title: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

description: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия и консумативи следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.Процедурата обхваща 215 броя обособени позиции.Офертите могат да се подават:— за цялата процедура,— за 1 или повече обособени позиции.Предлаганите специфични медицински изделия и консумативи следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от възложителя.

title: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД

description: До 6 броя - Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

description: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия и консумативи следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.Процедурата обхваща 215 броя обособени позиции.Офертите могат да се подават:— за цялата процедура,— за една или повече обособени позиции.Предлаганите специфични медицински изделия и консумативи следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

title: Прекратени позиции по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП

title: Клапа линейна саморегулираща се до фиксирано налягане 10/40/70/100/130 мм Н2О с катетри стандартни - вентрикуларен и перитонеален

title: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД

title: Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки и един конектор

description: До 5 броя - Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки и един конектор. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки

description: До 5 броя - Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки и един лумбален кейдж TLIF

description: До 4 броя - Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки и един лумбален кейдж TLIF. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм; Банановиден лумбален кейдж, TLIF, материал PEEK или Titanium (Ti-6Al-7Nb), лордозен ъгъл-5o, размери 10х28х14 и 12х32х16 мм с височини от 7 до 17 мм (през 1 мм), двустранно оребрена повърхност с пирамидални зъбчета за отлична фиксация, с 3-рентгено-позитивни маркера за определяне на позиционирането-2 вертикални и 1 хоризонтално

title: Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки и един конектор

description: До 6 броя - Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки и един конектор. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм.

title: Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки

description: До 6 броя - Средна транспедикулна стабилизация-6 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Система за травматична къса транспедикуларна задна стабилизация

description: До 4 броя - Система за травматична къса транспедикуларна задна стабилизация, изработена от материал-Ti6Al4V. Предназначена за коригиране на травматични и туморни патологии, посттравматични деформитети на гръбначния стълб. Състои се от транспедикуларни винтове с диаметър- 5мм, 6.2мм, дължина 180/ 35мм, транспедикуларни винтове с двойна резба- диаметър 6,2 и 7мм, дължина на резбата 40-50мм, конектори/ куки с нисък профил и диаметър 6мм, пръчки с диаметър 3,5мм и 6 мм с дължини от 40мм до 150мм

title: Банановиден лумбален кейдж

description: До 4 броя - Банановиден лумбален кейдж, TLIF, материал PEEK или Titanium (Ti-6Al-7Nb), лордозен ъгъл-5o, размери 10х28х14 и 12х32х16 мм с височини от 7 до 17 мм (през 1 мм), двустранно оребрена повърхност с пирамидални зъбчета за отлична фиксация, с 3-рентгено-позитивни маркера за определяне на позиционирането-2 вертикални и 1 хоризонтално, заоблен край за по-лесно поставяне; Височини в задната част: от 7 до 16,2 мм, в зависимост от размера;

title: Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки и един лумбален кейдж TLIF

description: До 6 броя - Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки и един лумбален кейдж TLIF. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм; Банановиден лумбален кейдж, TLIF, материал PEEK или Titanium (Ti-6Al-7Nb), лордозен ъгъл-5o, размери 10х28х14 и 12х32х16 мм с височини от 7 до 17 мм (през 1 мм), двустранно оребрена повърхност с пирамидални зъбчета за отлична фиксация, с 3-рентгено-позитивни маркера за определяне на позиционирането-2 вертикални и 1 хоризонтално

title: Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки и един конектор

description: До 4 броя - Къса транспедикулна стабилизация-4 винта/куки и един конектор. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Система за билатерална балонна кифопластика

description: До 10 броя - Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 10, 15,20 мм. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), водачи, работни канюли (с работна дължина 120мм), свредло, балон катетри (издържащи на максимално налягане до 350 PSI), с вградени манометри и шприци, с трипътни кранове, апликатори за костен цимент. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во, инжекционно време 22 min), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер, среден вискозитет. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 35 % Бариев сулфат.

title: Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки и един лумбален кейдж TLIF

description: До 4 броя - Средна транспедикулна стабилизация-8 винта/куки и един лумбален кейдж TLIF. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм; Банановиден лумбален кейдж, TLIF, материал PEEK или Titanium (Ti-6Al-7Nb), лордозен ъгъл-5o, размери 10х28х14 и 12х32х16 мм с височини от 7 до 17 мм (през 1 мм), двустранно оребрена повърхност с пирамидални зъбчета за отлична фиксация, с 3-рентгено-позитивни маркера за определяне на позиционирането-2 вертикални и 1 хоризонтално

title: Дълга транспедикулна стабилизация-10 винта/куки

description: До 2 броя - Дълга транспедикулна стабилизация-10 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Дълга транспедикулна стабилизация-10 винта/куки и един конектор

description: До 2 броя - Дълга транспедикулна стабилизация-10 винта/куки и един конектор. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Дълга транспедикулна стабилизация-12 винта/куки

description: До 1 брой - Дълга транспедикулна стабилизация-12 винта/куки. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Дълга транспедикулна стабилизация-12 винта/куки и един конектор

description: До 1 брой - Дълга транспедикулна стабилизация-12 винта/куки и един конектор. Система от имплантируеми изделия, изработени от материал-Ti6Al4V. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за редукция и привеждане на пръта към куката или винта. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, заключващ механизъм TOP NOTCH, самонарезни, с двойна резба. Видове: Полиаксиални с едностъпков инер – диаметри 4.35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Полиаксиални с двустъпков инер – диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм с дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Моноаксиални с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипланарни с диаметри 4.35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Полиаксиални (високи) за репозиция - Ф4.35, 5, 6, 7 мм с дължини от 20 до 55 мм през 5 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, с различни видове ширини/ъгъл/офсет на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: напречни – мултиаксиални, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм; 28-32 мм; 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V или Co-Cr с диаметър 5.5 мм, хексагонален край и дължини от 30 до 600 мм;

title: Система за къса транспедикуларна стабилизация (4 винта), изработена от материал-Ti6Al4V

description: До 1 брой - Система за къса транспедикуларна стабилизация (4 винта), изработена от материал-Ti6Al4V. Предназначена за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Индицирана за пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Системата предлага опции за редукция и привеждане на пръчката към куката или винта. Включва педикуларни винтове за кортикална фиксация, с до 6 броя фенестрации на дисталния край, канюлирани, с диаметъри 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мм, дължина на винтовете 30-80мм (през 5 мм), диаметър на канала 1,75мм с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, 4.5 мм и 6.35мм- моноаксиални, полиаксиални и унипланарни винтове, педикуларни и ламинарни куки, конектори за свързване на спинална пръчка, спинални пръчки

title: Система за средна транспедикуларна стабилизация (6 винта), изработена от материал-Ti6Al4V

description: До 1 брой - Система за средна транспедикуларна стабилизация (6 винта), изработена от материал-Ti6Al4V. Предназначена за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Индицирана за пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Системата предлага опции за редукция и привеждане на пръчката към куката или винта. Включва педикуларни винтове за кортикална фиксация, с до 6 броя фенестрации на дисталния край, канюлирани, с диаметъри 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мм, дължина на винтовете 30-80мм (през 5 мм), диаметър на канала 1,75мм с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, 4.5 мм и 6.35мм- моноаксиални, полиаксиални и унипланарни винтове, педикуларни и ламинарни куки, конектори за свързване на спинална пръчка, спинални пръчки

title: Система за средна транспедикуларна стабилизация (8 винта), изработена от материал-Ti6Al4V

description: До 1 брой - Система за средна транспедикуларна стабилизация (8 винта), изработена от материал-Ti6Al4V. Предназначена за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Индицирана за пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Системата предлага опции за редукция и привеждане на пръчката към куката или винта. Включва педикуларни винтове за кортикална фиксация, с до 6 броя фенестрации на дисталния край, канюлирани, с диаметъри 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мм, дължина на винтовете 30-80мм (през 5 мм), диаметър на канала 1,75мм с квадратен механизъм на резбата, за пръчка с диаметър 5.5 мм, 4.5 мм и 6.35мм- моноаксиални, полиаксиални и унипланарни винтове, педикуларни и ламинарни куки, конектори за свързване на спинална пръчка, спинални пръчки

title: Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта = 1 нивo) за MIS и отворена хирургичna техника

description: До 4 броя - Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта = 1 нивo) за MIS и отворена хирургичna техника. Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6Al4V. Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

title: Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта = 2 нива) за MIS и отворена хирургичna техника

description: До 4 броя - Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта = 2 нива) за MIS и отворена хирургичna техника. Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6Al4V. Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

title: Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта = 3 нива) за MIS и отворена хирургичna техника

description: До 3 броя - Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта = 3 нива) за MIS и отворена хирургичna техника. Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6Al4V. Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.

title: Вертебропластика

description: До 30 броя - Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло, включваща: Костен цимент HV за вертебропластика, двукомпонентен, полиметилметакрилат с 30,07 % бариев сулфат в опаковки от 7 сс и 11 cc, еднократна стерилна система с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, резервоар, хидравлична помпа за изпълване, два комплекта канюла и стилет с прав или скосен връх - дължини от 100 до 150 мм и диаметър от 10 G до 15 G;

title: Вертебропластика

description: До 30 броя - Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло, включваща: Костен цимент със среден вискозитет, двукомпонентен, PMMA 45 % с 40 % циркониев диоксид и 15,00 % хидроксиапатит. Време за работа до 25 мин. Еднократна стерилна система с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, спринцовки от 1 cc и от 2 cc за изпълване на иглите, два комплекта канюла и стилет с прав или скосен връх - дължини от 100 до 150 мм и диаметър от 10 G до 15 G;

title: Балонна кифопластика

description: До 4 броя - Балонна кифопластика. Система за пекутанни техники за укрепване на прешленното тяло, включваща: Костен цимент със среден вискозитет, двукомпонентен, PMMA 45 % с 40 % циркониев диоксид и 15 % хидроксиапатит. Време за работа до 25 мин. Еднократна стерилна система с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, eднократна стерилна система за инфлация, манометър, балон с размери 10, 15 и 20 мм, два комплекта канюла и стилет с прав или скосен връх - дължини от 100 до 150 мм и диаметър от 10 G до 15 G, по един брой дрил и бутало и два водача.

title: Кифопластика с вертебрален стент

description: До 4 броя - Кифопластика с вертебрален стент. Система за пекутанни техники за укрепване на прешленното тяло, включваща: Костен цимент със среден вискозитет, двукомпонентен, PMMA 45 % с циркониев диоксид 40 % и хидроксиапатит 15 %. Време за работа до 25 мин. Еднократна стерилна система с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, eднократна стерилна система за инфлация, манометър, мрежа от материал CoCrWNi с обеми 4,5 мл, 5,0 мл и 5,5 мм, два комплекта канюла и стилет с прав или скосен връх - дължини от 100 до 150 мм и диаметър от 10 G до 15 G, по един брой дрил и бутало и два водача.

title: Система за предна шийна стабилизация с плака за I ниво

description: До 5 броя - Система за предна шийна стабилизация с плака за I ниво, включваща една плака с 4 отвора, дължини от 21 до 35 мм през 2 мм, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта., Плака- дебелина 2,5 мм, ширина 16,5 мм; Винтове самонарязващи или самопробиващи с фиксиран или вариабълен ъгъл на заключване, ангулация от 8o до 28o, диаметър 4,0 или 4,5 (rescue) и дължини от 12 до 26 мм през 2 мм. Плаки и винтове изработени от титаниева сплав (TAN);

title: Система за предна шийна стабилизация с вградени плака и кейдж за I ниво

description: До 5 броя - Система за предна шийна стабилизация с вградени плака и кейдж за I ниво, включваща един кейдж PEEK в едно с плака и до 4 заключващи винта. Плака и винтове изработени от титаниева сплав (TAN); Анатомична форма на кейджа с височини от 5 мм до 12 мм, двустранно назъбена повърхност на кейджа, вграден рентгено-позитивен маркер в задната част за постериорна визуализация, ширина 17,5 мм, дължини 13,5 мм и 16,5 мм. Разстояние между двата крайни отвора за винтовете - 15,0 мм;

title: Система за предна шийна стабилизация с плака и кейдж за I ниво

description: До 5 броя - Система за предна шийна стабилизация с плака и кейдж за I ниво, включваща една плака с 4 отвора, дължини от 21 до 35 мм през 2 мм, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта., Плака- дебелина 2,5 мм, ширина 16,5 мм; Винтове самонарязващи или самопробиващи с фиксиран или вариабълен ъгъл на заключване, ангулация от 8o до 28o, диаметър 4,0 или 4,5 (rescue) и дължини от 12 до 26 мм през 2 мм. Плаки и винтове изработени от титаниева сплав (TAN); Кейдж с различни размери, изработен от материал PEEK, с анатомична лордозна форма и двустранно назъбена повърхност, с възможност за запълване с костно-заместващо вещество или кейдж от материал CFRP (полимер, подсилен с карбонови фибри).

title: Система за предна шийна стабилизация с плака за II нива

description: До 5 броя - Система за предна шийна стабилизация с плака за II нива, включваща една плака с 6 отвора, дължини от 35 до 55 мм през 2 мм, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 6 фиксиращи винта., Плака- дебелина 2,5 мм, ширина 16,5 мм; Винтове самонарязващи или самопробиващи с фиксиран или вариабълен ъгъл на заключване, ангулация от 8o до 28o, диаметър 4,0 или 4,5 (rescue) и дължини от 12 до 26 мм през 2 мм. Плаки и винтове изработени от титаниева сплав (TAN);

title: Система за предна шийна стабилизация с вградени плака и кейдж за II нива

description: До 4 броя - Система за предна шийна стабилизация с вградени плака и кейдж за II нива, включваща два комплекта кейдж PEEK в едно с плака и до 8 заключващи винта. Плака и винтове изработени от титаниева сплав (TAN); Анатомична форма на кейджа с височини от 5 мм до 12 мм, двустранно назъбена повърхност на кейджа, вграден рентгено-позитивен маркер в задната част за постериорна визуализация, ширина 17,5 мм, дължини 13,5 мм и 16,5 мм. Разстояние между двата крайни отвора за винтовете - 15,0 мм;

title: Система за предна шийна стабилизация с плака за III или IV нива с три шийни кейджа

description: До 4 броя - Система за предна шийна стабилизация с плака за III или IV нива с три шийни кейджа, включваща плака с 8/10 отвора, дължини 69 - 109 мм, заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и до 10 фиксиращи винта., Плака- дебелина 2,5 мм, ширина 16,5 мм; Винтове самонарязващи или самопробиващи с фиксиран или вариабълен ъгъл на заключване, ангулация от 8o до 28o, диаметър 4,0 или 4,5 (rescue) и дължини от 12 до 26 мм през 2 мм. Плаки и винтове изработени от титаниева сплав (TAN); Кейдж с различни размери, изработен от материал PEEK, с анатомична лордозна форма и двустранно назъбена повърхност, с възможност за запълване с костно-заместващо вещество или кейдж от материал CFRP (полимер, подсилен с карбонови фибри).

title: Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за III до IV нива

description: До 4 броя - Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за III до IV нива, включваща една плака с 8 отвора, дължини от 54 до 78 мм през 3 мм, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 8 фиксиращи винта., Плака- дебелина 2,5 мм, ширина 16,5 мм; Винтове самонарязващи или самопробиващи с фиксиран или вариабълен ъгъл на заключване, ангулация от 8o до 28o, диаметър 4,0 или 4,5 (rescue) и дължини от 12 до 26 мм през 2 мм. Плаки и винтове изработени от титаниева сплав (TAN);

title: Система за заместване на вертебрално тяло в цервикален отдел на гръбначен стълб

description: До 4 броя - Система за заместване на вертебрално тяло в цервикален отдел на гръбначен стълб, включваща плака с до 6 винта и един меш. Материал: Титаниева сплав (TAN). С възможност да се моделира според анатомичните особености на пациента. За поставяне с преден хирургичен достъп. Импланти за цервикален отдел с диаметър 10, 12, 15 мм и височини от 4мм до 88 мм. с два броя пръстени за фиксация в горен и долен край на импланта с диаметри 10, 12 и 15 мм и наклон 0o и 2,5 o; Включваща шийна плака с винтове 1-4 нива, материал- титаниева сплав (Ti-6Al-7Nb)

description: До 4 броя - Система за заместване на вертебрално тяло в цервикален отдел на гръбначен стълб, включваща плака с до 10 винта и един меш. Материал: Титаниева сплав (TAN). С възможност да се моделира според анатомичните особености на пациента. За поставяне с преден хирургичен достъп. Импланти за цервикален отдел с диаметър 10, 12, 15 мм и височини от 4мм до 88 мм. с два броя пръстени за фиксация в горен и долен край на импланта с диаметри 10, 12 и 15 мм и наклон 0o и 2,5 o; Включваща шийна плака с винтове 1-4 нива, материал- титаниева сплав (Ti-6Al-7Nb)

title: Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 1 ниво

description: До 4 броя - Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 1 ниво. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 1 ниво с конектор

description: До 4 броя - Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 1 ниво с конектор. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 1 ниво с тилна плака

description: До 8 броя - Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 1 ниво с тилна плака. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 2 нива

description: До 4 броя - Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 2 нива. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 2 нива с тилна плака

description: До 6 броя - Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 2 нива с тилна плака. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 2 нива с тилна плака и конектор

description: До 4 броя - Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 2 нива с тилна плака и конектор. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 3 нива

description: До 3 броя - Шийна винтова стабилизация без захващане на черепа за 3 нива. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 3 нива с тилна плака

description: До 4 броя - Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 3 нива с тилна плака. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 3 нива с тилна плака и конектор

description: До 4 броя - Шийна винтова стабилизация със захващане на черепа за 3 нива с тилна плака и конектор. Материал: Титаниева сплав (TAN); Полиаксиални самонарезни компенсиращи винтове в три диаметъра 3,5, 4.0 и 4,5 мм, ангулация 100o и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиаксиални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Ламинарни куки-къси или дълги, ляви или дясни, ляв или десен офсет, предназначени за субламинарно поставяне и стабилизация към пръчка с диам. 3,5 или 4,0 мм; Титаниеви свързващи пръчки с диаметър 3,5 и/или 4,0 мм- прави с дължини от 80 до 350 мм, извити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично огънати (ъгъл 70o?130o), преходни пръчки с различен диаметър в двата края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титаниеви конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни преходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титаниева окципитална плака за свързване с пръчка 3.5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плака с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самонарезни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плака с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръчка с диаматър 3,4/4,0 мм; Титаниеви окципитални скоби с един или два отвора за захващане на пръчка с диам.3,5/4,0 мм;

title: Саморегулираща се, нископрофилна клапна система

description: До 6 броя - Саморегулираща се, нископрофилна клапна система; 8Fr вентрикулен катетър 15cm; 7 Fr дренажен катетър 110cm;; променливи стойности на налягането; силикон еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; диапазон от 18 до 30 мл/ч; съвместима с MRI и CT.

title: Лумбоперитонеална ликводренажна клапна система

description: До 3 броя - Лумбоперитонеална ликводренажна клапна система. Хоризонтално-вертикална клапна система; клапи за детска, преходна възраст и възрастни пациенти.

title: Саморегулираща се клапна система NPH low-flow 9-17 mm

description: До 3 броя - Саморегулираща се клапна система NPH low-flow 9-17 mm; нископрофилна; за хидроцефалия с нормално налягане; силикон еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; диапазон от 5 до 17 мл/ч; съвместима с MRI и CT.

title: Клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF

description: До 5 броя - Клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто пружинни механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до свръхвисоко налягане; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм H2O; съвместима с MRI.

title: Конектори за клапни системи от медицинска стомана или полипропилен

description: До 2 броя - Конектори за клапни системи от медицинска стомана или полипропилен; ID от 0,8mm до 1,2mm; OD от 1,5mm до 2mm; прав, извит, Y-конектор, T конектор; StepDown; съвместими с вентрикулните и перитонеалните катетри; съвместими с всички видове клапни механизми.

title: Катетри за клапни системи

description: До 2 броя - Катетри за клапни системи. Полипропиленови катетри с рентгенови маркери на 2 или 4 cm; ID 1,3mm- 1,4mm; OD 2,5mm - 2,7mm; дълзина от 15cm до 90cm; съвместими с всички видове клапни системи и конектори.

title: IVR Резервоар

description: До 2 броя - IVR Резервоар - Резервоар от силиконов еластомер; дължина на катетъра от 3cm до 7cm; обем 0,3ml.

title: Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж с вградена подвижна титаниева плака и два винта

description: До 60 броя - Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж с вградена подвижна титаниева плака и два винта. Анатомичната форма на импланта, лесно поставяне, пасване между вертебралните ъгли. Огъване на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж с вградена подвижна титаниева плака с 2 винта, височина на кейджа 5,6 и 7 мм и диаметър 12 мм и 14 мм.

title: Система за предна шийна стабилизация с PEEK кейдж и плака

description: До 30 броя - Система за предна шийна стабилизация с PEEK кейдж и плака. РЕЕК кейдж - анатомичната форма на импланта, лесно поставяне, пасване между вертебралните ъгли. Огъване на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж, височина 5,6,7 и 8 мм и диаметър 12 и 14 мм. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм.

title: Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш

description: До 20 броя - Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. Титаниев меш от Ti6Al4V. Размери Ф 12,14,16,18,20,25 и дължини 30,60,90,100 мм

title: Система вертебропластика в комплект с костен цимент

description: До 70 броя - Система вертебропластика в комплект с костен цимент съдържаща херметично затварящ се миксер за костен цимент с възможност за директно свързване със системата; инжектор с бутон за отключване на буталото, въртящо се бутало, позволяващо инжектиране на 0,8 сс с един оборот; спринцовка 10 сс; удължител 200 мм; в в комплект с костен цимент РММА 25 гр.- състоящ се от течен мономер 14,84 гр. метил-метакрилат с 10 гр. бариев сулфат и 25 гр. прахообразен полимер полиметил-метакрилат

title: Система за балонна кифопластика

description: До 20 броя - Система за балонна кифопластика (конфигурация, включваща 1 балон), съдържаща плоска работна канюла с различни върхове, свредло, бутало за костен цимент, спринцовка 2,5 мл, размери на балонния катетър 10мм, 15мм, 20 мм; аналогово устройство за раздуване; в комплект с костен цимент РММА- състоящ се от течен мономер 14,84 гр. метил-метакрилат с 10 гр. бариев сулфат и 25 гр. прахообразен полимер полиметил-метакрилат

title: Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане

description: До 100 броя - Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане в комплект с прав церебрален вентрикуларен катетър с дължини 23,5 см или 15 см, със стилет, перитонеален катетър с дължини 102 см или 90 см, иригационна тръбичка. Избор от 4 вида налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вариант за новородени, деца и възрастни.

title: Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм

description: До 20 броя - Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм в комплект с прав церебрален вентрикуларен катетър с дължини 23,5 см или 15 см, със стилет, перитонеален катетър с дължини 102 см или 90 см, иригационна тръбичка. Избор от 4 вида налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вграден анти-сифон механизъм.

title: Титаниев клипс за мозъчни аневризми

description: До 350 броя - Титаниев клипс за мозъчни аневризми.Могат да бъдат използвани без влияние от ЯМР до 4 Тесла, многократна рестерилизация, ръчно изработени, тествани за 1000 отваряния без промяна в силата на клипсиране, 50 % по-тънък профил за по-добра визуализация на оперативното поле, стандартни 42 вида, фенестрирани 47 вида, мини 21 вида, дълги 5 вида, временни стандартни 9 вида, временни мини 9 вида; нестерилни

title: Постоянен Л-Аневризмален клипс Титаниев

description: До 1 брой - Постоянен Л-Аневризмален клипс Титаниев, изработен от титаниева нелегирана сплав, отговаряща на ISO 5832-2 с пружина изработена от титан (Ti-6Al-4-V), отговарящ на ISO 5832-3. Неферомагнитни. Възможност за МRI изследване до 3 Тесла - тип "грабло" с ширина на захващащата част 3 мм и дължина 11 мм и с цялостна дължина 15,7 мм, макс. отваряне 12.3 мм, тегло 250 грама.

title: Постоянен Л-Аневризмален клипс Титаниев

description: До 1 брой - Постоянен Л-Аневризмален клипс Титаниев, изработен от титаниева нелегирана сплав, отговаряща на ISO 5832-2 с пружина изработена от титан (Ti-6Al-4-V), отговарящ на ISO 5832-3. Неферомагнитни. Възможност за МRI изследване до 3 Тесла - тип "подсилващ" с ширина на захващащата част 3 мм, под ъгъл 57o, тегло 250 грама.

title: Анатомичен шиен кейдж с ъгъл 4,5o

description: До 20 броя - Анатомичен шиен кейдж с ъгъл 4,5o, ширина 14 мм; дължина 12 мм; височина съответно 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 11 мм или ширина 16 мм; дължина 12 мм и височина съответно 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 11 мм.

title: Анатомичен шиен кейдж с ъгъл 4,5o

description: До 5 броя - Анатомичен шиен кейдж с ъгъл 4,5o, ширина 14 мм; дължина 12 мм; височина съответно 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 11 мм или ширина 16 мм; дължина 12 мм и височина съответно 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 11 мм. в комплект с костно заместващо вещество от бифазен калциев фосфат.

title: Шийна плака + 4 винта за едно ниво

description: До 5 броя - Шийна плака + 4 винта за едно ниво - Плакaта и винтовете да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Плакaта да бъде с дължини съответно: за първо ниво: 22-24-26-28-30-32-34; за второ ниво: 36-38-40-42-44-46-48-50; за трето ниво: 52-55-58-61-64-67; за четвърто ниво: 70-74-78-82-86; за пето ниво: 90-95-100-105-110. Заключващите винтове да бъдат с дължини 12-14-16-18-20-22 мм, да бъдат със самонарезна и самопробивна резба с променлив ъгъл на завиване.

title: Шийна плака + 6 винта за две нива

description: До 5 броя - Шийна плака + 6 винта за две нива - Плакaта и винтовете да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Плакaта да бъде с дължини съответно: за първо ниво: 22-24-26-28-30-32-34; за второ ниво: 36-38-40-42-44-46-48-50; за трето ниво: 52-55-58-61-64-67; за четвърто ниво: 70-74-78-82-86; за пето ниво: 90-95-100-105-110. Заключващите винтове да бъдат с дължини 12-14-16-18-20-22 мм, да бъдат със самонарезна и самопробивна резба с променлив ъгъл на завиване.

title: Шийна плака + 8 винта за три нива

description: До 5 броя - Шийна плака + 8 винта за три нива - Плакaта и винтовете да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Плакaта да бъде с дължини съответно: за първо ниво: 22-24-26-28-30-32-34; за второ ниво: 36-38-40-42-44-46-48-50; за трето ниво: 52-55-58-61-64-67; за четвърто ниво: 70-74-78-82-86; за пето ниво: 90-95-100-105-110. Заключващите винтове да бъдат с дължини 12-14-16-18-20-22 мм, да бъдат със самонарезна и самопробивна резба с променлив ъгъл на завиване.

title: Шийна плака + 10 винта за четири нива

description: До 5 броя - Шийна плака + 10 винта за четири нива - Плакaта и винтовете да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Плакaта да бъде с дължини съответно: за първо ниво: 22-24-26-28-30-32-34; за второ ниво: 36-38-40-42-44-46-48-50; за трето ниво: 52-55-58-61-64-67; за четвърто ниво: 70-74-78-82-86; за пето ниво: 90-95-100-105-110. Заключващите винтове да бъдат с дължини 12-14-16-18-20-22 мм, да бъдат със самонарезна и самопробивна резба с променлив ъгъл на завиване.

title: Шийна плака с кейдж за поставяне с преден хирургичен достъп

description: До 5 броя - Шийна плака с кейдж за поставяне с преден хирургичен достъп изработена от титаниева сплав, използвана за заместване на прешленесто тяло - корпектомия, с размери: ? 10 мм, с променлива височина от 10,13 мм до 16,25 мм; ? 12 мм, с променлива височина от 10,13 мм до 39,655 мм; ? 14 мм, с променлива височина от 10,13 мм до 39,65 мм; ? 16 мм, с променлива височина от 10,13 мм до 10,17 мм;

title: Шийна плака със заместител на прешленесто тяло

description: До 5 броя - Шийна плака със заместител на прешленесто тяло, с размери: ? 16 мм, с променлива височина от 16,25 мм до 39,65 мм и ? 20 мм, с променлива височина от 10,13 мм до 16,25 мм

title: Конфигурация

description: До 5 броя - Конфигурация съдържаща - 1 бр. борер със стоманена работна повърхност, тип "зелка" с дължина 125 мм, диаметри съответно - 2,3 мм; 3,1 мм; 4,0 мм или 5,0 мм и 2 бр. борери с диамантена работна повърхност, с дължина 125 мм и диаметри съответно 2,3 мм; 3,1 мм; 4,0 мм или 5,0 мм.

title: Задна едносегментна конфигурация

description: До 5 броя - Задна едносегментна конфигурация от 4 бр. моно/полиаксиален канюлиран/неканюлиран с/без възможност за циментиране винт + 4 бр. фиксиращ винт + 2 бр. прът - Имплантите да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Полиаксиалните винтове да бъдат с диаметър от 4,5 мм до 8,5 мм с цветово кодиране в зависимост от големината му. Дължина на винта 20 мм до 60 мм. Динамометрично заключване до 12 Nm. Титаниевите пръти да бъдат ? 6,0 мм диаметър, с дължини от 80 мм до 160 мм, извити в дъга и прави с ? 6,0 мм диаметър с дължини от 40 мм до 600 мм. Фиксиращият винт да бъде със седло за пръта.

title: Задна двусегментна конфигурация

description: До 5 броя - Задна двусегментна конфигурация от 6 бр. моно/полиаксиален канюлиран/неканюлиран с/без възможност за циментиране винт + 6 бр. фиксиращ винт + 2 бр. прът - Имплантите да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Полиаксиалните винтове да бъдат с диаметър от 4,5 мм до 8,5 мм с цветово кодиране в зависимост от големината му. Дължина на винта 20 мм до 60 мм. Динамометрично заключване до 12 Nm. Титаниевите пръти да бъдат ? 6,0 мм диаметър с дължини от 80 мм до 160 мм, извити в дъга и прави с ? 6,0 мм диаметър с дължини от 40 мм до 600 мм. Фиксиращият винт да бъде със седло за пръта.

title: Задна трисегментна конфигурация

description: До 5 броя - Задна трисегментна конфигурация от 8 бр. моно/полиаксиален канюлиран/неканюлиран с/без възможност за циментиране винт + 8 бр. фиксиращ винт + 2 бр. прът - Имплантите да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Полиаксиалните винтове да бъдат с диаметър от 4,5 мм до 8,5 мм с цветово кодиране в зависимост от големината му. Дължина на винта 20 мм до 60 мм. Динамометрично заключване до 12 Nm. Титаниевите пръти да бъдат ? 6,0 мм диаметър с дължини от 80 мм до 160 мм, извити в дъга и прави с ? 6,0 мм диаметър с дължини от 40 мм до 600 мм. Фиксиращият винт да бъде със седло за пръта.

title: Задна трисегментна конфигурация

description: До 5 броя - Задна трисегментна конфигурация от 10 бр. моно/полиаксиален канюлиран/неканюлиран с/без възможност за циментиране винт + 10 бр. фиксиращ винт + 2 бр. прът - Имплантите да бъдат с химически пасивна повърхност и изработени в съответствие с ISO 5832-3 за биосъвместимост от титаниева сплав Ti6A17Ni. Полиаксиалните винтове да бъдат с диаметър от 4,5 мм до 8,5 мм с цветово кодиране в зависимост от големината му. Дължина на винта 20 мм до 60 мм. Динамометрично заключване до 12 Nm. Титаниевите пръти да бъдат ? 6,0 мм диаметър с дължини от 80 мм до 160 мм, извити в дъга и прави с ? 6,0 мм диаметър с дължини от 40 мм до 600 мм. Фиксиращият винт да бъде със седло за пръта.

title: Напречен конектор

description: До 5 броя - Напречен конектор с възможност за редуциране на дължината с параметри съответно: 30-35 мм; 40-45 мм; 45-55 мм; 55-65 мм.

title: Прав кейдж изработен от PEEK

description: До 5 броя - Прав кейдж изработен от PEEK с височини съответно 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм; ширина 14 и 16 мм и дължина 12 и 14 мм и ъгъл 6o или Анатомично извит кейдж изработен от PEEK с височини съответно 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм; ширина 14 и 16 мм и дължина 12 и 14 мм и ъгъл 4,5o.

title: Анатомично (банановидно) извит кейдж изработен от PEEK

description: До 6 броя - Анатомично (банановидно) извит кейдж изработен от PEEK с размери съответно: 24х10х7 мм; 24х10х9 мм; 24х10х11 мм; 24х10х13 мм; 28х10х7 мм; 28х10х9 мм; 28х10х9 мм; 28х10х13 мм; 32х10х7 мм; 32х10х9 мм; 32х10х11 мм; 32х10х13 мм.

title: Сет за вертебропластика

description: До 10 броя - Сет за вертебропластика - конфигурация вертеброцимент + инструментариум, състояща се от 24 g цимент на прах, съставен от 10,95 гр. полиметил метакрилат, 1,75 гр. полиметил акрилат, 10,80 гр. циркониев диоксид и 0,50 гр. бензоил пероксид, позволяващ непрекъснат радиологичен мониторинг и 10 мл ампула със стерилна течност съдържаща: 9,93 мл. метил метакрилат, 0,07 мл. диметил-п-тулоидине и 60 ппм хидрокуинон. Време за апликация на цимента - 7, 5 мин. и време за втвърдяване - 9,0 мин. Минимална работна температура - 21o С. Инструментален комплект състоящ се от комбинирана система за смесване и инжектиране на до 40 грама вертебро цимент с висок вискозитет и 2 бр. канюли с игла за направа на достъп в прешленестото тяло.

title: Сет за вертебропластика

description: До 20 броя - Сет за вертебропластика - конфигурация вертеброцимент + инструментариум, състояща се от 20g цимент, съставен от 35 % бариев сулфат, позволяващ непрекъснат радиологичен мониторинг: опаковка от ампула със стерилна течност, съставена от 7,9 мл метил метакрилат; 0,1 мл диметил паратулоид; 75 ппм хидрокуинон и торбичка от стерилен прах, съставен от 12,7 гр. полиметил метакрилат; 0,3 гр. бензоил пероксид; 7,0 гр. бариев сулфат. Инструментален комплект състоящ се от 2 бр. канюла с дължина 183 мм с диаметър 3,0 мм в комплект с игла с дължина 186,3 мм; 1 бр. система за инжектиране под налягане на до 10 грама костен цимент в комплект с 1 бр. катетър за въвеждане на вертебро цимента в прешленестото тяло с капацитет 10 м3 и 1 бр. пластмасова купа с шпатула за разбъркване на цимента.

title: Сет за кифопластика

description: До 5 броя -Сет за кифопластика - конфигурация, състояща се от 24 g цимент на прах, съставен от 10,95 гр. полиметил метакрилат, 1,75 гр. полиметил акрилат, 10,80 гр. циркониев диоксид и 0,50 гр. бензоил пероксид, позволяващ непрекъснат радиологичен мониторинг и 10 мл ампула със стерилна течност съдържаща: 9,93 мл. метил метакрилат, 0,07 мл. диметил-п-тулоидине и 60 ппм хидрокуинон. Време за апликация на цимента - 7, 5 мин. и време за втвърдяване - 9,0 мин. Минимална работна температура - 21o С. Инструментален комплект състоящ се от: 4 бр. сет съдържащи: - комбинирана система за смесване и инжектиране на до 40 грама вертебро цимент с висок вискозитет; - 1 бр. устройство за направа на достъп в прешлена; - 1 бр. въвеждаща канюла; - 1 бр. вертебрално биопсично устройство; - 1 бр. костна бургия; - 2 бр. ? 16 мм балон катетър с двоен балон от 8 мм; - 2 бр. костно раздуващо еднократно устройство; - 1 бр. вакумна спринцовка; - 2 бр. балонен адаптор; - 4 бр. апликаторни устройства за поставяне на вертебро цимент със страничен достъп; - 2 бр. флексибелни апликаторни устройства за поставяне на вертебро цимент със страничен достъп.

title: Сет за кифопластика

description: До 2 броя - Сет за кифопластика - конфигурация, състояща се от от 20 g цимент, съставен от 35 % бариев сулфат, позволяващ непрекъснат радиологичен мониторинг: опаковка от ампула със стерилна течност, съставена от 7,9 мл метил метакрилат; 0,1 мл диметил паратулоид; 75 ппм хидрокуинон и торбичка от стерилен прах, съставен от 12,7 гр. полиметил метакрилат; 0,3 гр. бензоил пероксид; 7,0 гр. бариев сулфат; 1 бр. купа с шпатула за разбъркване на цимент; 2 бр. балон катетър с първоначална дължина 10 мм, максимален обем 3 куб. см., ширина 14мм, дължина при раздуване 16 мм при максимално налягане 300 или 2 бр. балон катетър с първоначална дължина 15 мм, максимален обем 5 куб. см., ширина 17 мм, дължина при раздуване 22 мм при максимално налягане 300; 1 бр. раздуваща bone expander еднократна спринцовка 20 ml с работен обхват 0 ATM (0 PSI) до 24.6 ATM (350 PSI), показваща с точност + 10 % от пълната скала на обхвата на скалата и 35 % до 65 % (RH) работна некондензираща влажност, завършваща с трипътно кранче и инструментален сет съдържащ: бутало с дължина 253 мм, работна канюла с дължина 228 мм с диаметър 3,0 мм и пълнител с дължина 227 мм, работна дължина 187 мм и диаметър 3,5 мм; канюла с дължина 167,5 мм; работна канюла с дължина 132 мм и диаметър 3,8 мм.

title: Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни винтове

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни винтовеПредназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.

title: Шийна компресионна плака с 8 отвора и стандартни винтове

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 8 отвора и стандартни винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 60;66;72мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.

title: Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).

title: Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).

title: Шийна компресионна плака с 8 отвора и ександъбъл винтове

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 8 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 60;66;72мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).

title: Шийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Шиен кейдж. Материал- PEEK OPT LT1, Tantal.Възможност за избор между два модела: Конвексен и с ъгъл от 5o. Три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни винтове. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Шиен кейдж. Материал- PEEK OPT LT1, Tantal.Възможност за избор между два модела: Конвексен и с ъгъл от 5o. Три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 8 отвора и стандартни винтове. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 60;66;72мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Шиен кейдж. Материал- PEEK OPT LT1, Tantal.Възможност за избор между два модела: Конвексен и с ъгъл от 5o. Три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).Шиен кейдж. Материал- PEEK OPT LT1, Tantal.Възможност за избор между два модела: Конвексен и с ъгъл от 5o. Три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).Шиен кейдж. Материал- PEEK OPT LT1, Tantal.Възможност за избор между два модела: Конвексен и с ъгъл от 5o. Три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

description: До 1 брой - Шийна компресионна плака с 8 отвора и ександъбъл винтове.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 60;66;72мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).Шиен кейдж. Материал- PEEK OPT LT1, Tantal.Възможност за избор между два модела: Конвексен и с ъгъл от 5o. Три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

title: Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове

description: До 2 броя - Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство. Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. ? 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0o/ 2. ? 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6o/ 3. ? 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12o/ 4. ? 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18o. Стандартни винтове с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.

title: Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове

description: До 5 броя - Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство. Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. ? 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0o/ 2. ? 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6o/ 3. ? 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12o/ 4. ? 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18o. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).

title: Задна шийна винтова стабилизация

description: До 1 брой - Задна шийна винтова стабилизация, включваща четири (транс маса латералис; транспедикуларни или транспедикуларни с предварително зададен медиален ъгъл) винта; четири фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис винт: Диаметър - ? 3,5 мм и ? 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самонарязващи. Транспедикуларен винт: Диаметър - ? 4,0мм/ ? 4,5мм и ? 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самонарязващи, Канюлирани и Перфорирани (за ? 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. Диаметър на пръчките - ? 4,0 мм. Дължини на пръчките - 20мм до 400мм.

title: Задна шийна винтова стабилизация

description: До 1 брой - Задна шийна винтова стабилизация, включваща шест (транс маса латералис; транспедикуларни или транспедикуларни с предварително зададен медиален ъгъл) винта; шест фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис винт: Диаметър - ? 3,5 мм и ? 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самонарязващи. Транспедикуларен винт: Диаметър - ? 4,0мм/ ? 4,5мм и ? 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самонарязващи, Канюлирани и Перфорирани (за ? 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. Диаметър на пръчките - ? 4,0 мм. Дължини на пръчките - 20мм до 400мм.

title: Задна шийна винтова стабилизация

description: До 1 брой - Задна шийна винтова стабилизация, включваща осем (транс маса латералис; транспедикуларни или транспедикуларни с предварително зададен медиален ъгъл) винта; шест фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис винт: Диаметър - ? 3,5 мм и ? 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самонарязващи. Транспедикуларен винт: Диаметър - ? 4,0мм/ ? 4,5мм и ? 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самонарязващи, Канюлирани и Перфорирани (за ? 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. Диаметър на пръчките - ? 4,0 мм. Дължини на пръчките - 20мм до 400мм.

title: Окципито-спинодеза

description: До 2 броя - Окципито-спинодеза, включваща четири (транс маса латералис; транспедикуларни или транспедикуларни с предварително зададен медиален ъгъл) винта; четири фиксиращи винта, две пръчки и окципитална плака(медианна) с 5 отвора за фиксиране към черепа.. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис винт: Диаметър - ? 3,5 мм и ? 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самонарязващи. Транспедикуларен винт: Диаметър - ? 4,0мм/ ? 4,5мм и ? 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самонарязващи, Канюлирани и Перфорирани (за ? 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. Диаметър на пръчките - ? 4,0 мм. Окципитална (медианна) плака: Дължини - 47мм и 57мм. Дължини на пръчките - 240мм и 400мм. Материал на пръчките: Ti-6Al-4V.

title: Окципито-спинодеза

description: До 1 брой - Окципито-спинодеза, включваща шест (транс маса латералис; транспедикуларни или транспедикуларни с предварително зададен медиален ъгъл) винта; шест фиксиращи винта, две пръчки и окципитална плака(медианна) с 5 отвора за фиксиране към черепа.. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис винт: Диаметър - ? 3,5 мм и ? 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самонарязващи. Транспедикуларен винт: Диаметър - ? 4,0мм/ ? 4,5мм и ? 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самонарязващи, Канюлирани и Перфорирани (за ? 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. Диаметър на пръчките - ? 4,0 мм. Окципитална (медианна) плака: Дължини - 47мм и 57мм. Дължини на пръчките - 240мм и 400мм. Материал на пръчките: Ti-6Al-4V.

title: Окципито-спинодеза

description: До 1 брой - Окципито-спинодеза, включваща осем (транс маса латералис; транспедикуларни или транспедикуларни с предварително зададен медиален ъгъл) винта; осем фиксиращи винта, две пръчки и окципитална плака(медианна) с 5 отвора за фиксиране към черепа.. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис винт: Диаметър - ? 3,5 мм и ? 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самонарязващи. Транспедикуларен винт: Диаметър - ? 4,0мм/ ? 4,5мм и ? 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самонарязващи, Канюлирани и Перфорирани (за ? 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. Диаметър на пръчките - ? 4,0 мм. Окципитална (медианна) плака: Дължини - 47мм и 57мм. Дължини на пръчките - 240мм и 400мм. Материал на пръчките: Ti-6Al-4V.

title: Напречен конектор

description: До 1 брой - Напречен конектор, предназначен за задна шийна инструментация, моно-, полисегментна или окципито-спинодеза. Материал: Ti-6Al-4V. Три варириращи размера: S(34 до 44мм); M(39 до 49мм); L(44 до 59мм)

title: Торако-лумбален отдел

description: До 10 броя - Торако-лумбален отдел.Моно- или полисегментна гръбначна стабилизация, включваща четири (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; четири фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - ? 5,5 мм.

title: Торако-лумбален отдел

description: До 6 броя - Торако-лумбален отдел.Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща шест (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; шест фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - ? 5,5 мм.

title: Торако-лумбален отдел

description: До 4 броя - Торако-лумбален отдел.Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща осем (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; осем фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - ? 5,5 мм.

title: Торако-лумбален отдел

description: До 1 брой - Торако-лумбален отдел.Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща десет (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; десет фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - ? 5,5 мм.

title: Торако-лумбален отдел

description: До 1 брой - Торако-лумбален отдел.Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща дванадесет (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; дванадесет фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - ? 5,5 мм.

title: Торако-лумбален отдел

description: До 1 брой - Торако-лумбален отдел.Напречен конектор, предназначен за задна спинална инструментация, моно- или полисегментна. Материал: Ti-6Al-4V. Три варириращи размера: S(40 до 49мм); M(48 до 67мм); L(66 до 101мм)

title: Система за балонна кифопластика

description: До 5 броя - Система за балонна кифопластика. Размери на балона- 15мм. Билатерална. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли, водачи, работни канюли, свредло, балон катетри с вградени манометри и шприци с вгадени трипътни кранове, апликатори за костен цимент и костен цимент.Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30 % Бариев сулфат.

description: До 5 броя - Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 15мм. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), водачи, работни канюли (с работна дължина 120мм), свредло, балон катетри (издържащи на максимално налягане до 350 ПСИ), с вградени манометри и шприци, с трипътни кранове, апликатори за костен цимент. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30 % Бариев сулфат.

title: Хидравлична система за вертебропластика

description: До 5 броя - Хидравлична система за вертебропластика с високо вискозен костен цимент (ВВКЦ), игли 9-11-13 и 15Гауджа; луер лок маркуч, дозираща система.Предварително заредена миксираща система с ВВКЦ - тип всичко в едно.Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30 % Бариев сулфат.

title: Вертебропластика с високо вискозен костен цимент

description: До 5 броя - Вертебропластика с високо вискозен костен цимент (ВВКЦ).Предварително заредена миксираща система с ВВКЦ - тип всичко в едно.Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30 % Бариев сулфат.

title: Система за вертебропластика с костен цимент

description: До 20 броя - Система за вертебропластика с костен цимент, игли 9-11-13 и 15Гауджа; спринцовка за доставка,луер лок маркуч, дозираща система. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30 % Бариев сулфат.

title: Система за задна торако-лумбална стабилизация

description: До 30 броя - Система за задна торако-лумбална стабилизация с 6 (шест) винта, 2 (два) пръта, 1 (един) трансверзален конектор с 2 (две) куки, изработени от съвместим с МРТ материал, представляващ хирургическа титаниева сплав 5832/3, със следните компоненти: 2 пръта с диаметър 6 мм, с дължина на прътовете от 60 мм до 500 мм, маркирани с линии за огъване за деротация; 6 нископрофилна винта с полиаксиална глава, с конична и самонарезна резба, диаметър на винтовете от 5 мм, 6 мм или 7 мм, с възможни дължини на винтовете от 30 мм до 50 мм, при стъпка на увеличение 5 мм; капачките на винтовете трябва да имат част с резба и цилиндър за безопасността, като цилиндърът за безопасност трябва да обхваща отстрани резбованите части, за да се предотврати отварянето на главата на винта;— гъвкав пробен прът за проверяване на хода на кривата на пръта с диаметър 6 мм; стреловидна вилица,— динамометричен ключ за осигуряване безопасността на пациентите.

description: До 20 броя - Система за задна торако-лумбална стабилизация с 8 (осем) винта и 2 (два) пръта, изработени от съвместим с МРТ материал, представляващ хирургическа титаниева сплав 5832/3, със следните компоненти: 2 пръта с диаметър 6 мм, с дължина на прътовете от 60 мм до 500 мм, маркирани с линии за огъване за деротация; 8 нископрофилна винта с полиаксиална глава, с конична и самонарезна резба, диаметър на винтовете от 5 мм, 6 мм или 7 мм, с възможни дължини на винтовете от 30 мм до 50 мм, при стъпка на увеличение 5 мм; капачките на винтовете трябва да имат част с резба и цилиндър за безопасността, като цилиндърът за безопасност трябва да обхваща отстрани резбованите части, за да се предотврати отварянето на главата на винта; гъвкав пробен прът за проверяване на хода на кривата на пръта с диаметър 6 мм; стреловидна вилица; динамометричен ключ за осигуряване безопасността на пациентите;

title: Цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно

description: До 6 броя - Цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. Размер на плаки: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 54mm. До 6 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка от 2 mm.

title: Цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно

description: До 4 броя - Цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. Размер на плаки: 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68mm. До 8 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и с фиксиран ъгъл на постаявне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка от 2 mm.

title: Цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно

description: До 2 броя - Цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно.Размер на плаки: 70, 74, 78, 82, 86 и 90mm. До 10 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка от 2 mm.

title: Цервикален кейдж от материал PEEK със заключваща система с 3 винта

description: До 30 броя - Цервикален кейдж от материал PEEK със заключваща система с 3 винта (Primary и Rescue). Размер на кейджа 17х14мм., височини от 5 до 12мм. и лордоза 7 градуса. Размер на винтове тип Primary 4.0x12mm, 4.0x13mm, 4.0x14mm, 4.0x15mm, 4.0x16mm; тип Rescue 4.5x12mm, 4.5x13mm, 4.5x14mm, 4.5x15mm, 4.5x16mm.

title: Титаниеви аневризмални клипси по “YASARGIL”, стандартни - постоянни

description: До 100 броя - Титаниеви аневризмални клипси по “YASARGIL”, стандартни - постоянни

title: Стабилизация за цервико-торакален сегмент

description: До 10 броя - Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240мм. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 иннери.

description: До 5 броя - Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 6 винта, 2 пръчки и 6 иннери

description: До 5 броя - Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери

description: До 5 броя - Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240мм. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 иннери. С оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 4.5 и 5 мм, дължини от 6 мм до 14 мм със стъпка от 2 мм.

description: До 5 броя - Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240мм. Комплект 6 винта, 2 пръчки и 6 иннери. С оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 4.5 и 5 мм, дължини от 6 мм до 14 мм със стъпка от 2 мм.

description: До 5 броя - Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240мм. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери. С оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 4.5 и 5 мм, дължини от 6 мм до 14 мм със стъпка от 2 мм.

title: Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове

description: До 20 броя - Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm и 6.25мм. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Специализирани пръчки с титаниево канюлирано топче еднострано и двустранно. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 иннери.

description: До 20 броя - Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm и 6.25мм. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Специализирани пръчки с титаниево канюлирано топче еднострано и двустранно. Комплект 6 винта, 2 пръчки и 6 иннери.

title: Метален интра-вертебрален разширяем имплант за повдигане на остеопоротични прешлени при фрактури

description: До 5 броя - Метален интра-вертебрален разширяем имплант за повдигане на остеопоротични прешлени при фрактури. Материал Титан. Диаметър 4,2 мм, 5,0 мм, и 5.8 мм. Еднократен инструментариум. Назъбен централен лумен заключващ импланта, без възможност за обратно сгъване. Три отвора в центъра на импланта за изливане на цимент след разгъването му. Комплкет от 2бр. импланти и 1 бр. цимент.

title: Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент

description: До 10 броя - Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm и 6.25мм. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Специализирани пръчки с титаниево канюлирано топче еднострано и двустранно. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери.

title: Система за вертебропластика с PMMA цимент

description: До 50 броя - Система за вертебропластика с PMMA цимент, игли и миксер/спринцовка за доставка/luer-lock маркуч с интегрирана метална спирала в една опаковка. Състав на цимента: Polymethylmethacrylate-styrene 27.10 %, Polymethylmethacrylate 27 %, Benzoyl Peroxide 0.5 %, Zirconium Oxide 45.4 %. Състав на течния компонент: Methyl Methacrylate 99 %, Dimethyl-p-toluidine 1 %, Hydroquinone 20ppm

description: До 20 броя - Система за вертебропластика с PMMA цимент с 50 % хидроксиапатит, игли и миксер/спринцовка за доставка/luer-lock маркуч с интегрирана метална спирала в една опаковка. Състав на цимента: Polymethylmethacrylate 17.67 %, Methylmethacrylate-styrene copolymer 11.78 %, Benzoyl peroxide 0.55 %, Zirconium dioxide 20 % Hydroxyapatite 50 %Състав на течния компонент: Methyl Methacrylate 99 %, Dimethyl-p-toluidine 1 %, Hydroquinone 20ppm11.78 % 0.55 % 20 %

title: Комплект клапа за хидроцефалия

description: До 5 броя - Комплект клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Механиъм ball-in-cone. Подходяща за възрастни и деца. Избор между високо, средно и ниско налягане. Премонтирана anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Без използване на силикон в клапния механизъм. Сет с проксимален и дистален катетър.

title: Комплект заключваща се нископрофилна клапа за хидроцефалия

description: До 10 броя - Комплект заключваща се нископрофилна клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит. Нископрофилен, (4.6мм) пластмасов, анатомичен, прозрачен корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни заключващи се квадратни магнита за регулация, неподатливи на деполяризация по време на ЯМР. Пре-монтирана с anti-chamber. Без използване на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in-cone. 5 нива на регулация, от 30 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален катетър

title: Комплект клапа за хидроцефалия

description: До 10 броя - Комплект клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнита за регулация. Пре-монтирана с anti-chamber. Без използването на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 50 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален катетър.

title: Клапа линейна саморегулираща се до фиксирано налягане 10/40/70/100/130 мм Н2О с катетри антибактериални, напоени с 2 вида антибиотик - вентрикуларен и перитонеален

description: До 3 броя - Клапа линейна саморегулираща се до фиксирано налягане 10/40/70/100/130 мм Н2О с катетри антибактериални, напоени с 2 вида антибиотик - вентрикуларен и перитонеален

title: Клапа микро (детска) линейна саморегулираща се до фиксирано налягане 10/40/70/100/130 мм Н2О с катетри стандартни - вентрикуларен и перитонеален

description: До 1 брой - Клапа микро (детска) линейна саморегулираща се до фиксирано налягане 10/40/70/100/130 мм Н2О с катетри стандартни - вентрикуларен и перитонеален

title: Клапа микро (детска) линейна саморегулираща се до фиксирано налягане 10/40/70/100/130 мм Н2О с катетри антибактериални напоени с 2 вида антибиотик- вентрикуларен и перитонеален

description: До 1 брой - Клапа микро (детска) линейна саморегулираща се до фиксирано налягане 10/40/70/100/130 мм Н2О с катетри антибактериални напоени с 2 вида антибиотик- вентрикуларен и перитонеален

title: Програмируема клапа тип хаким конус

description: До 2 броя - Програмируема клапа тип хаким конус с рубинено копче с 18 степени на регулиране с предкамера с вентрикуларен и перитониален катетри стандартни; Осигуряване на електромагнитен регулатор

title: Програмируема клапа тип хаким-конус

description: До 1 брой - Програмируема клапа тип хаким-конус с рубинено копче с 18 степени на регулиране с предкамера с вентрикуларен и перитониален катетри антибактериални импрегнирани с 2 вида антибиотик; Осигуряване на електромагнитен регулатор

title: Анатомичен шиен кейдж

description: До 10 броя - Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал Ti6Al4V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм

title: Шийна плака с кейдж

description: До 2 броя - Шийна плака с кейдж - Плаки и винтове от титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на винтовете 12 до 20 мм.Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал Ti6Al4V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм

title: Къса транспедикуларна стабилизация

description: До 10 броя - Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

title: Къса транспедикуларна стабилизация

description: До 10 броя - Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

title: Средна транспедикуларна стабилизация

description: До 1 брой - Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

title: Дълга транспедикуларна стабилизация

description: До 1 брой - Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

title: Дълга транспедикуларна стабилизация

description: До 1 брой - Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край.

title: Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- вертебропласика

description: До 25 броя - Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- вертебропласика. Сет за вертебропластика с инжекционна система с ергономична дръжка и с по-голям капацитет (15cc), с дълга тръба за инжектиране, която позволява на хирурга да поддържа разстояние от флуороскопията по време на инжектирането - 1 бр. цимент 20 гр., 1 бр. инжекционен пистолет, 2 бр канюли и 1 бр. миксер.

title: Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика

description: До 2 броя - Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли, 1 бр балон, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор

description: До 2 броя - Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли, 2 бр балона, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор

title: КОНЕКТОРИ

description: До 1 брой - КОНЕКТОРИ - материал титан. Възможност за избор на прави и ъглови

title: Клапа за хидроцефалия

description: До 15 броя - Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм за контролиране на налягането - камера, реагираща на позитивно интравентрикуларно налягане. Без метал и латекс. Дължина на клапата 40/36/20/31мм. С четири нива на налягане - 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

title: Програмируема клапа за хидроцефалия

description: До 5 броя - Програмируема клапа за хидроцефалия с анти-сифон механизъм за контролиране на налягането. Магнитно регулиране на налягането с трикомпонентна система. Без латекс. С вграден резервоар С пет нива на налягане - 0.5; 1.0;1.5;2.0;2.5

title: Програмируема клапа за хидроцефалия

description: До 2 броя - Програмируема клапа за хидроцефалия с анти-сифон механизъм за контролиране на налягането. Устойчива на случайни външни магнитни влияния. Магнитно регулиране на налягането с трикомпонентна система, независимо от позиционирането на пациента. Без латекс. С вграден резервоар С пет нива на налягане - 0.5; 1.0;1.5;2.0;2.5

title: NPH програмируема клапа

description: До 4 броя - NPH програмируема клапа за хидроцефалия без анти-сифон механизъм. Магнитно регулиране на налягането с трикомпонентна система. Без латекс. С вграден резервоар. С пет нива на налягане - 0.5; 1.0;1.5;2.0;2.5

title: Лумбоперитонеална клапа

description: До 2 броя - Лумбоперитонеална клапа за хидроцефалия с интрегрален лумбален конектор и механизъм за освобождаване на напрежението. Дължина на клапата 44 мм. С пет нива на налягане - 0.5; 1.0;1.5;2.0;2.5

title: Лумбоперитонеална клапна система

description: До 1 брой - Лумбоперитонеална клапна система за хидроцефалия с интрегрален лумбален конектор и механизъм за освобождаване на напрежението. Дължина на клапата 44 мм. С лумбален катетър, перитонеален катетър с малък лумен и рентгенопозитивна сърцевина, игла 14G, фиксатори. С пет нива на налягане - 0.5; 1.0;1.5;2.0;2.5

title: Перитонеален катетър

description: До 22 броя - Перитонеален катетър - стандартен/малък, с отворен край; импрегниран с барий- 1.3/2.5/90 см; 0.7/2.7/120 см; 1.3/2.5/96 см;1.3/2.5/120 см; 1.2/2.1/90 см;

title: Перитонеален катетър

description: До 2 броя - Перитонеален катетър с антибиотично покритие от рифампицин и клиндамицин, с диаметър 2.5 мм/1.3 мм и дължина 120 см

title: Кардиоперитонеален катетър

description: До 2 броя - Кардиоперитонеален катетър, импрегниран с барий, с дължина 90/110/120см. Вътрешен диаметър 1.2/1.3, външен диаметър 2.1/2.5

title: Вентрикулен катетър

description: До 22 броя - Вентрикулен катетър - стандартен/малък, импрегниран с барий, с правоъгълен клипс и водач от неръждаема стомана. Дължина 23/15 см. Вътрешен диаметър-1.3/1.2 мм; външен диаметър 2.5/2.1 мм

title: Вентрикулен катетър

description: До 1 брой - Вентрикулен катетър с антибиотично покритие от рифампицин и клиндамицин, с номерирани маркери за позициониране, дължина 23 см

title: Вентрикулен катетър

description: До 2 броя - Вентрикулен катетър с правоъгълен клипс и водач от неръждаема стомана. С допълнителни входни отвори в първия 1 см от върха на катетъра. Дължина 15 см. Вътрешен диаметър 1.5 мм; външен диаметър 2.5 мм

title: Вентрикулен катетър

description: До 2 броя - Вентрикулен катетър за употреба съвместно с ендоскоп. С тесен отвор на върха, правоъгълен клипс и водач от неръждаема стомана. Импрегниран с барий. Дължина 15 см. Вътрешен диаметър 1.3/1.5 мм; външен диаметър 2.5/2.8 мм

title: Вентрикулен катетър

description: До 2 броя - Вентрикулен катетър с кух водач, позволяващ визуализация на цереброспиналната течност, с правоъгълен клипс. Импрегниран с барий. Дължина 23 см. Вътрешен диаметър 1.2/1.5мм; външен диаметър 2.1/2.5 мм

title: Вентрикулен катетър

description: До 2 броя - Вентрикулен катетър за свързване тип клипс - стандартен, импрегниран с барий, с резервоарна база 6мм, с водач от неръждаема стомана. Дължина 3/4/5/6/6,5/7/8/9/10/11/15 см. Вътрешен диаметър-1.3 мм; външен диаметър 2.5 мм

title: Лумбален катетърен кит

description: До 15 броя - Лумбален катетърен кит, включващ лумбален катетър, импрегниран с барий, със затворен/отворен връх, 84 см; Туохи игла 14 G; затъпена игла 20 G; фиксатори; приставка за редуциране на напрежението

title: Лумбоперитонеална система

description: До 15 броя - Лумбоперитонеална система, включваща лумбоперитонеален катетър, импрегниран с барий, 84 см; Туохи игла 14 G; затъпена игла 20 G; фиксатори; катетърен конектор

title: Лумбоперитонеален шънт

description: До 2 броя - Лумбоперитонеален шънт, включващ Т-образен лумбоперитонеален катетър с 57 спирално разположени отвора, конектор и фиксатори

title: 2 нива, Нископрофилна титаниева плака

description: До 5 броя - 2 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.

title: 3 нива, Нископрофилна титаниева плака

description: До 3 броя - 3 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.

title: 4 нива, Нископрофилна титаниева плака

description: До 2 броя - 4 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.

title: 1 ниво, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент

description: До 6 броя - 1 ниво, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична форма изработена от титании с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13, 16, 19, 25мм, дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90, с възможност за корекция на височината

title: 2 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент

description: До 4 броя - 2 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична форма изработена от титании с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13, 16, 19, 25мм, дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90, с възможност за корекция на височината

title: 3 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент

description: До 2 броя - 3 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична форма изработена от титании с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13, 16, 19, 25мм, дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 с възможност за корекция на височината

title: 4 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент

description: До 2 броя - 4 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична форма изработена от титании с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13, 16, 19, 25мм, дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90, с възможност за корекция на височината

title: Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент

description: До 2 броя - Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диамтър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм, анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия

title: Титаниев меш

description: До 15 броя - Титаниев меш с цилиндрична форма с размери: диаметър 10, 13, 16, 19, 25 и дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90,100мм; с възможност за корекция на височината

title: Анатомичен шиен кейдж

description: До 3 броя - Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия

title: Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа

description: До 3 броя - (Система за едно ниво) Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45o; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация

description: До 3 броя - (Система за две нива) Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45o; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация

title: Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа

description: До 3 броя - (Сиситема за едно ниво) Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на оципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация

description: До 3 броя - (Система за две нива) Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на оципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация

description: До 2 броя - (Система за три нива) Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на оципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация

title: Къса транспедикуларна стабилизация

description: До 3 броя - (Къса транспедикуларна стабилизация) За открита хирургична техника, включваща 4 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;

title: Къса транспедикуларна стабилизация

description: До 2 броя - (Къса транспедикуларна стабилизация) За прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника, включваща 4 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар; Титаниева фиксираща шапка

title: Средна транспедикуларна стабилизация

description: До 3 броя - (Средна транспедикуларна стабилизация) За открита хирургична техника, включваща 6 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край

title: Средна транспедикуларна стабилизация

description: До 3 броя - (Средна транспедикуларна стабилизация) За открита хирургична техника, включваща 8 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край

title: Средна транспедикуларна стабилизация

description: До 2 броя - (Средна транспедикуларна стабилизация) За прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника, включваща 6 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар; Титаниева фиксираща шапка

title: Дълга транспедикуларна стабилизация

description: До 3 броя - (Дълга транспедикуларна стабилизация) За открита хирургична техника, включваща 10 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край

title: Дълга транспедикуларна стабилизация

description: До 3 броя - (Дълга транспедикуларна стабилизация) За открита хирургична техника, включваща 12 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край

title: Лумбален кейдж

description: До 2 броя - Лумбален кейдж от PEEK/POLY ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Mpa; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 8мм до 14мм, през 4мм; дълбочина 22мм и 36мм, през 4мм

title: Система за перкутанна техника за укрепване на прешленното тяло - Вертебропластика

description: До 5 броя - Система за перкутанна техника за укрепване на прешленното тяло - Вертебропластика, състоящ се от игла за кифопластика 11G, еднократен миксер, с/без биопсична игла, еднократни пълнители за цимент 1,5cc с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойста

title: Система за кифопластика

description: До 2 броя - Система за кифопластика състоящ се от игла за кифопластика 11G, сет за кифопластика(балон и инфлаторна спринцовка) размер 20/3еднократен миксер, система за остео достъп размер 3 с изтъпен връх, еднократни пълнители за цимент 1,5cc с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойста

title: Подвижен шиен диск

description: До 1 брой - Подвижен шиен диск;метал-метал; плазмено покритие; дълбочина от 12мм до 18мм, през 2мм; височина от 5мм до 7мм, през 1мм.

title: Имплант, самозаключващ се за заместване на вертебрално тяло

description: До 1 брой - Имплант, самозаключващ се за заместване на вертебрално тяло - 1 или 2 нива в торако-лумбален сегмент T1-L5 изработен от титаниева сплав, CoCr и нитинол с възможност за адаптация на височината приложим с различни хирургични техники; 360 градуса release механизъм, размери 13,16,19,22 и 25мм (13 x 16; 19; 22; 26; 32; 41mm; 16 x 17; 20; 23; 28; 33; 41mm.; 19 x 19; 23; 28; 36; 47; 69mm.; 22 x 21; 25; 31; 37)

description: До 1 брой - Имплант, самозаключващ се за заместване на вертебрално тяло - 1 или 2 нива в торако-лумбален сегмент T1-L5 изработен от титаниева сплав, CoCr и нитинол с възможност за адаптация на височината приложим с различни хирургични техники; 360 градуса release механизъм, размери 22 и 25мм (22 x 48; 68mm; 25 x 21; 25; 31; 37; 48; 68mm)

title: Тораколумбални титаниеви универсални винтове

description: До 5 броя - Тораколумбални титаниеви универсални винтове; нископрофилна глава; 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата; 16mm височина на главата; диаметър на винта от 4.0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30o ротация на винта спрямо главата; титаниева фиксираща шапка с 90o заключжащ се механизъм; 5,5 Nm на затягане; титаниеви прави пръчки с дължина от 35mm до 600mm с многоъгълен край; титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm;; система интегриранa с невромониторинг; съвместима с биокомпоненти; съвместима със задна шийна стабилизаци.

title: Автоматична едностепенно заключваща се титаниева плака

description: До 5 броя - Автоматична едностепенно заключваща се титаниева плака от 10mm до 100mm за едно, две, три или четири нива и стъпка от 2 mm до 4 mm в зависимост от нивото; външна ширина 16mm, вътрешна ширина 11mm и дебелина 1,8mm; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; титаниеви самонарезни фиксирани винтове от 10mm до 20mm; диаметър на винта 4.0 mm и 4.5 mm; титаниеви самонарезни подвижни винтове от 10mm до 20mm; диаметър на винта 4.0 mm и 4.5 mm; +/- 18 o подвижност на винтовете; ъгъл на подвижните винтове - цефало-каудален 10o/0o и медиален 6o; система интегрирана с невромониторинг; съвместима с биокомпоненти.

title: Саморегулираща се клапна система за деца и възрастни

description: До 10 броя - Саморегулираща се клапна система за деца и възрастни. Клапен механизъм работещ на три етапа – Етап 1 – при скорост на потока 5 ml/час, отговарящ на налягане от 30 до 120mm/H2O; – Етап 2 - при скорост на потока 20 ml/час, независимо от разликата в налягането, отговарящ на налягане от 120 до 300mm/H2O; – Етап 3 - незабавно възстановяване на нормално ICP при неочаквано повишение на налягането, отговарящ на налягане над 300mm/H2O. Дължина на клапния механизъм 36mm; ширина 12,5mm; височина 5,8mm. Синтетичен рубинов щифт. Силиконова диафрагма. Синтетична рубинова основа. Без метални компоненти. 100 % съвместима с MRI. Нископрофилен antechamber; интегриран полисулфонатен конектор; дренажен катетър с отворен край и маркери (110 cm, F7); отделен прав вентрикулен катетър (15cm, F8) с рентгеноконтрастни точки на всеки 2 см; прав, полипропиленов конектор; Luer конектор; водач под прав ъгъл; насочвач. Без необходимост от добавяне на GCA или ASD /аксесоар за налягане или антисифонен механизъм/.

„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

street: ж.к.Младост 1, ул. Димитър Моллов № 1

„Булмар МЛ“ ООД

street: кв. Манастирски ливади, ул. Пирин №32

„Ви енд Ди Сървисис“ ООД

street: бул. Г. С. РАКОВСКИ №.130 ет.1 ап.4

„Глобал Медикал“ ООД

street: бул. Симеоновско шосе № 120A

„Електро Мед България“ ЕООД

street: район „Триадица“, ул. „Милосърдна“ № 8, ет. 1, офис 1

КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД

street: бул. Цар Борис III №23

МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД

street: МЛАДОСТ 1 бл.16 вх.Д ап.77

„Неуро“ ЕООД

street: бул. "Витоша" №.146 вх.Б ет.1 ап.оф.16

ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД

street: ж.к. Сухата река, бл.61, вх.Б, ап.24

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

street: ул.ЦАР СИМЕОН бл.20 вх.1 ет.1 ап.3

ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД

street: Бул. Цариградско шосе № 361, ет. 3

РСР ЕООД

street: ул. ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ №.3 вх.1, партер ап.1

Вес Корект ЕООД

street: ж.к. кв. „Манастирски ливади-запад“, „Бяло поле“ № 17 секция С