensibilitate a senzorului SpO2 Sa prezinte monitorizare FastSat a schimbarilor rapide produse la nivelul arterial de O2  Sa aiba ecran  tactil TFT cu afisaj color, cu diagonala de minim 8”Rezolutie ecran sa fie: minim1024 x 786Interfata utilizator sa fie usor de urmarit, cu meniuri de tip pop-up, astfel incat sa permita utilizatorului aplicarea modurilor de operare disponibile fara dificultate, respectiv reglajele relevante in parametrii si alarme Sa prezinte buton unic de control tip „apasa”Aparatul sa poata efectua verificarea automata a functiilor de operare la fiecare repornire in mai putin de 60 de secundeSa fie prevazut cu port pentru utilizarea unui nebulizator pentru terapii cu aerosoli Sa permita manevre PO1 pentru masurarea in primele 100 ms a efortului inspirator al pacientului care respira spontanSa dispuna de taste rapide pentru urmatoarele aplicatii: pre-oxigenare (timp), pre-oxigenare (concentratie), Inspiratie hold, AerosoliTimpul de pre-oxigenaresa fie  reglabil in domeniul minim: 10 – 180 s cu o rezolutie de 1sConcentratia de pre-oxigenare sa fie reglabila in domeniul minim: 21 – 100% cu o rezolutie de 1%Timpul de administrare aerosoli sa poata fi setat din meniu in domeniul minim: 5 – 30 minute cu o rezolutie de 5 min. sa prezinte Ventilatie non-invaziva in toate modurile controlate in presiunePosibilitate de upgrade ulterior pentru monitorizarea urmatorilor parametrii: SpHB, SpCO, SpMet, PVI Sa aiba umidificator cu urmatoarele caracteristici minime:-         Clasa de protectie conform IEC 60601: II, pentru uz clinic-         Grad de protectie: IP22-         Eficient-         Sa poata fi utilizat imediat-         Gama extinsa de accesorii-         Greutate maxima: 3 kg. (fara camera)-         Sursa de alimentare: 220V - 240V-         Putere consumata: max. 300 VA-         Timpul de incalzire: 10 - 15 minute-         Continut de umezeala > 33 mg/L in domeniul 1 - 80 l/min in conditiile unei temperaturi prezenta in camera de 33 gr. C-         Pierderile de gaz in sistem utilizat la presiune maxima sa nu depaseasca 1 ml/minut-         Nivelul maxim de zgomot sa nu depaseasca 50 dBa la aprox. 60 cm distanta-         Volum minim de apa in vaporizator: 500 ml2.       CAPABILITATI DE PERFORMANTAModuri de ventilatieSa dispuna de urmatoarele moduri de ventilatie controlate in volum (ventilatie invaziva)-          VC-CMV-          VC-S-IMV-          PSV-          Compensatie ETT automata in toate modurile de ventilatie controlate in volumSa dispuna de urmatoarele moduri de ventilatii controlate in presiune (invazive si non-invazive)-          PC-CMV -          PC-ACV-          PC-S-IMV-          DUOPAP-          CPAP-          PSV in modurile SIMV/DUOPAP si CPAP-          PRVC in toate modurile de ventilatie controlate in presiune-          Backup apnee (utilizatorul sa poata determina perioada)-          Compensatie ETT automata in toate modurile de ventilatie controlate in presiune-          Terapie cu oxigen pentru toate aplicatiile cu O2 cu masca sau canula nazalaSetarea variabilelor-          Pinsp: minim intre 6 – 55 mbar-          Phigh (presiunea inspiratiei in DUOPAP): minim intre 6 – 55 mbar-          PEEP: de la zero pana la cel putin 25 mbar-          Delta P: minim intre 1 – 55 mbar-          Timp inspiratie: minim intre 0.2 – 30 secunde-          Timp expiratie: minim intre 0.2 – 30 secunde-          Rata respiratiei: de la 0 pana la minim 150 bpm-          Raport I:E: 1:150 ... 150:1-          Trigger debit: minim intre 0.2 – 15 L/min-          Trigger expiratie: minim intre 5 – 70% din varful de inspiratie-          Timp „Ramp”: minim intre 0.06 – 30 de secunde-          Apnee: minim intre 1 – 60 secunde-          PRVC: minim intre 2 – 2000 ml-          VCV: minim intre 100 – 2000 ml3.    Functie de monitorizareSa permita monitorizarea pacientului in timp real prin intermediul formelor de unda si al datelor alfanumerice:Presiune:-          Ppeak: minim intre -20 – 99 mbari-          Pplat: minim intre – 20 – 90 mbari -          Pmean: minim intre – 20 – 99 mbari-          PEEP: minim intre -  20 – 90 mbariVolum:-          Vte: 0 – 3000 ml-          Vti: 0 – 3000 ml-          Vtspont: 0 – 3000 ml-          Vtleak: 0 – 5000 ml-          Mve: 0 – 999 l/min-          Mvspont: 0 – 999 l/minDebit-          Inspiratie: minim intre  - 200 – 200 l/min-          Expiratie: minim intre – 200 – 200 l/minTimp-          Tinsp: 0 – 60s-          Texp: 0 – 60s-          Ftotal: 0 – 300s-          Fspont: 0 – 300s-          Raport I:E: 1:150 – 150:1-          Apnee: 0 – 60Diagnostic-          Rezistenta: 0 .... 1000 mbar / L / s-          Complianta (C): 0 .... 1000 ml / mbar-          Index RSB-          Constanta de timp-          PTP-          FiO2: 0 -100% / O2: 21 – 100-          EtCO2: Vol%: 0 – 90 / mmHg: 0 – 12 / kPa: 0 – 9994.    Reprezentarea formelor de unda si a buclelorSa afiseze pe ecran cel putin 8 forme de unda in timp real pentru evaluare clinica Sa asigure reprezentarea curbelor de presiune/timp in mod constantSa afiseze cel putin urmatoarele curbe: presiune / timp, debit / timp, volum / timp, EtCO2 / timp, puls / timp, volum / presiune, debit / volum, debit / presiuneSa afiseze minim 28 de tendinteDurata de afisare a tendintelor selectabila: 1, 6, 12, 24, 72 oreJurnal de bord pentru 1000 de alarme si setari.5.    Siguranta pacientului si sistemul de alarmare utilizator1)      Alarme audio vizualeVentilatorul sa fie dotat cu o magnitudine de parametri de alarma care sa asigure pacientului siguranta si performantele optime ale ventilatiei in orice momentAlarme manifestate prin indicatii sonore si vizuale, sa fie insotite de mesaje text de avertizare specifice situatiei, daca limitele parametrilor sunt depasite Sa aiba alarme gradate si codificate prin culori in functie de gravitatea situatiei si alarme acustice care avertizeaza utilizatorul cu semnale variate pentru fiecare nivel de prioritateSa dispuna de alarme inteligente pentru PEEP si FiO2Tipurile de alarma sa fie reprezentate prin coduri de culoare, astfel:-          Rosu – alarma cu prioritate ridicata-          Galben – alarma cu prioritate medie-          Albastru – alarme tip mesajSa permita setarea praguri de alarma cel putin pentru: PAW ridicat/scazut, ocluzie, MV ridicat/scazut, apnee, f ridicat, PEEP ridicat/scazut, scurgere, VT ridicat/scazut, limita presiune, alarme tehnice, alarme privind alimentarea cu gaz6.    Cerinte privind alimentarea cu energie electrica si gaz:Alimentarea cu energie electrica:Sursa pricinipala: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, auto-comutarePutere consumata: max 150 WCurent consumat: 1.667 – 0.625 A Sa aiba baterie interna tip Li-ion reincarcabila incorporata, tensiune nominala 25.2 VDC, capacitate nominala 2.1 AhAutonomie pe baterii: minim 6 ore atunci cand sunt complet incarcateTimp de incarcare pentru bateria interna: . 3 ore +/- 5%Timp de incarcare pentru bateria externa:  4 ore +/- 5%Sursa de gaz: Sa prezinte compatibilitate cu o presiune minima a sursei de gaz cuprinsa intre 280 – 600 kPa Sa aiba grad de protectie: IP 44Sa aiba consum de aerosoli: aprox. 3.4 l/min la 1.5 bariSa aiba debit de maxim 200 l/min7.       Transferul de date:Unitul sa permita transferul de date si conectivitatea cu dispozitive externe: internet, interfata COM (RS232), USB, card SD8.       Dimensuni:Unitul principalDimensiuni externe (doar unitul) sa fie de  maxim 40 x 40 x 40 cmGreutate (cu tot cu  baterii) sa fie de  maxim 7 kg.9.       Troliul mobil:Dimensiuni maxime:-          lxL: max. 70 x 70 cm-          inaltime: minim: 90; maxim 97 cmsa fie cu 4 roti pivotante antistatice, dintre care 2 sa fie prevazute cu franaSa dispuna de un soclu care sa asigure cel putin urmatoarele conexiuni: alimentare cu energie AC/DC, port internet (RJ45), PDMS (RS232 D-Sub cu 9 pini), chemare asistenta (RJ11)Soclul sa permita detasarea ventilatorului de pe troliu in mod rapid prin dezarmarea unui maner usor accesibil10.    Siguranta utilizatorului:Clasa de protectie: IP 44 Sa prezinte Protectie impotriva stropilor de apa din orice directie.Nivel de zgomot sub presiune: < 48 dB (A)Limita maxima de presiune: 100 mbar (SFC)11.    Accesorii incluse la livrare obligatoriu- Cablu alimentare-  10 circuite pacienti adulti complete cu senszor de debit, de unica folosinta, ambalate individual, sterile Descriere completa  conf caiet de sarcini

title: Contract furnizare, instalare si punere in functiune aparatura si echipamente medicale-3

description: Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a aparaturii si echipamentelor necesare in cadrul spitalului.Se pot solicita clarificari pana la 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

street: Strada: Calea Bucureşti, nr. 64 (fost 126)

countryName: RO

NOVA TECH MED

street: Strada ARH. ALEXANDRU ZAGORITZ, Nr. 19, Sector: 2


title: Legume si fructe

description: Furnizare fructe, legume si produse conexe

title: Furnizare oua

title: Lactate si produse din lapte

description: Furnizare lactate si  produse din lapte

title: Furnizare peste

description: Furnizare file de peste

title: Produse zaharaose/conserve si bacanie

description: Furnizare produse zaharoase, conserve si bacanie

title: Produse fainoase si paste fainoase

description: Furnizare produse fainoase si paste fainoase

title: Produse de orgine animala, carne si produse din carne

description: Furnizare produse de orgine animala, carne si produse din carne

description: Furnizare produse alimentare pentru Gradinita din cadrul Scolii Gimnaziale nr.129 Bucuresti’’ pentru o perioada de 24 luni pentru urmatoarele categoria de produse : produse de originale animala, carne si produse din carne; legume si fructe; produse zaharoase, conserve si bacanie; lactate; peste, produse fainoase, oua.

SCOALA GIMNAZIALA NR.129

street: Strada: izv.crisului, nr. 6


name: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

description: Gestión integral de un programa de formación en competencias digitales en el marco del componente 19 “plan nacional de competencias digitales (digital skills)””, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España - financiado por la Unión Europea.

description: Gestión integral de un programa de formación en competencias digitales en el marco del componente 19 “plan nacional de competencias digitales (digital skills)””, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España - financiado por la Unión Euro.

street: C/ Gran Vía nº 30 4ª planta


name: Institut Català de la Salut. Centro corporativo

description: Suministro de instrumental y accesorios desechables para procedimientos quirúrgicos: ORL,CMF y Neurocirugía para centros del Institut Català de la Salut

street: Gran Via de les Corts Catalanes 587, 2a planta. Gerencia de compras y políticas de distribución


name: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

title: Verdura y Hortalizas Frescas

title: Verdura Congelada

title: Salsas de Mesa y Varios

title: Productos en Porciones

title: Precocinados

title: Postres Lacteos

title: Pescado Ultracongelado

title: Pescado Fresco

title: Patatas, Cebollas, Ajos

title: Pastas y Sopas

title: Ovoproductos

title: Legumbres y Arroz

title: Leche

title: Huevos

title: Helados

title: Frutas

title: Especias, Caldos y Condimentos

title: Embutidos y Charcutería

title: Conservas

title: Carne

title: Café

title: Bollería

title: Aves y Caza

title: Aceites

title: Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Albolote, Almería, Jaén, Málaga y Málaga II.


name: Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo

title: CIG: 9808501714

description: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE FIGURE DI OPERATORI IDRAULICO-FORESTALI PROFESSIONALI SPECIALIZZATI DA IMPIEGARE NEI CENTRI ANTINCENDIO E NEI CANTIERI FORESTALI DELLA COMUNITÀ MONTANA - CIG 9808501714

title: CIG: 9808501714

Tempi Moderni

street: Via Immacolata di Lourdes, 29


name: AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE

title: Achiziția de drepturi de utilizare a unui program informatic financiar-contabil aferent urmatoarelor module: Financiar-contabil, Salarizarea personalului, Mijloace fixe si obiectele de inventar, Stocuri, angajamente bugetare ( ALOP) si Bugete.

description: Achiziția de drepturi de utilizare a unui program informatic financiar-contabil  aferent urmatoarelor module: Financiar-contabil, Salarizarea personalului, Mijloace fixe si obiectele  de inventar, Stocuri, angajamente bugetare( ALOP) si Bugete.Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, respectiv ale unui contract subsecvent se regasesc in  caietul  de sarcini , capitolul 10, Formularul C2 si in anuntul de participare Cap. II.1.4. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite:   Valoarea minima stabilita este pentru 3 luni in valoare de 123.000 lei fara TVA, iar valoarea maxima stabilita este pentru 12 luni in valoare de 492.000 lei fara TVA. Valoarea acordului cadru este de  : 1.968.000, 00 lei fara TVA din care : -  492.000,00 lei fara TVA  pentru anul 2022;-  492.000,00 lei fara TVA  pentru anul 2023;-  492.000,00 lei fara TVA  pentru anul 2024;-  492.000,00 lei fara TVA  pentru anul 2025.Nota: Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita  de depunere a ofertelor.

street: Strada: Olteniţei, nr. 35-37, Sector: -, Judet: Bucuresti

Software Imagination & Vision

street: Strada Bucureşti-Ploieşti, Nr. 73-81, Sector: 1


title: Medicamentos: Dolutegravir Sodio 50 mg + Lamiduvina 300 mg.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Hospital Universitario de La Princesa

street: c/Diego de León, 62

LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE, S.L.

street: Severo Ochoa, 2


title: FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DE JOASA SI MEDIE TENSIUNE LA LOCURILE DE CONSUM ALE ADMINISTRATIEI BAZINALE DE APA SOMES TISA

description: Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de energie electrica de joasa si medie tensiune la locurile de consum ale Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa, astfel cum au fost solicitate de achizitor prin documentatia de atribuire (locurile de consum din Anexa la caietul de sarcini ) si ofertate de catre furnizor prin oferta depusa, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract .

street: Strada Vanatorului, Nr. 17

Electrica Furnizare

street: Strada Ştefan cel Mare, Nr. 1A, Sector: 1


name: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

title: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, DI TAVOLI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI

description: FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, DI  TAVOLI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI  DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL’ASP DI AGRIGENTO

description: FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, DI  TAVOLI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI  DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO

street: VIALE DELLA VITTORIA N. 321


name: General Electric Healthcare España, S.A.

name: Masimo Europe Limited, Sucursal en España

name: Tecnomedica Andaluza, Sdad Coop Andaluza

name: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

title: Acuerdo Marco Suministro CONTR 2023 0000262705

description: Acuerdo marco de suministro de equipamiento para soporte respiratorio susceptible de ser financiado por fondos europeos en centros sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

street: Avda. de la Constitución, 18


description: Fornitura di sistemi analitici completi comprensivi degli acquisti dei reagenti, dei materiali ausiliari e di consumo, della locazione delle strumentazioni, dei relativi accessori e software, dell'assistenza tecnica preventiva e correttiva, dell'addestramento ed aggiornamento del personale addetto e degli eventuali aggiornamenti software e hardware

title: Procedura aperta telematica in forma aggregata per la fornitura di sistemi analitici completi per l'esecuzione di esami di diagnostica ematologica

description: Fornitura di sistemi analitici completi per l'esecuzione di esami di diagnostica ematologica occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila),  all'ASST di Cremona ed all'ASST del Garda (Mandanti).Il valore complessivo del presente appalto è stimato in Euro 34.146.000,00, Iva esclusa.Importo base d'asta per 72 mesi, non superabile: Euro 7.317.000,00, Iva esclusa, così suddiviso:ASST di Mantova Euro 2.703.000,00;ASST di Cremona Euro 2.211.000,00;ASST del Garda Euro 2.403.000,00

ASST di Mantova

street: Strada Lago Paiolo, 10