title: Доставка на медицински изделия — импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

description: До 80 броя — тазобедрено стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4 — кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7o); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса  —  снабдена с кръговидни бразди; 10 размера  —  6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); стандартен офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, клиновидна форма на стеблото: 7o в ap; 3,5o латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD — ъгъл  —  138o. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла да са произвеждани без никел. Покритие: проксимален cpTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm; HA дебелина на слоя 90 μm ± 30 μm), дистално корундиран; проксимален cpTi покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm), дистално матов.

title: Прекратени позиции по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП

description: Доставка на медицински изделия — импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на медицинските изделия следва да е не по-малък от 3 месеца от обявения от производителя към датата на доставката.Процедурата обхваща 298 броя обособени позиции, някои от които включват подпозиции. Офертите могат да се подават:— за цялата процедура,— за 1 или повече обособени позиции.Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция.

title: Прекратени позиции по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП

description: Доставка на медицински изделия — импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на медицинските изделия следва да е не по-малък от 3 месеца от обявения от производителя към датата на доставката.Процедурата обхваща 298 броя обособени позиции, някои от които включват подпозиции. Офертите могат да се подават:— за цялата процедура,— за 1 или повече обособени позиции.Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиции.

description: Доставка на медицински изделия — импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на медицинските изделия следва да е не по-малък от 3 месеца от обявения от производителя към датата на доставката.Процедурата обхваща 298 броя обособени позиции, някои от които включват подпозиции. Офертите могат да се подават:— за цялата процедура,— за 1 или повече обособени позиции.Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиции

description: До 2 броя - Комплект двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза с артикулация керамика/керамика: Безциментно феморално стебло с възможност за минимална инвазивна инсерция с медиална извивка за разпределяне на натоварването и избягване на пост-оперативна варизация. Мултиконусна система на стеблото във фасова и профилна проекция, квадриангуларна секция в метафизарната област за блокиране на ротацията. Порьозно покритие с или без хидроксиапатит. Със ССD ъгъл 132o и 125o, стандартни и офсетни стебла с удължена шийка. Размери: 12 размера: от 120 мм до 165 мм дължина на стеблото и от 28 мм до 43 мм шйика за стандартните и от 43 до 54 мм за офсетните стебла. Конус 12/14 с ъгъл 5o 42'. Материал TiAl6V4. Безциментна ацетабуларна капсула тип прес-фит с дизайн "3-радиусна" концепция, плосък полюс, медиална част с диаметър еднакъв с диаметъра на римера и екваториален радиус с 1 мм изпъкналост за осигуряване на първоначална стабилност, 2 отвора за винтове. Порьозно покритие със или без хидроксиапатит. Вътрешна цилиндрична секция за заключване на инлея. Материал TiAl6V4. Размери 42 мм до 68 мм през 2 мм. Керамичен инлей с "тейпър-лок" механизъм на заключване в капсулата на 5o42'. Материал Al2O3. Размери 46 мм до 68 мм за глави диам. 28 и 32 мм. Керамична глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал Al2O3 ISO 6474. Размери -4, 0, +4/32 мм; -3.5, 0, +3.5/28мм

title: Доставка на медицински изделия — импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране за клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

description: До 200 броя - Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло модифициран тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката: метална глава - с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък: -3,5 среден: 0 и издължен +3,5 и двойно издължен: +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. Ацетабуларна компонента. Биполарна глава, която да се състои от: външна метална капсула с външни размери от 42 мм до 58 мм (през 2 мм), материал: стоманена сплав, произведена според изискванията на ISO 5832-1 за металната капсула, вътрешната полиетиленова вложка с вътрешен диаметър за глава ? 28, фабрично импактирана в металната капсула, материал: UHWMPE според ISO 5834-2, заключващ полиетиленов пръстен, биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да е за еднократна употреба. Бедрена компонента – бедрено стебло: изцяло полирано стебло от стоманена сплав, специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента, форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката, размери на стеблата – 12 модифициран тип "Чарнли" с размери (дължина на шийката спрямо дължина на стеблото): 1S2 / 28 /105, 2S1 / 32 /112, 2S2 / 32 /114, 2S3 /32 / 114, 3S1 / 35 /122, 3S2 / 35 / 123, 3S3 / 35 /124, 4S1 / 39 /129, 4S2 / 39 / 130, 4S3 / 39 /130, 5R1 / 47 /132, 5R2 / 47 / 133; формата на стеблото е проектирана, така че да създава компресивни сили в проксимално-дистална векторна посока и да свежда до минимум аксиалните сили, пресиращи циментната мантия, ьгъл на шийката при стандартен тип стебло 130 градуса. Възможност за латерализиран ъгъл в случай на дисплазия - 125 градуса, материал: stainless steel M30NW

title: Прекратени позиции по чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП

description: До 50 броя - Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна капсула - Изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваща импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата: 9,10,11,12,13,14,15,16; Полусферични полиетиленови капсули, произведени от полиетилен UHWMPE според ISO 5834-2 В екваториалната област да е вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав произведена по спецификациите на ISO 5832-1. Да има четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи и да има един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. Същите капсули да се предлагат с антилуксационна стреха +10 градуса дисплазия, като и специален маркиращ канал обозначаващ 0 градуса антиверзия. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. Сферични метални глави с външен диаметър 28мм.Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1 Вътрешен конус на металната глава 12/14 размери на шийката на металната глава -3,5;0;+3,5;+7

title: Капсула за циментно закрепване тип РЕ-Капсула на тип Мюлер

description: До 120 броя - Капсула за циментно закрепване тип РЕ-Капсула на тип Мюлер; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; съвместимост с глави от CoCrMo, титан и титаниеви глави с керамично покритие; да бъдат стерилизарани с газообразен етиленов окис за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала в резултат на окисляване; антилуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация.

title: Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти

description: До 120 броя - Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „прес фит”; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата капсула, съвместно с керамична, полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без никел; Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Капсулата (чашката) да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на сглобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума. Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора.

title: Ревизионно модуларно безциментно стебло

description: До 5 броя - Ревизионно модуларно безциментно стебло – възможност за четири дължини на проксималният компонент при 32 mm и 42 mm CCD – 135o, CCD – 127? латерално, конус 12/14. Метафизният компонент с дължина от 40 mm и 50 mm. Допълнително дълго стъбло, до три удължители, всяка с дължина 25 mm. Модулността на тези компоненти да позволява оптимално адаптиране към проксималната бедрена кост, без да се променя позицията на диафизарното стебло. Стеблото да е съвместимо с описаните капсули в т.т. 3, 4, описаните бедрени глави в т. 5 и описаните вложки в т. 6. Материал: проксимален cpTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm; HA дебелина на слоя 90 μm ± 30 μm), дистално корундиран, -проксимален cpTi покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm). Размери: ? 220 mm проксимална реконструкция ? 72 mm (32 mm, при допълнителни малки стебла). Безциментно стебло с дистална допълнителна фиксация с два броя винтове ф 4.5 mm. Външен диаметър на стеблото: 14 mm, 16 mm, 18 mm и 20 mm при дължини 150 mm и 200 mm; външен диаметър 16 mm, 18 mm и 20 mm при 250 mm дължина на стеблото. Ревизионни винтове с дължини 40 mm, 50 mm, 65 mm, 75 mm, 90 mm, 100 mm, 115 mm и 125 mm;

title: Ревизионнo циментно дълго стебло

description: До 10 броя - Ревизионнo циментно дълго стебло: стандартно 141? със седем размера и латерално 135? с два размера. Стеблото да е съвместимо с описаните капсули в т.т. 3, 4, описаните бедрени глави в т. 5 и описаните вложки в т. 6. Размери: дължини на стандартните стебла: 155 mm, 175 mm, 200 mm (външен диаметър 10 mm); дължина 200 mm при 14 mm външен диаметър; дължина 250 mm (външен диаметър 12 mm и 14 mm). Латерални стебла: дължини 175 mm и 200 mm (външен диаметър 10 mm).

title: Безциментно стебло с ръбест дизайн, с хоризонтални и вертикални ребра

description: До 100 броя - Безциментно стебло с ръбест дизайн, с хоризонтални и вертикални ребра. С двоен конус в дизайна на стеблото за първична стабилност. Наличие на резба за набиване, даваща възможност за оптимално и сигурно водене имплантирането. Стандартен входящ конус 12/14 конус (5,7o). CCD – 135o. Стеблото да е съвместимо с описаните капсули в т.т. 3, 4, описаните бедрени глави в т. 5 и описаните вложки в т. 6. Материал: кована сплав TiAl6V4, HA покритие (дебелина на слоя 90 μm ± 30 μm). Размери: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm и 20 mm С две опции за “offset

title: Тазобедрено стебло с циментно закрепване

description: До 150 броя - Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7o), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7o в ap; 3,5o латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138o Покритие: Матирани или гланцово полирани, или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 μm; също и шийката на стеблото, конусът е без покритие).

title: Вложка от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2

description: До 120 броя - Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Размери за гарнитурата за капсулата (вложката): 28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832-Всички гарнитури да са 100 % без никел.

title: Вложка от материал Al2O3 и ZrO3 по DIN ISO 6474 с 0 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на капсулата

description: До 10 броя - Вложката да е от материал Al2O3 и ZrO3 по DIN ISO 6474 с 0 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на капсулата; Размери за гарнитурата за капсулата (вложката): 28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитури да са 100 % без никел.

title: Феморални хром-кобалтови глави

description: До 250 броя - Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL.

title: Титаниеви глави с керамично покритие

description: До 50 броя - Титаниеви глави с керамично покритие: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с TiN (титаниум нитрит) покритие; Размер: външен диаметър - 28 мм, 32 мм и 36 мм. Четири размера дължина на шийката S, M, L, XL; Дебелина на керамичното покритие: 4,0 +/- 1,0 μm, твърдост на керамичното покритие: 2200 до 2600 HV. Главите да са произведени без никел.

title: Керамични глави

description: До 10 броя - Керамични глави: Материал: Материал AI2O3 и ZrO3 по DIN ISO 6474; Размер: Външен диаметър - 28 мм, 32 мм, 36 мм. Три размера дължина на шийката- S, M, L; да са произведани 100 % без никел.

title: Капсула за безциментно закрепване

description: До 60 броя - Капсула за безциментно закрепване: тип - високо полирана артикулация, от материал CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/4)с cpTi по DIN ISO 5832/2 и HA покритие, размери на капсулата: 42,44,46,48, 50,52, 54,56, 58, 60, 62 и 64мм; Размери: 38/44мм, 40/46мм, 42/48мм, 44/50мм, 46/52мм, 48/54мм, 50/56мм, 52/58мм; 54/60мм; 56/62мм и 58/64мм.

title: Капсула за циментно закрепване тип CoCrMo

description: До 50 броя - Капсула за циментно закрепване тип CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/4); Капсула -Високо полирана артикулационнен тип с външни нарези; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; Размери: 38/44мм, 40/46мм, 42/48мм, 44/50мм, 46/52мм, 48/54мм, 50/56мм, 52/58мм; 54/60мм; 56/62мм и 58/64мм.

title: Артикулационна глава тип крослинк полиетилен с витамин Е

description: До 110 броя - Артикулационна глава тип крослинк полиетилен с витамин Е. Да е с размери: 38мм. и 40мм. За 22мм глава; 46мм, 48мм и 50мм за 28мм глава; от 52мм до 64 мм / през 2мм/ за глава 32мм.

title: Биполярна глава

description: До 40 брой - Биполярна глава материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/4); различни диаметри: 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм и 60мм. Интегрирана полиетиленова вложка от материал UHMW-PEинлей. По DIN /ISO 5834/2.

title: Униполарна глава тип МУР с конус 12/14

description: До 50 броя - Униполарна глава тип МУР с конус 12/14; различни диаметри: 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм. Интегриран полиетиленов инлей.

title: Спонгиозни винтове с плоска глава и диаметър 6,5 мм

description: До 150 броя - Спонгиозни винтове с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм; Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса.

title: Цимент

description: До 200 броя - Цимент - с висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр.

title: Kостен цимент с гентамицин

description: До 5 броя - Kостен цимент с гентамицин; с нормален вискозитет

title: Kостен цимент със среден вискозитет

description: До 5 броя - Kостен цимент със среден вискозитет

title: Цимент

description: До 5 броя - Цимент - с нисък вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр.

title: Интрамодуларен Ограничител

description: До 50 броя - Интрамодуларен Ограничител - малък и голям /два размера/. Материл: UHMW-PE по DIN ISO 5834/2.

title: Стеблата, състоят се от CoCrMo

description: До 5 броя - Стеблата да се състоят от CoCrMo -леярска сплав (циментирана). Стеблата да са налични с диаметър всяко 6, 8, 10 и 12 mm.

title: Феморални хром-кобалтови глави

description: До 5 броя - Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 40 мм, 44 мм, 48 мм и 52 мм. Три размера дължина на шийката - S, M, L.

title: Цимент с висок вискозитет

description: До 5 броя - Цимент - с висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр.

title: Феморален компонент с циментно закрепване

description: До 30 броя - Феморален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo - лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 6 размера за дясна и лява конфигурация; модели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка; компонента от вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент. Трябва да има феморален компонент за фиксбиринг и мобайлбиринг.

title: Тибиален компонент с циментно закрепване

description: До 30 броя - Тибиален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo- лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 5 размера за дясна и лява конфигурация; модели с гладка външна повърхност от титан-нитридно покритие. Трябва да има тибиален компонент за фиксбиринг и мобаилбиринг.

title: Менискален компонент

description: До 30 броя - Менискален компонент (PE inlay): материал – UHMWPE съгласно DIN ISO 5832/1+2; модели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка; 5 височини на импланта (10 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм, 20 мм) с 5 размера за всяка височина за пълна съвместимост между всички тибиални и феморални размери; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен в задната част; заключващ механизъм; модели с фиксиран и мобилен компонент за вътрешна и външна ротация. Да има и компоненти за по-голямо движение за млади пациенти със същите размери които са опоменати по-горе.

title: Цимент с висок вискозитет

description: До 30 броя - Цимент - с висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр.

title: Тибиален компонент за циментно закрепване

description: До 5 броя - Тибиален компонент за циментно закрепване: материал: CoCrMo- лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 6 размера за дясна и лява конфигурация.

description: До 5 броя - Феморален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo - лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 6 размера за дясна и лява конфигурация -/ 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6/; компонента от вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент.

title: Стебло за тибиа и фемур

description: До 5 броя - Стебло за тибиа и фемур, изработени от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с диаметър 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм и 20мм и дължини 100мм, 150мм за всеки диаметър и 200мм до диаметър - 18мм

title: Винт за спейсър

description: До 5 броя - Винт за спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3.

title: Титаниев двоен конус

description: До 5 броя - Титаниев двоен конус: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с размери: +0; +2мм; +4мм; +6мм.

title: Inlay

description: До 5 броя - Inlay от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2 с 5 размера / 2,3,4,5 и6 / и дебелини 5 / 10; 12,5; 15; 17,5 и 20мм/.

title: Фемурален спейсър

description: До 5 броя - Фемурален спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с 6 размера и дебелина: 5мм и 10мм за ляво и дясно конфигуриране тип "posterior " и " distal".

title: Тибиален спейсър

description: До 5 броя - Тибиален спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с 6 размера и дебелина: 5мм и 10мм за ляво и дясно конфигуриране тип "lateral " и "medial".

title: Винт за tiabelen спейсър

description: До 5 броя - Винт за tiabelen спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3

title: Удължител на стеблото тип мъжки конус

description: До 5 броя - Удължител на стеблото тип мъжки конус изработени от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с титан-нитридно покритие - 14/25мм.

title: Ревизионно циментно стебло за фемур

description: До 1 брой - Ревизионно циментно стебло за фемур с дължина 160мм, 200мм и 240мм; дебелина ф 11 - 17мм.

title: Фемурален спейсър

description: До 1 брой - Фемурален спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с 6 размера и дебелина: 5мм или 10мм за ляво и дясно конфигуриране тип "distal"; и 10мм ("posterior " - " distal") и винт.

title: Фемурален компонент

description: До 1 брой - Фемурален компонент с размер 3, 4 и 5 мм леви и десни.

title: С размер xsmal, small, standart, large

description: До 1 брой - С размер xsmal, small, standart, large

title: Тибиален спейсър

description: До 1 брой - Тибиален спейсър с размери - 25,35,50мм bicondilar; размери - 5,10,15, 20mm unicondilar леви и десни - с винтове.

title: Модуларно тибиално циментно стебло

description: До 2 броя - Модуларно тибиално циментно стебло с дължина 120,160 и 200мм, с дебелина ф11, 13, 15мм.

title: Тибиален компонент със заключващ механизъм и винт

description: До 1 брой - Тибиален компонент със заключващ механизъм и винт; с размер xsmal, small, standart, large с титан нитридно покритие.

title: Патела

description: До 1 брой - Патела

title: Офсетен адаптер

description: До 2 броя - Офсетен адаптер с размри 0мм, 2,5мм и 5мм

title: Модулна раменна протеза с инклинация от 135o и/ или 155o

description: До 5 броя - Модулна раменна протеза с инклинация от 135o и/ или 155o. Проксималната дължина от 5мм до 20мм на стъпки от 2,5мм. Шиповият механизъм позволява адаптиране на ротацията в 10о стъпки преди и след циментирането на стеблото. Циментните Стебла са направени от CoCrMo отлята сплав с дължина от 90мм и 120мм с диаметър от 6, 8, 10 и 12мм. Раменната капсула, метафизеалният компонент и удължителите са направени от implatan® TiAI6V4 кована сплав.Удължителя с три размера 5; 7,5 и 10мм. Раменните капсули с керамично (титан нитридно) покритие. Винтове с четири размера 25,30,35 и 40мм. Раменните капсули в 4 диаметъра (44,47,50 и 53мм), всеки с 3 дебелини(14,17 и 20мм) които се поставят ексцентрично под 12 различни ъгъла. Гленосферата е направена от UHMW-полиетилен. Компенсиращи саморежещи винтове, ъглово стабилизирани с размери 20,22,24,26,28,30,32,34,36 и 40мм. Компенсиращ винт изработен от TiAI6V4 сплав с диаметър 4,2мм и дължина 26, 28, 30,32 и 34мм. Инверсната капсула с три размера 36,40 и 44мм съответно S,M и L.

description: До 5 броя - Модулна раменна протеза с инклинация от 135o и/ или 155o. Проксималната дължина от 5мм до 20мм на стъпки от 2,5мм. Шиповият механизъм позволява адаптиране на ротацията в 10о стъпки преди и след циментирането на стеблото. Безциментните стебла са изработени от TiAI6V4-кована сплав с дължина от 60,120,180 и 240мм с диаметър 10,11,12,13,14,15 и 16мм. Раменната капсула, метафизеалният компонент и удължителите са направени от implatan® TiAI6V4 кована сплав.Удължителя с три размера 5; 7,5 и 10мм. Раменните капсули с керамично (титан нитридно) покритие. Винтове с четири размера 25,30,35 и 40мм. Раменните капсули в 4 диаметъра (44,47,50 и 53мм), всеки с 3 дебелини(14,17 и 20мм) които се поставят ексцентрично под 12 различни ъгъла. Гленосферата е направена от UHMW-полиетилен. Компенсиращи саморежещи винтове, ъглово стабилизирани с размери 20,22,24,26,28,30,32,34,36 и 40мм. Компенсиращ винт изработен от TiAI6V4 сплав с диаметър 4,2мм и дължина 26, 28, 30,32 и 34мм. Инверсната капсула с три размера 36,40 и 44мм съответно S,M и L.

description: До 4 броя - Модулна раменна протеза с инклинация от 135o и/ или 155o. Проксималната дължина от 5мм до 20мм на стъпки от 2,5мм. Шиповият механизъм позволява адаптиране на ротацията в 10о стъпки преди и след циментирането на стеблото. Циментните Стебла са направени от CoCrMo отлята сплав с дължина от 90мм и 120мм с диаметър от 6, 8, 10 и 12мм. Безциментните стебла са изработени от TiAI6V4-кована сплав с дължина от 60,120,180 и 240мм с диаметър 10,11,12,13,14,15 и 16мм. Раменната капсула, метафизеалният компонент и удължителите са направени от implatan® TiAI6V4 кована сплав.Удължителя с три размера 5; 7,5 и 10мм. Раменните капсули с керамично (титан нитридно) покритие. Винтове с четири размера 25,30,35 и 40мм. Раменните капсули в 4 диаметъра (44,47,50 и 53мм), всеки с 3 дебелини(14,17 и 20мм) които се поставят ексцентрично под 12 различни ъгъла. Гленосферата обърната и е направена от UHMW-полиетилен. Компенсиращи саморежещи винтове, ъглово стабилизирани с размери 20,22,24,26,28,30,32,34,36 и 40мм. Компенсиращ винт изработен от TiAI6V4 сплав с диаметър 4,2мм и дължина 26, 28, 30,32 и 34мм. Инверсната капсула с три размера 36,40 и 44мм съответно S,M и L.

title: Цимент с нисък вискозитет 40 сс

description: До 30 броя - Цимент с нисък вискозитет 40 сс:: РММА костен цимент с температура на втвърдяване 67o С с цел предотвратяване на костната некроза при кристализация

title: Цимент с висок вискозитет 40 сс

description: До 30 броя - Цимент с висок вискозитет 40 сс: РММА костен цимент с температура на втвърдяване 71o С с цел предотвратяване на костната некроза при кристализация

title: Цимент с гентамицин 40 сс

description: До 6 броя - Цимент с гентамицин 40 сс: РММА костен цимент с гентамицин

title: Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ първична стабилност

description: До 20 броя - Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ първична стабилност. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5o40'. Изработено е от неръждаема стомана (ISO 5832-9). Осем размера с офсет за кокса вара с ъгъл от 125o и Единадесет размера на стеблото с CCD ъгъл от 130o.

title: Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ първична стабилност с или без яка

description: До 60 броя - Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ първична стабилност с или без яка. Стеблото да е покрито с двоен слой от титаний (ISO 5832-3) и плазма спрей от хидроксиапатит Ti + HAP (160?m) в 2/3 от него и HA покритие (80?m) в останалата част. Да завършва с конус 12/14. Единадесет размера на стеблото с CCD ъгъл от 130o с или без яка. Девет размера с офсет, Осем размера с кокса вара

title: Метафизарен компонент

description: До 6 броя - Метафизарен компонент, покрит с хидроксиапатит с 2 отвора в центъра за серклаж и опция за допълнително прикрепване на трохантерна плака с куки. Стандартен размер 4 дължини 65,75,85,95; Малък размер с дължини от 55,65,75мм.

title: Диафизални стебла с права или извита форма

description: До 6 броя - Диафизални стебла с права или извита форма. С диаметър от ?10мм до ?20мм през 2мм 5 размера и дължина от 115мм до 235мм през 30мм 6 размера. Извитите стебла имат опция за дистално закрепване чрез 3 отвора за монокортикални винтове за дистална фиксация на извити стебла. Размери ?6/4,5мм с дължина от 25,30,35,40мм.

title: Трохантерна плака

description: До 6 броя - Трохантерна плака с три удължени куки за ефикасна стабилизация на трохатера с опция за директно закрепване към метафизрния компонент чрез два винта и възможност за допалнителна фиксация на фрагменти с кортикални винтове. 5 Размера плаки с дължини: 100,130,200,240,300мм Размери на винтове 4,5? дължини

title: Стебло кокса вара

description: До 10 броя - Стебло кокса вара: ъгъл между тялото и шийката 125o. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Наймалко 10 размера кокса вара стебло. Материал: Ti6Al4V сплав

title: Латерализирано стебло

description: До 30 броя - Латерализирано стебло (с изместванеHigh offset) титаниева сплав, наймалко 10 размера. Цялостно покрито с хидроксиапатит. Наймалко 10 размера латерализирано стебло. Материал: Ti6Al4V сплав

title: Тазобедрено стебло

description: До 15 броя - Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина и тънка геометрия. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.

title: Латерализирано стебло

description: До 3 броя - Латерализирано стебло (с изместване „High Оffset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина, тънка геометрия и директна латерализация. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.

title: Феморални глави съвместими с конус 12/14

description: До 270 броя - Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 mm. Металните глави да показват поголям клиърънс и помалко ниво на износване. Материал: CoCr шийка +1, +1.5, +4, +5, +8.5, +9, +12, +13.

description: До 30 броя - Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 36 mm. Металните глави да показват поголям клиърънс и помалко ниво на износване. Материал: CoCr шийка -2, +1,5,+5,+8.5,+12.

description: До 100 броя - Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 и 36 mm,. Керемичните глави да показват поголям клиърънс и помалко ниво на износване.Материал: керамика керамична глава с шийка и размер 1, +1.5, +5, +8.5, +12.5. Размери: 28мм, 32мм, 36мм

title: Безциментен ацетабулум

description: До 50 броя - Безциментен ацетабулум - Капсулата да бъде изработена от Ti6Al4V сплав. структурна повърхност. наймалко 8 размера в серия

title: Ацетабуларна вложка полиетиленови стандарти

description: До 50 броя - Ацетабуларна вложка полиетиленови стандарти - трябва да бъде изработена от UHMWPE. наймалко 12 размера в серията, вътрешен диаметър от 22.225 до 36mm. Наймалко 4 възможности за неутрална +4mm неутрална, +4mm 10o, +4mm 20o, удебелена задна страна (lipped). Вътрешен диаметър от 22.225, 28, 32, 36mm, наймалко 15 размера в серията.

title: Безциментен ацетабулум

description: До 250 броя - Безциментен ацетабулум Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с едрозърнест титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.

title: Безциментен ацетабулум

description: До 10 броя - Безциментен ацетабулум Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.

title: Полиетиленова ацетабуларна вложка

description: До 250 броя - Полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Наймалко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: наймалко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

title: Полиетиленова ацетабуларна вложка

description: До 10 броя - Полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм с титаниев ринг за заключване на бедрената глава към полиетиленовата вложка, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

title: Керамичнa ацетабуларнa вложкa

description: До 70 броя - Керамичнa ацетабуларнa вложкa изработенa от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Вложките са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 мм, 32 мм и 36 мм и наймалко 10 размера.

title: Винтове за ацетабуларна капсула

description: До 10 броя - Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.

title: Ацетабуларна капсула за безциментна фиксация

description: До 5 броя - Ацетабуларна капсула за безциментна фиксация, позволяваща двойно-мобилна артикулация, с двойно покритие от плазма спрей титан и хидроксиапатит. Капсулата да съдържа удължена яка с екваториални макроструктури за по-добра първична стабилност. Да е набраздена с концентрични канали за увеличение на повърхността за костното врастване. Размери от 43мм до 69мм със стъпка 2мм.

description: До 5 броя - Ацетабуларна капсула за безциментна фиксация, позволяваща двойно-мобилна артикулация, с двойно покритие от плазма спрей титан и хидроксиапатит. Капсулата да съдържа удължена яка с екваториални макроструктури за по-добра първична стабилност. Да е набраздена с концентрични канали за увеличение повърхността за костното врастване. Да предоставя възможност за допълнителна фиксация с винт посредством ухото в областта на илиума и допълнителни два пега. Размери от 43мм до 69мм със стъпка 2мм.

title: Ацетабуларна капсула с циментна фиксация

description: До 5 броя - Ацетабуларна капсула с циментна фиксация, позволяваща двойно-мобилна артикулация. Да има набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на циментната, с размери от 43 до 63мм със стъпка 2мм.

title: Ацетабуларна капсула с ухо за безциментна фиксация

description: До 2 броя - Ацетабуларна капсула с ухо за безциментна фиксация, позволяваща двойно-мобилна артикулация, с двойно покритие от плазма спрей титан и хидроксиапатит с възможност. Капсулата да съдържа удължена яка с екваториални макроструктури за по-добра първична стабилност. Да е набраздена с концентрични канали за увеличение повърхността за костното врастване. Да предоставя възможност за допълнителна фиксация с винтове в долната част на капсулата с титаниева кука, позволяваща да бъде огъвана или премахната, и посредством ушите в горната част на импланта, както и допълнителни два пега. Размери от 43мм до 69мм със стъпка 2мм.

title: Полиетиленови инлеи

description: До 5 броя - Полиетиленови инлеи с двойно-мобилна артикулация с вътрешен диаметър, позволяващ работа с 22.2мм и 28мм феморални глави, материал UHMWPE. Инлеите да бъдат хемисферични с удължена яка от 11мм

title: Укрепващ ацетабуларен кейдж

description: До 2 броя - Укрепващ ацетабуларен кейдж с възможност за фиксация с кортикални 5мм винтове, ляв и десен, с размери от 50 до 60 през 2мм. Изработен от неръждавеема стомана.

title: Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано

description: До 100 броя - Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.

title: Бедрено стебло с циментна фиксация без яка

description: До 30 брой - Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.

title: Полирано тазобедрено стебло за циментно закрепване

description: До 30 брой - Полирано тазобедрено стебло за циментно закрепване с иновативен патентован дизайн с тройно клиновидна форма със стандратна, латерализираща, ревизионна и мини опция. 130-гардусов ъгъл на шийката за стандартно, латерализиращо и ревизионно стебло и 125 градуса за мини стебло, Конус на шийката 12/14. Стандартно стебло най-малко 8 размера. Латерализиращо стебло най-малко 8 размера. Ревизионно стебло най-малко 6 размера. Мини стебло най малко 4 размера. Материал: ORTRON® 90

title: Ацетабуларна, полиетиленова компонента

description: До 50 брой - Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена структура с концентрични и напречни прорези за подобра стабилност и контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и постоперативна прослeдяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ подобро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Наймалко 7 размера в серия.

title: Ацетабулум

description: До 90 броя - Ацетабулум - Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за подобра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на радиологичен маркер способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и постоперативна прослядяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ подобро обхващане на феморалната глава и увеличаващо устойчивостта на дислокация. Материал: UHMWPE.Размери: Наймалко 6 размера и със засилена задна стена, вътрешен диаметър 22.225, 28 и 32 mm

title: Биполярна глава

description: До 100 броя - Биполярна глава, съвместима с конус 12/14 и вътрешен диамтър 28mm. Външен диаметър с наймалко 23 размера в серия, започващи от 39мм. Латерилизация на главите наймалко 4 размера.Материал: COCRMO и UHMWPE сплав.

title: Ревизонен ацетабулум

description: До 10 броя - Ревизонен ацетабулум циментен тип BurkeShneider Протрузионната клетка трябва да е изработена от титан, специално за лявата и за дясната страна, да има поне 7 размера от 4872 мм с външен диаметър и 4569 мм вътрешен диаметър, да има множество отвори за закрепване с винтове 2060 мм в ацетабулум илиум и исхиум и да позволява контуриране.

title: Модулно безциментно ревизионно стебло

description: До 20 броя - Модулно безциментно ревизионно стебло с възможност за заключване в дисталния край Модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит, за постигане на оптимална остеоинтеграция. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е от общо 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по наймного 10 мм и общо 2 различни форми, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото през 10 градуса. Проксималната част на протезата трябва да има общо три отвора за допълнителна фиксация. Дистална част на стеблото трябва да е анатомично извита и да бъде с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и да бъде с дължини от 200 до 320 мм, със стъпка наймного 50 мм, всички стемове, подълги от 200 мм и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат опция за допълнителна дистална фиксация с винт, с диаметър 5 мм. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на конусообразно удължение на стема и винт, проксималната част от стема трябва да е оформена степеновидно, което предотвратява пропадане на протезата. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Трябва да има възможност за добавяне на проксимални латерализиращи елементи към стеблото в наймалко три размера. Материал: Ti6Al4V сплав.

title: Стъбло за ревизионно ендопротезиране

description: До 20 броя - Стъбло за ревизионно ендопротезиране с механично закрепване тазобедрено стъбло за безциментно закрепване с яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно и латерализирано (high offset) стебло: цялостно покрито с хидроксиапатит и с конус 12/14. Подходящо за пациенти с „Дефект на Папровски Тип 1 до 3Б”. Ревизионно стебло с 40мм подълго от стандартното стъбло. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Материал: Ti6Al4V сплав. Размери: Наймалко 9 размера стандартно ревизионно стебло. Наймалко 9 размера латеразизирано стебло.

title: Модулно безциментно ревизионно стебло

description: До 20 броя - Модулно безциментно ревизионно стебло, изградено от подсилена титаниева сплав. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е с диаметър от общо 20 мм до общо 28 мм със стъпки от по наймалко 4 мм и наймалко 4 височини от 75мм до 105мм, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото в цяла окръжност. Дистална част на стеблото трябва да е в поне два варианта, права и анатомично извита и да бъде с диаметър от 14 мм до 31 мм със стъпка 1 мм и да бъде с дължини от 140 мм до 290 мм, със стъпка наймного 50 мм. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на заключващ винт. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Дисталния край на стеблото трябва да е заострен с цел елиминиране на постоперативна болка в бедрото. Материал: подсилена Ti6Al4V сплав.

title: Безциментен ревизионен ацетабулум

description: До 4 броя - Безциментен ревизионен ацетабулум Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, със стандартен и дълбок вариант, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с силно порьозен титан и има отвори за допълнително закрепване със спонгиозни и кортикални винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Ревизионната капсула трябва да позволява поставянето на безциментни аугменти покрити със силно порьозен титан. Размери: наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.Ревизионна полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от ултра висока степен на свързаност на полимерните молекули Ultra High Moleculary Weight Crosslinked Polyethylene UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Наймалко 2 възможности за вложка неутрална и +4 мм неутрална. Размери: наймалко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.Кортикални винтове за ацетабуларна капсула Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 5,5 мм; дължини – 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм. Материал TiAl6V4 сплав.Безциментни ацетабуларни аугменти за ревизионен ацетабулум Безциментните ацетабуларни аугменти трябва да оказват допълнителна стабилност и упора на тазовата геометрия в случаи на тежка костна загуба. Трябва да са изградени от високо порьозен титан. Системата трябва да предлага частични хемисферични аугменти, с дебелини от 10 мм до 30 мм, но не помалко от 4 размера за всички диаметри; поддържащи аугменти в неутрален, ляв и десен вариант и различна насоченост на винтовете; поддържащи вложки, предлагащи поне 3 различни ъглови опции. Аугментите трябва да позволяват поставянето както на спонгиозни, така и на кортикални, а също и полиаксиални и незаключващи винтове под различен ъгъл. Винтовете за ацетабуларни аугменти полиаксиални и заключващи. Трябва да са самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 5,5 мм; дължини от 25 мм до 70 мм. Материал TiAl6V4 сплав.

title: Костен цимент

description: До 100 броя - Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20 гр.

title: Костен цимент

description: До 20 брой - Костен цимент, със среден или вискозитетрентгенопозитивен с антибиотик 40 г, 20 г.

title: Осцилиращо перо за моторни системи

description: До 10 броя - Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.

title: Джет лаваж система за ендопротезиране

description: До 10 броя - Джет лаваж система за ендопротезиране Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта, маркучи и сет батерии.

title: Система разбъркване на костен цимент под вакуум

description: До 50 броя - Система разбъркване на костен цимент под вакуум и последващо нанасяне върху костна повърхност, с възможност за разбъркване и прилагане на костен цимент със среден и висок вискозитет, с възможност за разбъркване с до 2 опаковки 40гр. костен цимент. Наличие на род, който увеличава обема на костния цимент, доставен по време на инжектирането.

title: Рестриктор за цимент

description: До 50 броя - Рестриктор за цимент, изработен от материал UHMWPE, със спирално разклонени пластини, позволяващи пасването във фемурални канали от 15мм до 30мм. Наличие на метален маркер за рентгенова индетификация.

title: Дистален централизатор за циментно стебло

description: До 10 броя - Дистален централизатор за циментно стебло, изработен от материал PMMA, с размери от 10мм до 20мм със стъпка 2мм.

title: Тибиа;на компонента

description: До 150 броя - Тибиа;на компонента - Титаниева или CoCr сплав за тибиалните фиксираните компоненти, наймалко 7 размера. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини

title: Фемурална компонента

description: До 150 броя - Фемурална компонента: Обособено за дясно и обособено за ляво коляно. Изградена от хром кобалт, наймалко 8 размера. Фемурален компонент в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки. Възможност за избор на циментен и безциментен фемурален компонент.

title: Тибиален инсърт

description: До 150 броя - Тибиален инсърт: Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини

title: Патела

description: До 1 брой - Патела: овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен (UHMWPE), наймалко 4 размера

title: Уни феморален компонент за циментно закрепване

description: До 40 броя - Уни феморален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от хром кобалт, наймалко 6 размера, наличие на два пега за подсилване на циментната фиксация. Уни феморалния компонент е съвместим с всички размери тибиални инсърти.

title: Уни тибиален компонент за циментно закрепване

description: До 40 броя - Уни тибиален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от кобалт хром сплав, наймалко 6 размера, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация.

title: Уни тибиален инсърт

description: До 40 броя - Уни тибиален инсърт, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален, с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в наймалко 6 размера и минимум 5 дебелини

title: Уни изцяло полиетиленов тибиален компонент

description: До 1 брой - Уни изцяло полиетиленов тибиален компонент, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от полиетилен, наймалко 6 размера и 4 дебелини, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация.

title: Феморален компонент с циментна фиксация

description: До 40 брой - Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е изграден от множество пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване по време на движение. С възможност за избор между стандартен и тесен фемурален компонент. Размери: наймалко 14 размера. Материал: Кобалт хром сплав.

title: Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация

description: До 40 брой - Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Високо полирана артикулираща повърхност. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на опорен ръб и жлеб в предната и задната част на компонента за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: наймалко 10 размера. Материал: Кобалт хром сплав.

title: Полиетиленов тибиален симетричен инсърт

description: До 40 броя - Полиетиленов тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: наймалко 10 размера и минимум 10 дебелини. Материал: Полиетилен.

title: Патела

description: До 2 броя - Патела, овална, куполна с три клина с анатомична или медиализирана опция. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 5 размера.

title: Ревизионен феморален компонент

description: До 8 броя - Ревизионен феморален компонент феморалната компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментови и безциментови клиновидни подложки или аугменти, както и на интрамедуларни безциментни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: CoCr.

title: Феморални титаниеви адаптери

description: До 8 броя - Феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на стема на 5 или 7 градуса валгусен ъгъл.

title: Феморални титаниеви болтове

description: До 8 броя - Феморални титаниеви болтове, позволяващи неутрално позициониране на стема или с отместване +2 мм или 2 мм

title: Феморални аугменти

description: До 8 броя - Феморални аугментите трябва да са титаниеви и да са постериорни и дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с поне 4 различни дебелини.

title: Феморални ръкави

description: До 8 броя - Феморални ръкави безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан. Най-малко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.

title: Ревизионен тибиален компонент

description: До 8 броя - Ревизионен тибиален компонент ревизионен тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в изместено изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и стъпаловидни аугменти и на безциментни и циментни стемове. Тибиални подложки трябва да са три вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с 10 и 15 градусов ъгъл. Материал: Ti6Al4V сплав.

title: Ревизионна тибиална подложка

description: До 8 броя - Ревизионна тибиална подложка ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента. .Размери: наймалко 6 размера и минимум 9 дебелини.

title: Тибиални аугменти

description: До 8 броя - Тибиалните аугменти трябва да са титаниеви и да са 3 вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм дебелина и цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл.

title: Модулни универсални безциментни стебла

description: До 8 броя - Модулни универсални безциментни стебла /стемове/ универсалните безциментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Стемовете са цялостно покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм, 115 мм и 150 мм и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.

title: Ревизионен мобилен тибиален компонент

description: До 8 броя - Ревизионен мобилен тибиален компонент. Ревизионен тибиален симетричен компонент за циментно закрепване, с мобилен тибиален инсърт, съвместим с метафизарни ръкави. Високо полирана артикулираща повърхност. Мобилния тибиален инсърт трябва да е наличнен в поне 4 различни размера. Тибиалния компонент трябва да е с възможност за поставяне на безциментни и циментни стемове. Наймалко 8 размера. Материал: Кобалт хром сплав.

title: Безциментни тибиални ръкави за метафизарно закрепване

description: До 8 броя - Безциментни тибиални ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, симетрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан в проксималната си част. Най-малко 5 различни размера от 29 мм до 61 мм.

title: Ревизионна мобилна тибиална подложка

description: До 8 броя - Ревизионна мобилна тибиална подложка ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента. .Размери: най-малко 6 размера и минимум 9 дебелини.

title: Ревизионен компонент заместващ дисталния фемур

description: До 4 броя - Ревизионен компонент заместващ дисталния фемур Феморална компонента трябва да е специално обособена да подмяна на дисталното бедро за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиален инсърт към бедрения компонент. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни и безциментни, прави или извити интрамедуларни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 2 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт хром сплав.

title: Феморални хиндж пинове

description: До 4 броя - Феморални хиндж пинове в поне 2 размера, позволяващи заключването на инсърта към бедрото

title: Модулни универсални стемове

description: До 4 броя - Модулни универсални стемове Универсалните безциментни и циментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от кобалт хром сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти и да имат прав и извит вариант. Безциментните стемове са цялостно покрити с порьозно покритие за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и със заострен връх с цел предотвратяване на постоперативна болка в областа на диафизата. Циментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от 9 до 17 мм с растер по 1 мм. Безциментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от 10.5 мм до 18.5 мм с растер по 1 мм.

title: Адаптери за метафизарни ръкави

description: До 4 броя - Адаптери за метафизарни ръкави Феморални адаптери, позволяващи неутрално позициониране на метафизарните ръкави или с отместване 5 мм или 10 мм

title: Ревизионен компонент заместващ проксималната тибия

description: До 4 броя - Ревизионен компонент заместващ проксималната тибия Ревизионен тибиален симетричен компонент за подмяна на проксамална тибия, цялостно покрит с порьозно покритие, с мобилен тибиален инсърт. Високо полирана артикулираща повърхност. Трябва да има наличие на отвори в предната част на компонента. Мобилният тибиален инсърт трябва да е наличен в поне 4 различни размера. Тибиалния компонент трябва да е с възможност за поставяне на безциментни и циментни, прави и извити стемове. Материал: Кобалт хром сплав.

title: Ревизионни мобилни полиетиленови тибиални симетрични подложки

description: До 4 броя - Ревизионни мобилни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки тип хиндж (панта) за заключване в бедрения компонент. Ревизионните вложки трябва да са със задно стабилизирано средищно затваряне, покрито от Кобалт хром сплав, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 12 мм до 31 мм, като имат и подсилващ срединен пин, изграден от кобалтхром сплав. Размери: наймалко 4 размера и минимум 9 дебелини.

title: Ревизионен феморален компонент

description: До 4 броя - Ревизионен феморален компонент Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиален инсърт към бедрения компонент. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни и безциментни интрамедуларни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 3 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт хром сплав.

title: Феморални аугменти

description: До 4 броя - Феморалните аугментите трябва да са дистални, титаниеви и да са универсални за всеки размер на фемура и с поне 2 различни дебелини.

title: Патела

description: До 4 броя - Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: наймалко 4 размера.

title: Костен цимент

description: До 20 броя - Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20 гр.

title: Костен цимент

description: До 100 броя - Костен цимент, със среден или вискозитетрентгенопозитивен с антибиотик 40 г, 20 г.

title: Осцилиращо перо

description: До 5 броя - Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.

title: Джет лаваж система за ендопротезиране

description: До 5 броя - Джет лаваж система за ендопротезиране Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта, маркучи и сет батерии.

title: Система разбъркване на костен цимент

description: До 5 броя - Система разбъркване на костен цимент под вакуум и последващо нанасяне върху костна повърхност, с възможност за разбъркване и прилагане на костен цимент със среден и висок вискозитет, с възможност за разбъркване с до 2 опаковки 40гр. костен цимент. Наличие на род, който увеличава обема на костния цимент, доставен по време на инжектирането.

title: Хумерална глава

description: До 40 броя - Хумерална глава изработена от CoCr, с инверсен конусовиден адаптор и в 2 варианта – стандартни глави с диаметър от 40 до 56мм със стъпка 4мм и височина от 15 до 21 със стъпка 3мм и ексцентрични глави с диаметър от 44 до 56мм със стъпка 4мм и височина 18 и 21мм

title: Раменна ендопротеза за посттравматично ендопротезиране

description: До 40 броя - Раменна ендопротеза за посттравматично ендопротезиране - Хумерално стебло тип моноблок, изработено от титаниева сплав за циментно и безциментно закрепване, с антиротационни крила и отвори за фиксиране на хумералния туберкул, с обозначения за определяне на височината. Диаметри от 6 до 12 мм със стъпка 2мм, с възможност за дълга версия при циментните стебла

title: Изкуствена гленоидална повърхност

description: До 5 броя - Изкуствена гленоидална повърхност, изработена полиетилен, напречно свързан, стерилизиран и с пегове за циментна фиксация, в 6 размера.

title: Хумерално стебло

description: До 5 броя - Хумерално стебло, дълго с циментно закрепване тип моноблок, изработено от CoCr, със ъгъл 155o, в 7 размера, с диаметър от 8 мм до 14 мм.

title: Ревизионна хумерална глава

description: До 5 броя - Ревизионна хумерална глава при дефекти в гленоидалната повърхност, с диаметър 48 и 52мм и височина 21 и 26мм, изработена от CoCr.

title: Хумерално стебло с циментно закрепване тип моноблок

description: До 40 броя - Хумерално стебло с циментно закрепване тип моноблок, изработено от CoCr, със ъгъл 155o, в 7 размера, с диаметър от 8 мм до 14 мм.

title: Хумерално стебло с безциментно закрепване

description: До 5 броя - Хумерално стебло с безциментно закрепване, модулно, изработено от CoCr, със ъгъл 155o, в 7 размера, с диаметър от 8 мм до 14 мм.

title: Хумерална вложка

description: До 40 броя - Хумерална вложка, изработена от полиетилен, с опция за стандартна с диаметър 38 мм 42 мм, в 3 размера и мобилна с диаметър 38 мм и 42 мм, в 3 размера или с ограничение, с размери 38 мм и 42 мм.

title: Хумерален спейсър

description: До 40 броя - Хумерален спейсър с дебелина 9мм

title: Безциментна гленоидална повъргност

description: До 40 броя - Безциментна гленоидална повъргност, покрита с хидроксиапатит, с възможност за допълнителна фиксация чрез заключващи и незаключващи винтове в 4 отвора Винтове за фиксиране на безциментната гленоидална повърхност, биват полиаксиални заключващи и незаключващи, с диаметър 4,5 мм, в дължини от 24 до 48мм заключващи и от 18 до 42мм незаключващи.

title: Хумерална глава за ривърс протеза

description: До 40 броя - Хумерална глава за ривърс протеза, възможност за стандартна опция в два размера 38 мм и 42 мм както и ексцентрична опция в два размера 38 мм и 42 мм.

title: Костен цимент

description: До 10 броя - Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.

title: Костен цимент

description: До 30 брой - Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.

title: Рестриктор за цимент

description: До 10 броя - Рестриктор за цимент, изработен от материал UHMWPE, със спирално разклонени пластини, позволяващи пасването във фемурални канали от 15мм до 30мм. Наличие на метален маркер за рентгенова индетификация.

title: Система за тотално ендопротезиране със циментна фиксация

description: До 160 броя - Система за тотално ендопротезиране със циментна фиксация: Фемурално стебло - мюлеров тип, със специално поресто покритие за по-добро захващане с костен цимент. Изработено от CoCrМо. С 10 размера (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;16,25;17,5), конус на шийката 12/14мм; Ацетабуларна чашка Мюлеров тип. Изработена от UHMWPE. ?32мм вътрешен диаметър. С размери от 44мм до 60мм външен диаметър; Фемурална глава ?32мм изработена от CoCr. Със 7 размера (S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)

title: Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация

description: До 20 броя - Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация: Фемурално стебло - мюлеров тип. Изработено от титаний, с поресто плазма титаниево покритие. С 10 размера (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;16,25;17,5), конус на шийката 12/14мм; Ацетабуларна чашка (външна) "Шел". Тип на фиксацията - press-fit с отвори за допълнителна фиксация с винтове. Изработена от TiAl6V4, с поресто плазма титаниево покритие. Размери - от 38мм до 64мм - външен диаметър; Ацетабуларна чашка (вътрешна) "Инсърт". Изработена от UHMWPE. Размери от 22 до 29. Вътрешен диаметър 32 мм и 28 мм. Възможност за избор от стандартна артикулация и 10o офсет; Фемурална глава ?28 и ?32мм изработена от CoCr. Със 7 размера (S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)

title: 40 gr, Костен цимент със среден вискозитет

description: До 220 броя - 40 gr, Костен цимент със среден вискозитет

title: 40 gr. Костен цимент със Генатмицин

description: До 160 броя - 40 gr. Костен цимент със Генатмицин

title: Спонгиозни винтове

description: До 100 броя - Спонгиозни винтове - Титаниеви 6,5 мм

title: Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране

description: До 80 броя - Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране с биполярна глава - Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Биполярна глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; размер от 43 до 55 мм през 1 мм; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм.; Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм; Интрамедуларна тапа - материал смес от 50 % желатин; 30 % глицерин; 20 % вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат; Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

title: Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране

description: До 120 броя - Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата - Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм; Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм; Интрамедуларна тапа - материал смес от 50 % желатин; 30 % глицерин; 20 % вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат; Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

title: Система за хибридно тазобдрено протезиране

description: До 50 броя - Система за хибридно тазобдрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с циментно стебло и безциментна капсула - феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Интрамедуларна тапа - материал смес от 50 % желатин; 30 % глицерин; 20 % вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат. Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм. Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

description: До 50 броя - Система за хибридно тазобдрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло и циментна капсула - Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове.

title: Система за хибридно тазобедрено протезиране

description: До 40 броя - Система за хибридно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата и с керамична глава - Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм или феморално стебло с циментно зкрепване шийно диафазарен ъгъл 128o с повишен офсет; Феморална глава - материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм, 36 мм с дължина на шийката -4 мм; 0; +4 мм;+8 мм. Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 46 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове.

description: До 40 броя - Система за хибридно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата и с керамичен инсърт - Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт от материал керамика Al2O3 и ZiO2; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. 44 и 46 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм и с вътрешен диаметър 36 мм за чашки с диаметър от 56 до 68 мм.

title: Система за безциментно тазобедрено протезиране

description: До 40 броя - Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата и с керамични повърхности - Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава - материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм, 36 мм с дължина на шийката -4 мм; 0; +4 мм;+8 мм. Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт от материал керамика Al2O3 и ZiO2; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. 44 и 46 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм и с вътрешен диаметър 36 мм за чашки с диаметър от 56 до 68 мм.

description: До 50 броя -Система за безциментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата - Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135o със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128o с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм.

title: Ревизионна тазобедрена става с циментна капсула

description: До 60 броя - Ревизионна тазобедрена става с циментна капсула - Ревизионно стебло - моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент - материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19. Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм;

title: Ревизионна тазобедрена става с безциментна капсула

description: До 40 броя - Ревизионна тазобедрена става с безциментна капсула - Ревизионно стебло - моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент - материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19. Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм.

title: Тотална колянна ендопротеза с циментно закрепване

description: До 60 брой - Тотална колянна ендопротеза с циментно закрепване - феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7o; 13 размера - 8 стандартни и 5 предназначени за жени с намален медиалотерален размер.Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване.11 размера - 6 стандартни и 5 предназначени за жени с намален медиалaтерален размер. Тибиален инсърт със стабилизираща функция, техника с премахване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE, с фиксирано закрепване към тибиалния компонент в 4 точки на заключване; размер съответстващ на тибиалната компонента; дебелина 10, 12, 14, 16мм. Тапа за тибиален инсърт. Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет.

description: До 40 броя - Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на задна кръстна връзка. Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта; Тибиален инсърт със стабилизиращ вертикален кил, техника с премахване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE.Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет

title: Ревизионна колянна протеза

description: До 10 броя - Ревизионна колянна протеза. Екстензионни стебла и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти.

title: Комплект двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза

description: До 30 броя - Комплект двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза с артикулация полиетилен/керамика: Безциментно феморално стебло с възможност за минимална инвазивна инсерция с медиална извивка за разпределяне на натоварването и избягване на пост-оперативна варизация. Мултиконусна система на стеблото във фасова и профилна проекция, квадриангуларна секция в метафизарната област за блокиране на ротацията. Порьозно покритие с или без хидроксиапатит. Със ССD ъгъл 132o и 125o, стандартни и офсетни стебла с удължена шийка. Размери: 12 размера: от 120 мм до 165 мм дължина на стеблото и от 28 мм до 43 мм шйика за стандартните и от 43 до 54 мм за офсетните стебла. Конус 12/14 с ъгъл 5o 42'. Материал TiAl6V4. Безциментна ацетабуларна капсула тип прес-фит с дизайн "3-радиусна" концепция, плосък полюс, медиална част с диаметър еднакъв с диаметъра на римера и екваториален радиус с 1 мм изпъкналост за осигуряване на първоначална стабилност, 2 отвора за винтове. Порьозно покритие със или без хидроксиапатит. Вътрешна цилиндрична секция за заключване на инлея. Материал TiAl6V4. Размери 42 мм до 68 мм през 2 мм. Стандартен или антилуксационен полиетиленов инлей с "тейпър-лок" механизъм на заключване в капсулата на 5o42'. Материал Al2O3. Размери 42 мм до 68 мм за глави диам. 28 и 32 мм. Керамична глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал Al2O3 ISO 6474. Размери -4, 0, +4/32 мм; -3.5, 0, +3.5/28мм

description: До 20 броя - Комплект двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза с артикулация полиетилен/стомана: Безциментно феморално стебло с възможност за минимална инвазивна инсерция с медиална извивка за разпределяне на натоварването и избягване на пост-оперативна варизация. Мултиконусна система на стеблото във фасова и профилна проекция, квадриангуларна секция в метафизарната област за блокиране на ротацията. Порьозно покритие с или без хидроксиапатит. Със ССD ъгъл 132o и 125o, стандартни и офсетни стебла с удължена шийка. Размери: 12 размера: от 120 мм до 165 мм дължина на стеблото и от 28 мм до 43 мм шйика за стандартните и от 43 до 54 мм за офсетните стебла. Конус 12/14 с ъгъл 5o 42'. Материал TiAl6V4. Безциментна ацетабуларна капсула тип прес-фит с дизайн "3-радиусна" концепция, плосък полюс, медиална част с диаметър еднакъв с диаметъра на римера и екваториален радиус с 1 мм изпъкналост за осигуряване на първоначална стабилност, 2 отвора за винтове. Порьозно покритие със или без хидроксиапатит. Вътрешна цилиндрична секция за заключване на инлея. Материал TiAl6V4. Размери 42 мм до 68 мм през 2 мм. Стандартен или антилуксационен полиетиленов инлей с "тейпър-лок" механизъм на заключване в капсулата на 5o42'. Материал Al2O3. Размери 42 мм до 68 мм за глави диам. 28 и 32 мм. Стоманена глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал stainless steel ISO 5832-9. Размери -4, 0, +4, +8, +12/32 мм; -3.5, 0, +3.5, +8, +12/28мм

description: До 10 броя - Комплект двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза с двойна артикулация на капсулата - полиетилен/стомана: Безциментно феморално стебло с възможност за минимална инвазивна инсерция с медиална извивка за разпределяне на натоварването и избягване на пост-оперативна варизация. Мултиконусна система на стеблото във фасова и профилна проекция, квадриангуларна секция в метафизарната област за блокиране на ротацията. Порьозно покритие с или без хидроксиапатит. Със ССD ъгъл 132o и 125o, стандартни и офсетни стебла с удължена шийка. Размери: 12 размера: от 120 мм до 165 мм дължина на стеблото и от 28 мм до 43 мм шйика за стандартните и от 43 до 54 мм за офсетните стебла. Конус 12/14 с ъгъл 5o 42'. Материал TiAl6V4. Двойно-въртяща се ацетабуларна безциментна капсула с порьозно хидроксиапатитно покритие и полиетиленов сферичен инлей с размери 46-62 мм/28 мм. Стоманена глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал stainless steel ISO 5832-9. Размери -4, 0, +4, +8, +12/32 мм; -3.5, 0, +3.5, +8, +12/28мм

description: До 10 броя - Комплект двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза с двойна артикулация на капсулата - полиетилен/керамика: Безциментно феморално стебло с възможност за минимална инвазивна инсерция с медиална извивка за разпределяне на натоварването и избягване на пост-оперативна варизация. Мултиконусна система на стеблото във фасова и профилна проекция, квадриангуларна секция в метафизарната област за блокиране на ротацията. Порьозно покритие с или без хидроксиапатит. Със ССD ъгъл 132o и 125o, стандартни и офсетни стебла с удължена шийка. Размери: 12 размера: от 120 мм до 165 мм дължина на стеблото и от 28 мм до 43 мм шйика за стандартните и от 43 до 54 мм за офсетните стебла. Конус 12/14 с ъгъл 5o 42'. Материал TiAl6V4. Двойно-въртяща се ацетабуларна безциментна капсула с порьозно хидроксиапатитно покритие и полиетиленов сферичен инлей с размери 46-62 мм/28 мм. Керамична глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал Al2O3 ISO 6474. Размери -4, 0, +4/32 мм; -3.5, 0, +3.5/28мм

title: Комплект циментна двуполюсна ендопротеза

description: До 60 броя - Комплект циментна двуполюсна ендопротеза с артикулация стомана/ПЕ: Циментно стебло с яка, с анатомична извивка в метафизарната част и шийно диафизарен ъгъл 132o, материал титаниева сплав TiAl6V4 по ISO 5832-3, с покритие титаниев биоксид (TiO2), полирано с грапавост 0,2 μm Ra, Дължина на диафизарната част: 115, 137, 150, 155, 175, 190 мм и офсет 39, 42, 45 мм. Циментна ацетабуларна капсула изработена от полиетилен по ISO 5834-2, ренгенопозитивен контролен пръстен в екваториалната част, размери: 44-64 мм. Стоманена глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал stainless steel ISO 5832-9. Размери -4, 0, +4, +8, +12/32 мм; -3.5, 0, +3.5, +8, +12/28мм

title: Комплект еднополюсна биартикуларна ендопротеза

description: До 20 броя - Комплект еднополюсна биартикуларна ендопротеза: Циментно стебло с яка, с анатомична извивка в метафизарната част и шийно диафизарен ъгъл 132o, материал титаниева сплав TiAl6V4 по ISO 5832-3, с покритие титаниев биоксид (TiO2), полирано с грапавост 0,2 μm Ra, Дължина на диафизарната част: 115, 137, 150, 155, 175, 190 мм и офсет 39, 42, 45 мм. Биартикуларна капсула с размери 42-56 мм. Стоманена глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал stainless steel ISO 5832-9. Размери -4, 0, +4, +8, +12/32 мм; -3.5, 0, +3.5, +8, +12/28мм

description: До 100 броя - Комплект еднополюсна биартикуларна ендопротеза с безциментно стебло: Безциментно феморално стебло с възможност за минимална инвазивна инсерция с медиална извивка за разпределяне на натоварването и избягване на пост-оперативна варизация. Мултиконусна система на стеблото във фасова и профилна проекция, квадриангуларна секция в метафизарната област за блокиране на ротацията. Порьозно покритие с или без хидроксиапатит. Със ССD ъгъл 132o и 125o, стандартни и офсетни стебла с удължена шийка. Размери: 12 размера: от 120 мм до 165 мм дължина на стеблото и от 28 мм до 43 мм шйика за стандартните и от 43 до 54 мм за офсетните стебла. Конус 12/14 с ъгъл 5o 42'. Материал TiAl6V4. Биартикуларна капсула с размери 42-56 мм. Стоманена глава 28/32 мм с конус 12/14 на ъгъл 5o 42'. Материал stainless steel ISO 5832-9. Размери -4, 0, +4, +8, +12/32 мм; -3.5, 0, +3.5, +8, +12/28мм

title: Циментен рестиктор

description: До 60 броя - Циментен рестиктор изработен от полиетилен, самоцентриращ се, с размери 8-12 мм, 12-18 мм, 18-22 мм, 22-26 мм

title: РММА костен цимент

description: До 60 броя - РММА костен цимент с температура на втвърдяване 67o С с цел предотвратяване на костната некроза при кристализация.

title: РММА костен цимент

description: До 60 броя - РММА костен цимент с температура на втвърдяване 71o С с цел предотвратяване на костната некроза при кристализация.

title: РММА костен цимент с гентамицин

description: До 12 броя - РММА костен цимент с гентамицин

title: Бедрено стебло

description: До 60 броя - Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал– (титан VT6) дължина 150мм морзов конус (1:10 14/16 дължина (20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13

title: Бедрено стебло

description: До 10 броя - Бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал – (титан VT6) дължина 210мм, морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13

title: Бедрено туморно стебло

description: До 2 броя - Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.)С индивидуални дължини и номера8;9; 10;11;12;13

title: Тазобедрена капсула

description: До 30 броя - Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен) - вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера44;46;48;50;52;54;56;58;60

title: Тазобедрена капсула

description: До 4 броя - Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен) - вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60

title: Тазобедрена капсула

description: До 2 броя - Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6) - хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 32 С номера;50;55;60;65

title: Бедрена глава Ф 32

description: До 30 броя - Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга

title: Бедрена глава Ф 26

description: До 4 броя - Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга

title: Бедрена глава тип MOOR

description: До 30 броя - Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) С номера;42;44;46;48;50;52;54;56;58

title: Титанова мрежа за ацетабуларен и бедрен дефект.

description: До 4 броя - Титанова мрежа за ацетабуларен и бедрен дефект.

title: Циментна протеза

description: До 200 броя - Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката и циментна капсула - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък: -3,5 среден: 0 и издължен +3,5 и двойно издължен: +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. Ацетабуларна компонента: полиетиленова kапсула с размери на вътрешния диаметър 28 мм., размери от 44 мм до 60 мм (през 2 мм), към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително. Стрехата се прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и придава по-голяма първична стабилност, отговаряща за ? 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата: височина 7 мм и диам. (външен съотнесен към вътрешен на главата): 46 / 32, 49 / 32, 51 / 32 и 54 / 32, в екваториалната област да има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав, произведена по спецификациите на ISO 5832-1, четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи, един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата, материал: UHMWPE ISO 5834-2. Бедрена компонента – бедрено стебло - изцяло полирано стебло от стоманена сплав, специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента, форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката3.6. Размери на стеблата – 12 модифициран тип "Чарнли" с размери (дължина на шийката спрямо дължина на стеблото): 1S2 / 28 /105, 2S1 / 32 /112, 2S2 / 32 /114, 2S3 /32 / 114, 3S1 / 35 /122, 3S2 / 35 / 123, 3S3 / 35 /124, 4S1 / 39 /129, 4S2 / 39 / 130, 4S3 / 39 /130, 5R1 / 47 /132, 5R2 / 47 / 133, формата на стеблото е проектирана, така че да създава компресивни сили в проксимално-дистална векторна посока и да свежда до минимум аксиалните сили, пресиращи циментната мантия, ьгъл на шийката при стандартен тип стебло 130 градуса. Възможност за латерализиран ъгъл в случай на дисплазия - 125 градуса, материал: stainless steel M30NW.

title: Циментна протеза

description: До 150 броя - Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип " Чарнли" с удължен офсет на шийката и циментна ацетабуларна компонента с две степени на подвижност между съставящите я елементи - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър Ф28, размери малък: -3,5 среден: 0 и издължен +3,5 и двойно издължен: +7мм., произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. Ацетабуларна компонента "шел": размери от 48 до 60 мм външен диаметър през 2мм., външно набраздяване на металната повърхност от три успоредни на екватора бразди, пресечени от седем перпендикулярни подпомагащи циментната фиксация, вътрешната повърхност е огледално полирана, десет градусова антилуксационна стреха, предодвратяваща излизането на полиетиленовия шел, материал: CrCoMo сплав по ISO 5832-4. Ацетабуларна компонента "инлей": форма ? хеми сфера, размер на вътрешната кухина, съответсващ на глави с диаметър Ф 28мм., с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал:: UHWMPE според ISO 5834-2. Бедрена компонента – бедрено стебло: изцяло полирано стебло от стоманена сплав, специфична яка, осигуряваща пресирането на цимента, форма на яката в контактната площ, обла в медиално-латерална посока, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14. Стапаловиден преход на конуса към проксималния край на шийката, размери на стеблата – 12 модифициран тип "Чарнли" с размери (дължина на шийката спрямо дължина на стеблото): 1S2 / 28 /105, 2S1 / 32 /112, 2S2 / 32 /114, 2S3 /32 / 114, 3S1 / 35 /122, 3S2 / 35 / 123, 3S3 / 35 /124, 4S1 / 39 /129, 4S2 / 39 / 130, 4S3 / 39 /130, 5R1 / 47 /132, 5R2 / 47 / 133, формата на стеблото е проектирана, така че да създава компресивни сили в проксимално-дистална векторна посока и да свежда до минимум аксиалните сили, пресиращи циментната мантия, ьгъл на шийката при стандартен тип стебло 130 градуса. Възможност за латерализиран ъгъл в случай на дисплазия - 125 градуса, Материал: stainless steel M30NW

title: Безциментна протеза

description: До 150 броя - Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн и прес-фит капсула - Метална глава: с конус за стебло 12/14, външен диаметър ?28, ?32 и ?36мм., размери малък: -4мм., среден: 0мм. и издължен +4мм. и двойно издължен: +8мм. и максимален + 10мм. Размерите се отнасят за шийката под сферичната повърхност на главата, произведени от медицинска стомана (ISO 5832-9), CoCrMo сплав (ISO 5832-12) или с Ti6Al4V сплав (ISO 5832-3). Ацетабуларна компонента: прес-фит ацетабуларна титаниева капсула с цялостна повърхност, без да бъде разцепена от пружиниращи пластини, формиращи нейната лицева площ. Монолитна метална полусфера, с цел по-голяма здравина, цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия), външен диаметър от 44 мм до 68 мм (през 2 мм), наличие в екваториалната област на не по-малко от 30 релефни перпендикулярни бразди, осигуряващи антиротационна първична стабилност, 3 отвора за винтово механично закрепване с титаниеви спонгиозни винтове. Отворите да предлагат и винтови капачки, които да ги покриват в случай, че не бъдат използвани винтове. За улеснение на винтовата фиксация по екваториалния дистален ръб на титаниевата капсула, наличие на 3 релефни индикатора, които съответстват и посочват локацията на отворите за ацетабуларни винтове, титаниеви спонгиозни винтове с диаметър Ф 6,5мм. и дължина от 15 – до 60мм., през 5мм., материал: медицинска стомана (ISO 5832-9), CoCrMo сплав (ISO 5832-12) или с Ti6Al4V сплав (ISO 5832-3). Полтиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. kапсула: размери 44 ?28, 52-54 ?28, 56-58 ?28, 60-68 ?28; 46-50 ?32, 52-54 ?32, 56-58 ?32, 60-68 ?32; 52-54 ?36, 56-58 ?36, 60-68 ?36. Всички размери трябва да бъдат, както стандартни инлей, така и дисплазични 10 градуса наличие на стандартна права капсула, повтаряща екватора, но и наличие на капсула с 10 градусова антилуксационна стреха и двата са задължителни, отговаряща за ? 28, ? 32 и ? 36мм. бедрена глава, позволява прес-фит закрепване към металната капсула, материал: ISO 5834-2 UHMWPE. Бедрена компонента – бедрено стебло: с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия)за безциментна фиксация, без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край. Четиристранно приплеснато стебло. Всяка стена, от което трябва да бъде набраздена и оребрена за по-добра антиротационна и първична стабилност и остеоинтеграция. Широките стени на стеблото в метафизарния край да бъдат диагонално оребрени с не по-малко от 11 бразди. В дисталната част, наличието на вертикални бразди, не по-малко от 5 на брой. Тесните предно-задни стени също трябва да притежават не по-малко от 3 вертикални канала, а в медиалната си страна проксимално не по-малко от 7 хоризонтални бразди, основата на шийката на стеблото да е странично приплесната с оглед избягване на инпийджмънт, шийка с наклон 135 градуса, както и наличие на стебла с шийка 125 градуса(удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14, размери на стеблата – 9 размера (с дължина и офсет не по-малко от 139/38, 145/40, 150/40, 154/41, 159/41, 164/42, 170/43, 180/44, 189/45) и 9 размера за латерализираните стебла със същите дължини, но различен офсет, който не трябва да е по-малко от 139/43, 145/45, 150/45, 154/46, 159/47, 164/47, 169/49, 180/50, 189/51. Размерите са в милиметри и са ориентировъчни. Кандидатите трябва да представят сходни и не по-малки дължини и офсет, материал: ISO 5832-3 Ti6Al4V TPS и HA покритие, спонгиозни винтове, диаметър 6,5мм., дължини 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60мм., цялостна резба, материал: медицинска стомана (ISO 5832-9), CoCrMo сплав (ISO 5832-12) или с Ti6Al4V сплав (ISO 5832-3).

title: Безциментна протеза

description: До 50 броя - Безциментна протеза с оребрено стебло с удължен офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия) и фабрично импактирана керамична глава в полиетиленовия инлей - Ацетабуларна компонента с двойна подвижност -шел: с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), с 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата, в екваториалната област на медиалния край са от отнети 5мм. спрямо хеми сфера, в екваториалната област в латералния край е обособена стреха + 5мм. спрямо хеми сфера, в екваториалната област в латералния край има отбелязани два маркера (релефно), осигуряващи точното позициониране на импланта, вътрешната повърхност е огледално полирана, материал: Ti6Al4V. Ацетабуларна компонента с двойна подвижност – инлей: форма ? хеми сфера, фабрично импактирана керамична глава ф 28 с три размера съответстващи на S, M, L, с външен диаметър от 48 мм до 60 мм (през 2 мм), наличие на отвор с размер 0,5мм. в проксималния полюс за освобождаване на налягането при импактиране на главата, материал: UHWMPE според ISO 5834-2. Бедрена компонента – бедрено стебло: бедрено стебло с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия) за безциментна фиксация, ьгъл на шийката 130o, без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край, основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт, издължена полирана шийка (удължен офсет на шийката), морзов конус на шийката – 12/14, размери на стеблата - оребрени стебла с размери 120 / 7,5, 130 / 8, 140 / 9,145 / 9,5, 150 / 10, 155 / 10, 160 / 10,1, 165 /10,1 – дължина на стеблото спрямо дистален диаметър, материал: Ti6Al4V

title: Ревизионна протеза

description: До 100 броя - Ревизионна протеза с анатомично модулно стебло - Метална глава. Ацетабуларна компонента: прес-фит ацетабуларна титаниева капсула, цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия или без мантия – по заявка), външен диаметър от 44 мм до 76 мм (през 2 мм), наличие на 8 обособени правоъгълни „зъба” по периферията на капсулата за по- добра фиксация на полиетиленовия инлей, 8 отвора за винтово механично закрепване с 5.5 мм титаниеви спонгиозни винтове, Материал: Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3. Полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. kапсула. Бедрена компонента – бедрено модулно стебло за механично закрепване и възможност за преминаване към циментна фиксация, проксимална компонента с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с HA мантия)за безцим.фиксация 4.2Без яка, с овална форма стесняваща се в дистална посока и овален дистален край, наличие на фиксиращ канал и фиксиращ винт Ф 5мм. за сдвояване на проксималната и дисталната компоненти, обособено специфичен жлеб за поставяне на водач и позициониране на стеблото, морзов конус на шийката – 12/14, размери на проксимална компонента – 7 размера в зависимост диаметъра в предно-странична равнина (1,2,3,4,5,6,7), дължина на всеки един от размерите в проксимално-дистална посока, както следва: размер 1, дължина в мм: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; Размер 2, дължина в мм: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; Размер 3, дължина в мм: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; Размер 4, дължина в мм: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; Размер 5, дължина в мм: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; Размер 6, дължина в мм: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; Размер 7, дължина в мм: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; наличие на проксимална компонента с абсолютно същият дизайн и размери, съвпадаща изцяло с механичната, но предназначена за циментна фиксация; наличие на един общ инструментариум, който позволява безпроблемното преминаване от механична към циментна алопластика; материал: Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3. Дистална компонента на модулното стебло: С оребрена форма, предаваща анти-ротационна стабилност, лява и дясна с шест градусова извивка по проксимално-дисталната линия, три отвора в дисталния край за фиксиращи винтове Ф 4.5 мм., осигуряващи по-добра първична стабилност, цялостна покрита повърхност с титаниум плазма спрей, наличие на дистална компонента с абсолютно същият дизайн и размери, съвпадаща изцяло с механичната, но предназначена за циментна фиксация, наличие на един общ инструментариум, който позволява безпроблемното преминаване от механична към циментна алопластика, наличие на дистална насочваща система за заключване на винтовете, размери на дисталната компонента ? 10 mm и дължина в мм - 140, 160, 200, 240, 280; ? 12 mm и дължина в мм - 140, 160, 200, 240, 280;? 14 mm и дължина в мм - 140, 160, 200, 240, 280; ? 16 mm и дължина в мм - 140, 160, 200, 240, 280; ? 18 mm и дължина в мм - 140, 160, 200, 240, 280; ? 20 mm и дължина в мм - 140, 160, 200, 240, 280; ? 22 mm и дължина в мм - 140, 160, 200, 240, 280; заключващи винтове с диаметър Ф 4 мм, материал: Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3

title: Система за колянно ендопротезиране

description: До 100 броя - Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация,с редуцирано износване на полиетилена - Тибиална компонента тип "Мобилна артикулация": Титаниева платформа за тибиалното плато с дистален шип - къс и дълъг; Размери на платформата - диаметър: Ф 13,Ф 15,Ф17; Номерация на размерите - 1А,2B,3C,4D,5E,6F; Полиетиленовата вложка лагерува мобилно в титаниевата платформа; Материал: T6Al4. Тибиална компонента - полиетиленова вложка: В проксималната си част образува специфичен зъб за заключване на фемуралната компонента: В дисталната си част притежава полиетиленов шип,кореспондиращ по размери с металния от платформата; Височини на полиетиленовата вложка: 9 мм,11 мм,13 мм,15 мм; Размери на полиетиленовата вложка: (2,3,4,5,6); Анатомична повърхност на полиетиленовата вложка,съответстваша на тибиалното плато; Материал: полиетилен UHMWPE. Фемурална компонента: Анатомично повтаряща фемуралните кондили; Лява и дясна; В центъра на компонентата има специфичен отвор,който артикулира със заключващия зъб на полиетиленовата тибиална вложка; Циментната фемурална част е с гладка повърхност и два проксимални шипа,съответсващи на медиалния и латералния кондили; Размер на фемуралните компоненти: леви – 2,3,4,5,6 и десни 2,3,4,5,6; Материал: Ti4Al6V. Патела: Специфична овална форма,повтаряща пателата; Латералната повърхност оформя два шипа за по-здрава фиксация; Размери Ф 31,Ф34,Ф37мм.; Материал: полиетилен UHMWPE

title: Костен цимент

description: До 400 броя - Костен цимент среден или нисък вискозитет

title: Костен цимент

description: До 400 броя - Костен цимент среден вискозитет с антибиотик

title: Циментен рестриктор

description: До 500 броя - Циментен рестриктор

title: Винтове- Титаниеви 5,5 мм

description: До 300 броя - Винтове - Титаниеви 5,5 мм

title: Двуполюсна тазобедрена ендопротеза

description: До 240 брой - Двуполюсна тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана със стандартна артикулацияБедрено стебло с циментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb или Co28Cr6Mo, конус 12/14 mm, 10 размера - 6,25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15; 16,25; 17,5; 20.Ацетабуларна чашка - външен диаметър от 44 до 70 мм през 2 мм; материал материал UHMW-PE, Ti Grad 4; вътрешен диаметър 28мм и 32мм;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър 28мм - размери - S, M, L, L1, L2, L3, L4 или 32мм - размери - S, M, L, L1, L2, L3, L4.

title: Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза

description: До 30 брой - Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза с конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb, конус 12/14 mm - 10 размера Ацетабуларна чашка - външен диаметър от 44 до 70 мм през 2 мм; материал материал UHMW-PE, Ti Grad 4; вътрешен диаметър 28мм и 32мм;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър 28, 32 и 36 мм - размери - S, M, L, L1, L2, L3, L4

description: До 30 брой - Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза с конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с циментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb или Co28Cr6Mo, конус 12/14 mm, 10 размера - 6,25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15; 16,25; 17,5; 20.Ацетабуларна чашка - 12 рамера от 44 до 66 мм (чашка с фиксиран винт, с два отвора); 14 размера от 44 до 70мм (чашка без фиксиран винт, с 9 отвора); материал TiAl6V4;aцетабуларен инсърт - материал UHMW-PE;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър 28, 32 и 36 мм - размери - S, M, L, L1, L2, L3, L4;

description: До 20 броя - Двуполюсна хибридна тазобедрена ендопротеза с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи, полиетиленов инсърт, керамична глава Бедрено стебло с циментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb или Co28Cr6Mo, конус 12/14 mm, 10 размера - 6,25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75, 15; 16,25; 17,5; 20.Ацетабуларна чашка - 12 рамера от 44 до 66 мм (чашка с фиксиран винт, с два отвора); 14 размера от 44 до 70мм (чашка без фиксиран винт, с 9 отвора); материал TiAl6V4;Ацетабуларен инсърт - материал UHMW-PE;Феморална глава - конус 12/14 мм, диаметър 28, 32 и 36 мм

title: Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза

description: До 160 броя - Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза, механична капсула със стандартна артикулация:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb, конус 12/14 mm - 10 размера Ацетабуларна чашка - 12 рамера от 44 до 66 мм (чашка с фиксиран винт, с два отвора); 14 размера от 44 до 70мм (чашка без фиксиран винт, с 9 отвора); материал TiAl6V4;Ацетабуларен инсърт - материал UHMW-PE;Феморална глава - конус 12/14 мм, материал CoCr сплав, диаметър 28мм - размери - S, M, L, L1, L2, L3, L4 или 32мм - размери - S, M, L, L1, L2, L3, L4.

description: До 20 броя - Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза, механична капсула със стандартна артикулация, керамична глава:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb, конус 12/14 mm - 10 размера Ацетабуларна чашка - 12 рамера от 44 до 66 мм (чашка с фиксиран винт, с два отвора); 14 размера от 44 до 70мм (чашка без фиксиран винт, с 9 отвора); материал TiAl6V4;Ацетабуларен инсърт - материал UHMW-PE;Феморална глава - конус 12/14 мм,диаметър 28, 32 и 36 мм

description: До 10 броя - Двуполюсна безциментно фиксирана тазобедрена ендопротеза, механична капсула керамика със стандартна артикулация, керамична глава:Бедрено стебло с безциментно закрепване, материал Ti6Al4V, Ti6Al7Nb, конус 12/14 mm - 10 размера Ацетабуларна чашка - 12 рамера от 44 до 66 мм (чашка с фиксиран винт, с два отвора); 14 размера от 44 до 70мм (чашка без фиксиран винт, с 9 отвора); материал TiAl6V4;ацетабуларен инсърт - феморална глава - конус 12/14 мм, диаметър 28, 32 и 36 мм

title: Тотална колянна система

description: До 20 броя - Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент -среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент -среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/

title: Тотална колянна система

description: До 20 броя - Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни;Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни;Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/

title: Тотална керамична колянна система

description: До 4 броя - Тотална керамична колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал керамика, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 4 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материалкерамика, полирана горна повърхност, 6 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/Тотална керамична колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал керамика, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 4 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материалкерамика, полирана горна повърхност, 6 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/

title: Тотална керамична колянна система

description: До 4 броя - Тотална керамична колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки:Феморален компонент - материал керамика, полирана външна повърхност, 4 размера – леви и десни;Тибиален компонент - материалкерамика, полирана горна повърхност, 6 размера - асиметрични - леви и десни;Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 ммЦимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/

title: Тотална колянна протеза

description: До 4 броя - Тотална колянна протеза с безциментно закрепване на феморален компонент и циментно закрепване на тибиален компонент с или без запазване на кръстна връзка:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR въпрешно покритие, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни;Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм.Цимент - среден вискозитет, 40 гр. с/без антибиотик /Гентамицин/

title: Тотална колянна протеза

description: До 4 броя - Тотална колянна протеза с безциментно закрепване на феморален и тибиален компоненти с или без запазване на кръстна връзка:Феморален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR върешно покритие, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, 6 размера – леви и десни; Тибиален компонент - материал Co28Cr6Mo с TiR върешно покритие, полирана горна повърхност, 8 размера - асиметрични - леви и десни; Полиетиленов инсърт - материал UHMW-PE, 6 размера, с дебелини 7мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм

title: Ацетабуларна част - Безциментен кейдж с кука

description: До 100 броя - Ацетабуларна част - Безциментен кейдж с кука, без ленти и с 2 ленти /straps/, 45 мм 60 мм, ляв и десен, фи 48, 52, 56, 60, 64. Изработен от чист титаний, асиметрични варианти /ляв и десен/, хемисферично тяло 3 мм дебелина, напълно заключаща капсула, Ti-VPS покритие на повърхността, осъществяваща контакт с костта, поставяне на винт с възможност за вариабилност до 30 градуса, антеверсия от 15 градуса /ъгълът между кейджа и двойните ленти/, голям отвор в центъра за аугументация на костни дефекти; Титаниева ацетабуларна капсула с ринг и капачка – фи 48; 52; 56; 60; 64 Избор от 6 възможни позиции. Ъгълът може да бъде допълнително увеличен с до 40 градуса. Безциментна фиксация на капсулата в поддържащия кейдж; Ацетабуларен полиетиленов инсърт за глава 28 и 32, фи 48; 52; 56; 60; 64 - стандартен и за дисплазия; Глави фи 32: S (-4), ? 32 mm, Taper 12/14: L (+4), ? 32 mm, Taper 12/14: M (0), ? 32 mm, Taper 12/14; Заключващи винтове за ленти

title: Ревизионна протеза

description: До 20 броя - Ревизионна протеза - Безциментен кейдж с кука, без ленти и с 2 ленти /straps/, 45 мм 60 мм, ляв и десен, фи 48, 52, 56, 60, 64. Изработен от чист титаний, асиметрични варианти /ляв и десен/, хемисферично тяло 3 мм дебелина, напълно заключаща капсула, Ti-VPS покритие на повърхността, осъществяваща контакт с костта, поставяне на винт с възможност за вариабилност до 30 градуса, антеверсия от 15 градуса /ъгълът между кейджа и двойните ленти/, голям отвор в центъра за аугументация на костни дефекти; Титаниева ацетабуларна капсула с ринг и капачка – фи 48; 52; 56; 60; 64 Избор от 6 възможни позиции. Ъгълът може да бъде допълнително увеличен с до 40 градуса. Безциментна фиксация на капсулата в поддържащия кейдж; Ацетабуларен полиетиленов инсърт за глава 28 и 32, фи 48; 52; 56; 60; 64 - стандартен и за дисплазия; Глави фи 32: S (-4), ? 32 mm, Taper 12/14: L (+4), ? 32 mm, Taper 12/14; Анкърни стебла - дължина 200 /диаметър фи 13-22/. Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити 6.Заключващи винтове за ленти

title: Анкърни стебла

description: До 30 броя - Анкърни стебла - дължина 200 /диаметър фи 13-22/. Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити

title: Дълги анкърни стебла

description: До 6 броя - Дълги анкърни стебла - дължина 260-320 мм /диаметър фи 11-22/. Четири варианта на шийка, ъгъл 130 градуса, латерализиран ъгъл с 10 мм офсет. Изцяло изработени от титаний, прави и извити

title: Аугументи - краниални и дорзални

description: До 70 броя - Аугументи - краниални и дорзални, леви и десни – размери 14 мм; 24 мм; 34мм; 44 мм

title: Аугументи - краниодорзални, леви и десни

description: До 10 броя - Аугументи - краниодорзални, леви и десни – размери 14 мм; 24 мм; 34мм; 44 мм

title: Спонгиозни винтове

description: До 200 броя - Спонгиозни винтове фи 6,5 – 15-100 мм със стъпка 5 мм

title: Еднополюсна циментна

description: До 20 броя - Еднополюсна циментна - Бедрено стъбло за циментно закрепване тип“Мюлер” или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментируемата част на стеблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9; Размери:7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50. Биполярна бедрена капсула тип мур или аналогичен, материал CO-CR-MO и TI-6AL-4V сплав с размери от 38 до 66. Вложка за биполярна бедрена капсула тип мур или аналогичен с вътрешен диаметър 22 и 28 мм; Материал: UHMWPE, Размери: за капсули от 38 до 66. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Спринцовка за цимент, ретроградна. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Еднополюсна циментна

description: До 2 броя - Еднополюсна циментна - Бедрено стъбло за циментно закрепване тип“Мюлер” или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментируемата част на стеблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9; Размери:7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50. Униполярна бедрена глава тип мур или аналогичен, съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN, размери от 38 мм до 60 мм. Спринцовка за цимент, ретроградна. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Двуполюсна циментна

description: До 20 броя - Двуполюсна циментна - Бедрено стъбло за циментно закрепване тип“Мюлер” или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментируемата част на стеблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9; Размери:7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, метална нишка да съществува и на полюса на капсулата за улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм върху носещата натоварването повърхност, за улесняване позиционирането на капсулата и равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента;Материал: UHMWPE/S/PMMA;Разновидности: да има възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; да има избор между капсули с неутрална основа или с 10o инклинация, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Спринцовка за цимент, ретроградна. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Двуполюсна хибридна

description: До 1 брой - Двуполюсна хибридна - Бедрено стъбло за циментно закрепване тип“Мюлер” или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментируемата част на стеблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9; Размери:7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от „crosslinked” полиетилен, за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10o инклинация и вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22, 28, 32 или 36мм; Материал: „crosslinked” полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Спринцовка за цимент, ретроградна. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Двуполюсна хибридна

description: До 1 брой - Двуполюсна хибридна - Бедрено стъбло за циментно закрепване тип“Мюлер” или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментируемата част на стеблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9; размери:7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от стандартен полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10o инклинация и вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметър 22,28 и 32мм; Материал: UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Спринцовка за цимент, ретроградна. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Двуполюсна хибридна

description: До 1 брой - Двуполюсна хибридна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, метална нишка да съществува и на полюса на капсулата за улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм върху носещата натоварването повърхност, за улесняване позиционирането на капсулата и равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента;Материал: UHMWPE/S/PMMA;Разновидности: да има възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; да има избор между капсули с неутрална основа или с 10o инклинация, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Двуполюсна хибридна

description: До 1 брой - Двуполюсна хибридна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм. Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: CoCr; Размери: с диаметри 22.2мм с шийка -2, 0, +2, 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, +7,0 и +10 и 32мм с шийка -6, -4, 0, +4, +8 и +12. Циментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура. Материал: неръждаема стомана, напълно полирана, Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 60 мм. Стандартна UHMWPE втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм; Материал: втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 60 мм. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Еднополюсна безциментна

description: До 1 брой - Еднополюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Униполярна бедрена глава тип мур или аналогичен, съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN, размери от 38 мм до 60 мм.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 2 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от стандартен полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10o инклинация и вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметър 22,28 и 32мм; Материал: UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 2 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стебло за безцименто закрепване с извита и скъсена форма, позволяваща запазването на кост в зоната на трохантерния масив и като цяло; конус 12/14; трябва да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има проксимална фиксация, три-дименсионално заострена форма и проксимално Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие, нанесено чрез вакуумно-плазмено разпръскване, осигуряващо вторична стабилизация чрез врастване на костта и покритие по rough-blasted технология в дисталната част; трябва да предлага различни медиални извивки за възможно най-точно възстановяване анатомията на пациента; различните офсети трябва да бъдат независими от размера на стъблото за да възстановят точно биомеханиката на ставата; дизайн съвместим с MIS и традиционни подходи; офсет версии с CCD ъгъл 137o и 129o; стеблата с ъгъл от 137o трябва да бъдат с минимален офсет 37 и максимален 45.25мм; стеблата с ъгъл от 129o трябва да бъдат с минимален офсет 44 и максимален 52.25мм. Материал: Ti6Al4V сплав и Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие на проксималната повърхност; Размери: стеблата с ъгъл от 137o трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129мм; стеблата с ъгъл от 129o трябва да бъдат в 14 дължини от 90 до 129мм. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от стандартен полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10o инклинация и вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметър 22, 28 и 32мм; Материал: UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 20 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм ши

title: Двуполюсна безциментна

description: До 2 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от „crosslinked” полиетилен, за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10o инклинация и вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22, 28, 32 или 36мм; Материал: „crosslinked” полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика; Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0

title: Двуполюсна безциментна

description: До 20 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща комбиниране с вложки от „crosslinked” UHMWPE полиетилен или керамика. Да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на вложката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на вложката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез прорастване на кост. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- “claster” закрепване, тапи за централния отвор и отворите за винтове. Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за остеоинтеграция; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от „crosslinked” полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32 или 36мм; Материал: „crosslinked” полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 4 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща комбиниране с вложки от „crosslinked” UHMWPE полиетилен или керамика. Да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на вложката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на вложката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез прорастване на кост. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- “claster” закрепване, тапи за централния отвор и отворите за винтове; Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за остеоинтеграция; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; Вложка от „crosslinked” полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32 или 36мм; Материал: „crosslinked” полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика; Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0

title: Двуполюсна безциментна

description: До 4 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща комбиниране с вложки от „crosslinked” UHMWPE полиетилен или керамика. Да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на вложката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на вложката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез прорастване на кост. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- “claster” закрепване, тапи за централния отвор и отворите за винтове; Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за остеоинтеграция; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Керамична вложка за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32, 36 и 40мм; Материал: керамика; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамикаРазмери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 10 броя - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм. Феморална глава съвместима с конус 12/14, Материал: CoCr; Размери: с диаметри 22.2мм с шийка -2, 0, +2, 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, +7,0 и +10 и 32мм с шийка -6, -4, 0, +4, +8 и +12. Безциментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура, Циркумферентни ребра за първична фиксация, титаново покритие, нанесено посредством вакуум плазма разпръскване и хидроксиапатит за подобряване стабилността на капсулата. Материал: неръждаема стомана с покритие от титан и хидроксиапатит Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм. Стандартна UHMWPE втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм; Материал: втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 1 брой - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм. Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: CoCr; Размери: с диаметри 22.2мм с шийка -2, 0, +2, 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, +7,0 и +10 и 32мм с шийка -6, -4, 0, +4, +8 и +12. Безциментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура, Циркумферентни ребра за първична фиксация, титаново покритие, нанесено посредством вакуум плазма разпръскване и хидроксиапатит за подобряване стабилността на капсулата. Материал: неръждаема стомана с покритие от титан и хидроксиапатит Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм. Втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност от стабилизиран с витамин Е crosslinked полиетилен UHMWPЕ; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм; Материал: втулката трябва да бъде изработена от от crosslinked полиетилен UHMWPE стабилизиран с витамин Е; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 1 брой - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм. Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика; Размери: с диаметри 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, 32мм с шийка -4, 0, +4мм и 36мм с шийка -4, 0, +4 и +8мм. Безциментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура, Циркумферентни ребра за първична фиксация, титаново покритие, нанесено посредством вакуум плазма разпръскване и хидроксиапатит за подобряване стабилността на капсулата. Материал: неръждаема стомана с покритие от титан и хидроксиапатит Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм. Втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност от стабилизиран с витамин Е crosslinked полиетилен UHMWPЕ; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм; Материал: втулката трябва да бъде изработена от от crosslinked полиетилен UHMWPE стабилизиран с витамин Е; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм.

title: Двуполюсна безциментна

description: До 1 брой - Двуполюсна безциментна - Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксация по цялото протежение на стеблото;прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма;правоъгълно напречно сечение за максимална ротационна стабилност; хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив и V-образна форма в зоната за набиване; да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположен, за екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология; Разновидности: избор между CCD ъгъл от 131o и 121o; стебла 131o с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стебла 121o с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав;Размери: стеблата с ъгъл от 131o да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121o да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Ограничителна вложка от crosslinked полиетилен с ограничаващ пръстен за главата, за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32 или 36мм; Материал: „crosslinked” полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 50 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка.

title: Ревизионна циментна

description: До 2 броя - Ревизионна циментна - Ревизионно бедрено стебло за циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 12/14 градуса в комплект с дистален централизатор с 3 крила; трябва да се придружава от тапи за цимент 12, 16, 20, 24, 28, 32 мм Материал: Co-Cr-Mo сплав; Размери: дълги ревизионни стъбла с дължина 180 мм и два размера. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, метална нишка да съществува и на полюса на капсулата за улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм върху носещата натоварването повърхност, за улесняване позиционирането на капсулата и равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента;Материал: UHMWPE/S/PMMA;Разновидности: да има възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; да има избор между капсули с неутрална основа или с 10o инклинация, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Интрамедуларна тапа за цимент Размери:12, 16, 20, 24, 28, 32 мм Материал: полиетилен с бариев сулфат. Спринцовка за цимент, ретроградна. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Ревизионна хибридна

description: До 25 броя - Ревизионна хибридна - Проксимална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135o; латералната страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40o ротационно-анте или ретро-позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност; материал: Ti6Al7Nb за проксималната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм. Дистална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: права – кръгло напречно сечение с 8 надлъжни ребра, 2-градусов коничен дизайн, височината на коничната зона е 100 мм за стебла с дължина 140 мм и 120 мм за стебла с дължина 200 и 260 мм; диафизарна “press fit” фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стебло с дължина 120 мм; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40o ротационно-анте или ретро- позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. Материал: Ti6Al7Nb за дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери: дистална права част: едно стебло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стебла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стебла с дължина 200 мм и диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стебла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, метална нишка да съществува и на полюса на капсулата за улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм върху носещата натоварването повърхност, за улесняване позиционирането на капсулата и равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента;Материал: UHMWPE/S/PMMA;Разновидности: да има възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; да има избор между капсули с неутрална основа или с 10o инклинация, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм.Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Ревизионна безциментна

description: До 10 броя - Ревизионна безциментна - Проксимална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135o; латералната страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40o ротационно-анте или ретро-позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност; Материал: Ti6Al7Nb за проксималната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм. Дистална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: права – кръгло напречно сечение с 8 надлъжни ребра, 2-градусов коничен дизайн, височината на коничната зона е 100 мм за стебла с дължина 140 мм и 120 мм за стебла с дължина 200 и 260 мм; диафизарна “press fit” фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стебло с дължина 120 мм; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40o ротационно-анте или ретро- позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. Материал: Ti6Al7Nb за дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери: дистална права част: едно стебло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стебла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стебла с дължина 200 мм и диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стебла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от стандартен полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10o инклинация и вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметър 22, 28 и 32мм; Материал: UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка.

title: Ревизионна хибридна

description: До5 броя - Ревизионна хибридна - Проксимална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135o; латералната страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40o ротационно-анте или ретро-позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност; Материал: Ti6Al7Nb за проксималната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм. Дистална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: извита/крива – осмоъгълно напречно сечение с по един ръб на всеки ъгъл, извивка в сагиталната равнина, 2-градусов коничен дизайн, опция за статично и динамично заключване, височината на коничната зона да бъде 100 мм за стебла с дължина 140 мм и 120 мм за стебла с дължина 200 и 260 мм; диафизарна “press fit” фиксация; системата на свързване на двата компонента да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40o ротационно-анте или ретро- позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. Материал: Ti6Al7Nb за дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери: дистална извита/крива част: 6 стебла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стебла с дължина 200 мм и диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стебла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, метална нишка да съществува и на полюса на капсулата за улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм върху носещата натоварването повърхност, за улесняване позиционирането на капсулата и равномерно разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента;Материал: UHMWPE/S/PMMA;Разновидности: да има възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; да има избор между капсули с неутрална основа или с 10o инклинация, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм.Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка. Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.

title: Ревизионна безциментна

description: До 1 брой - Ревизионна безциментна - Бедрено стебло за безциментно закрепване дълъг ревизионен вариант, без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение на стеблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стеблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 μм, изработена чрез grit-blasted технология.Разновидности: стеблото трябва да притежава CCD ъгъл от 131o; трябва да бъде с минимален офсет 40 и максимален офсет 52;Материал: Ti6Al7Nb сплав.Размери: стеблата трябва да бъдат с дължини от 178, 183, 188, 193, 199, 204, 210, 215 и 221мм. Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера, позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или „crosslinked” UHMWPE полиетилен. Да има две антиротационни зъбчета, непозволяващи движение на вложката, намаляването на напречните сили и на микродвиженията да се постига чрез допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката, за да бъде запазен интегритетът на вложката при натоварване, да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за вторична фиксация чрез врастване на костта. “Press fit” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (“cluster” закрепване); Материал: Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Вложка от стандартен полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10o инклинация и вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметър 22, 28 и 32мм; Материал: UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм. Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм.Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка.

title: Ацетабуларна укрепваща мрежа

description: Ацетабуларна укрепваща мрежа. Обособена позиция 252 съдържа 7 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедуратая.

title: Система от тазобедрени импланти

description: Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста структура (75-80 %) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти. Обособена позиция 253 съдържа 11 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.

title: Система за тотално колянно ендопротезиране

description: Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване без запазване на задна кръстна връзка. Обособена позиция 254 съдържа 4 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.

description: Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване без запазване на задна кръстна връзка и повишена флексия. Обособена позиция 255 съдържа 4 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.

title: Втулка за тибиален компонент

description: До 10 броя - Втулка за тибиален компонент материал - Ti-6Al-4V сплав

title: Патела

description: До 2 броя - Патела: материал - UHMWPE; 3 размера; анатомично разположение и движение; по-ниско дистално и назад разположение.

description: Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване без запазване на задна кръстна връзка /изчислява се индивидуално в зависимост от броя и вида на имплантите/. Обособена позиция 258 съдържа 10 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.

title: Система от коленни импланти

description: Система от коленни импланти с тантал с високо пореста структура (75-80 %) с изцяло свързани пори за реконструкция при значителни костни дефекти /изчислява се индивидуално в зависимост от броя и вида на имплантите/. Обособена позиция 259 съдържа 7 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.

title: Система за ревизионно колянно ендопротезиране

description: Система за ревизионно колянно ендопротезиране тип ROTATING HINGE коляно /изчислява се индивидуално в зависимост от броя и вида на имплантите/. Обособена позиция 260 съдържа 11 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.

title: Система за уникондилно колянно ендопротезиране

description: До 6 броя - Система за уникондилно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент - Феморален компонент - в 5 размера, сферичен радиус и в зависимост от размерите променящ се от 20 до 28 мм; Фиксацията на бедрения компонент е с костен цимент; Тибиален компонент – анатомичен (ляв и десен),наличен в 6 размера (38х26,41х26,44х28,47х30,50х32 и 53х34). Повърхността на тибиалния компонент е гладка и полирана, и е направена от CoCrMo сплав. Фиксацията на тибиалия компонент е с костен цимент; Менискален компонент - тибиалната вложка, която не е фиксирана към тибиалния компонент,позволява свободно движение в A/P посока, налична е в 5 размера и трябва да съответства на размера на бедрения компонент. Минималната дебелина е 3 мм и след това расте в интервали от 1 до 9 мм.; Цимент с антибиотик 40г.; Комплект от 3 броя ножчета за уникондилно колянно протезиране, включващ 1 бр. реципрокативен резец, 1 бр. осцилиращ резец с дължина 90мм, ширина 13мм и дебелина 0,89мм и 1 бр. реципрокативен резец за кил.

title: Система за пулсиращ лаваж на колянна става

description: До 100 броя - Система за пулсиращ лаваж на колянна става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане

title: Комбинирана система за тотално ендопротезиране

description: До 10 броя - Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки - Системата се състои от четири основни компонента: Бедрена компонента с възможност за премахване или запазване на предна и задна кръстна връзки; тибиална компонента с предно - медиално разположен шип и две латерално разположени крила за по-добра фиксация; полиетиленов инсърт с или без медиално разположен шип и презфит фиксация към тибиалната компонента; полиетиленов пaтеларен компонент с три радиерно разположени шипа за по-добра фиксация на капачката. Бедрената компонента е със шест размера за левия вариант и шест размера за десниявариант при варианта със запазване на предна и задна кръстна връзки.В областта на медиалния и латералния бедрен кондил, компонентата има шипове за по-добра фиксация на ендопротезата. Бедрената компонента е със шест размера за левия вариант и шест размера за десния вариант при варианта без запазване на предна и задна кръстна връзки. В областта на медиалния и латералния бедрен кондил, компонентата има шипове за по-добра фиксация на ендопротезата и допълнителен метален ограничител,свързващ медиалния и латералния кондил на ендопротезата в задната им част.Тибиалната компонента на ендопротезата е със шест размера от Т1 до Т6 като минималната ширина на компонентата е 65 мм, а максималната ширина е 90мм за най-големия размер като разликата в междинните величини е през 5мм.Тибиалната компонента може да поема полиетиленови инсърти,както със запазване на задна и предна кръстни връзки, така и такива с допълнителен шип за варианта без запазване на задна и предна кръстни връзки. Полиентиленовите инсърти са с пет височини, съответно 10, 12, 14, 17 и 20 мм. за всеки един от шестте размера на тибиалната компонента като могат да бъдат с или без стабилизиращ шип,в зависимост от това дали ще се запазват или премахват предната и задната кръстни връзки. Пaтеларната компонента да бъде с пет диаметъра съответно 27, 30, 33, 36 и 39мм като за Ф27 височината е 7мм, за Ф30 – 7,5 мм,за Ф33 – 8 мм, за Ф36 – 8,5 мм и Ф39 – 9мм.За всеки един размер фиксиращите шипове на компонентата да имат по един цирколарно разположен улей за по-добра циментна фиксация.Фиксацията на компонентите на ендопротезата се осъществява с цимент със среден вискозитет с или без антибиотик.

title: Безциментно ендопротезиране

description: До 30 броя - Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие - Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с двойно поресто покритие на цялото стебло за адхезия между костта и стеблото – безциментна фиксация и двойна подвижност на безциментно фиксираната ацетабуларна капсула. 1.Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение. Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани. Размери на стеблата – 8 размера / от 2-9 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация.2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с двойно порьорзно покритие (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата за по добра фиксация. Налична 10 градусова антилуксационна стреха в горния полюс и допълнително отнемане на 10 градуса от долния полюс за подобряване на биомеханиката. Възможност за двойна подвижност между инлея и ацетабуларната капсула, и бедрената глава и инлея, като по този начин значително се увеличава обема на движение, като практически се изключва възможността за луксация. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за двойно подвижна ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm поемаща бедрени глави с диаметър 28 мм и различни дължини. 3. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера

title: Ацетабуларен кейдж

description: До 5 броя - Ацетабуларен кейдж - Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба ? 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) ? 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

title: Безциментно ендопротезиране

description: До 40 броя - Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор за модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната тазова геометрия - Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с хидроксиапатитно покритие в проксималната част на стеблото за адхезия между костта и стеблото – безциментна фиксация:1.Бедрена компонента - Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксиапатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край.- Биконична шийка в два варианта – права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента. Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани. Размери на стеблата – 7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стеблата биват леви и десни. 2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10? инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм за допълнителна фиксация на металната капсула. 4. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 5 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация - Ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност-Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135o и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм.Материал: CrCoMn-стомана. Размери: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм,с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност като диаметърът на диафизарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера.

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 7 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава - Ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност. Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135o и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм. Материал: CrCoMn-стомана; Размери: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм,с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност като диаметърът на диафизарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера.2.Феморална глава Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14. Размери: ?32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 7 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИ- артикуларна глава - Ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност. Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135o и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм. Материал: CrCoMn-стомана; Размери: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм,с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност като диаметърът на диафизарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера. 2.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm. и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 10 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава - Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135o и с конус на шийка 12/14.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм.Материал: CrCoMn-стомана .Размери: 2: анодизирани стебла за циментна фиксация, с дължина от 200 мм и 250 мм. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът трябва да предлага и дисплазична 10o капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен Размери: от ?44 mm до ?60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14 Размери: ?32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 7 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация - Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване; Технически характеристики: Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135o и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2); Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8o - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване. Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие. Размери: диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 10 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация - Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване Технически характеристики: Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135o и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2); Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8o - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване. Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие. Размери: - диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм- дължина 190, 240 290, 340. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с двойно покритие от плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатитно покритие. Технически характеристики: Метална ацетабуларна компонента с пълна полусфера. Двойното покритие на хидроксиапатита върху титаниевата плазма позволява да се осъществи по-добра вторична фиксация чрез врастване на костта. Капсулата има възможност за „прес фит” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове.Материал: Cr Co Mn – стомана с двойно покритие от титаниева плазма и хидроксиапатит.Размери: от ?44 до ?64 през 2 мм на външния диаметър. Ацетабуларна вложка: Технически характеристики: Полиетиленова вложка (полиетилен UHMWPE) с вътрешен диаметър за феморалната глава. Съответно при капсула с размер ?44 и ?46 с диаметър за главата ?26; размер ?48 и ?50 с диаметър за главата ?28; размери от ?52 до ?64 с диаметър за главата ?32. Протезата дава възможност, в зависимост от нуждите на пациента, да бъде поставена стандартна или антилуксационна вложка с 10o антилуксационна яка. Феморална глава: Технически характеристики: морзов конус 12/14– неръждаема стомана. Диаметър на главата ?26 мм, ?28 мм и ?32 мм и дължина: къса /R/, средна /N/, дълга /H/, екстра дълга /EH/.

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 5 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло с механ.ацетабуларен кейдж и лепена капсула - Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване Технически характеристики: -Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135o и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2). Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8o - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване.Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие. Размери: - диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм - дължина 190, 240 290, 340. Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба ? 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) ? 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.3.Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация–от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване. Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът предлага права и дисплазична 10o капсула. Материал: UHMWPE Полиетилен Размери: от ?44 mm до ?60 mm през 2 mm. Феморална глава Технически характеристики: Материал: Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Размери: ?32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Система за ревизионно ендопротезиране

description: До 7 броя - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло с лепена капсула и глава - Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване Технически характеристики: Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135o и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2). Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8o - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване. Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие. Размери: - диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм - дължина 190, 240 290, 340 2.Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти,моделът предлага права и дисплазична 10o капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен Размери: от ?44 mm до ?60 mmПрез 2 mm. Феморална глава -Технически характеристики: Материал: Неръждаема стомана морзов конус 12/14.Размери: ?32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Циментна двуполюсна протеза

description: До 50 броя - Циментна двуполюсна протеза - Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135o и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15. 2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm.Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът да предлага права и дисплазична 10o капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от ?44 mm до ?60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава Технически характеристики: Материал:Implant steel морзов конус 12/14. Размери: ?32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/.

title: Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава

description: До 50 броя - Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава - Бедрена компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135o и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; Хемипротезна биартикуларна глава комплект състоящ се от външна метална капсула изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm, вътрешна полиетиленова фложка с диаметър 28 mm. и фабрично капсулована метална глава с вътрешен конус 12/14.

title: Днополюсна протеза с БИ- артикуларна глава

description: До 50 броя - Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло - Изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваща импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата: 9,10,11,12,13,14,15,16; Биполарната глава да се състои от външна метална капсула от материал стоманена сплав, произведена според на ISO 5832-1 за металната капсула и с външни размери на металнта капсула 42,44,46,48,50,52,54,56,58мм. Вътрешна полиетиленова вложка с ретенционен пръстен, импактирана в металната капсула от материал UHWMPE според ISO 5834-2 за полиетиленовата вложка и вътрешни размери на полиетиленовата вложка 28мм. Пръстенът да задържа добавената в последствие метална глава,която може да бъде както от стомана така и от керамика,като по този начин да контактува от една страна с металната феморална глава на металното стебло, а от друга с биологичния ацетабулум. Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да е за еднократна употреба. Не трябва да се престерилизира. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера: - 3,5; 0; +3,5; +7

title: Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране

description: До 10 броя - Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация - Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135o и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm(през 2 мм). Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm(през 2 мм) и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10? инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10? инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера: - 3,5; 0; +3,5; +7; Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм(през 5 мм) за допълнителна фиксация на металната капсула

description: До 10 броя - Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с полирана бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация - Изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваща импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата: 9,10,11,12,13,14,15,16; Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm(през 2 мм). Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула да има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация. UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm(през 2 мм) и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10? инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10? инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера: - 3,5; 0; +3,5; +7; Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм(през 5 мм) за допълнителна фиксация на металната капсула.

title: Система за хибридно ендопротезиране

description: До 7 броя - Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация - Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. Размери на стеблата – 8 размера / 9,10,11,12,13,14,15,16 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът трябва да предлага и дисплазична 10o капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от ?44 mm до ?60 mm през 2 mm. Феморална глава Технически характеристики: Материал: Implant steel морзов конус 12/14. Размери: ?32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/

title: Система за хибридно ендопротезиране

description: До 7 броя - Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация и глава Ф 28 - Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. Размери на стеблата – 8 размера / 9,10,11,12,13,14,15,16 /: като за всеки размер стеблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация. Полусферични полиетиленови капсули, произведени от полиетилен UHWMPE според ISO 5834-2 В екваториалната област да е вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав произведена по спецификациите на ISO 5832-1. Да има четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи и да има един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. Същите капсули да се предлагат с антилуксационна стреха +10 градуса дисплазия, като и специален маркиращ канал обозначаващ 0 градуса антиверзия. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. Сферични метални глави с външен диаметър 28мм.Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1 Вътрешен конус на металната глава 12/14 размери на шийката на металната глава -3,5;0;+3,5;+7

title: Безциментна протеза

description: До 14 броя - Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева плазма и худриксапатит с Би - артикуларна глава - Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стебло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стеблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение.2.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm.и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).

title: Стабилизираща плака за трохантер

description: До 3 броя - Стабилизираща плака за трохантер - Трохантерна плака с два извити фиксатора на трохантера „тип кука” с променлива дължина и възможност за захващане със серклажи. Материал: CrCoMn-стомана.Размери: дължина 250 мм

title: Костен цимент

description: До 50 броя - Костен цимент с нисък вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Костен цимент с нисък вискозитет и равномерна фаза на полимеризация -Стерилен комплект включваш 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер – втвърдител. Времето за поимеризация да е 10 мин., а максималната температура по време на полимеризацията да е 61.1 градуса по Целзий

title: Костен цимент

description: До 50 броя - Костен цимент със среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Костен цимент със среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Стерилен комплект включваш 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер – втвърдител. Времето за поимеризация да е 9 мин., а максималната температура по време на полимеризацията да е 73.9 градуса по Целзий

title: Циментен рестриктор - стандартен

description: До 25 броя - Циментен рестриктор - стандартен

title: Циментен рестриктор - резорбируем

description: До 25 броя - Циментен рестриктор - резорбируем

title: Шприц за костен цимент

description: До 50 броя - Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника

title: Раменна ендопротеза

description: До 5 броя - Раменна ендопротеза с циментна фиксация на стеблото: Материал CrCoMn стомана с четири размера на главите 38, 40, 42, 44мм. Стебло право с диаметър Ф 8 и отвори в областта на хирургичната шийка.

title: Раменна Аrrow anatomical протеза

description: До 2 броя - Раменна Аrrow anatomical протеза включваща: безциментно стебло, центрирана или ексцентрична глава: Стеблото на протезата е анатомично извито и следва анатомията на проксималния хумерален медуларен канал. Метафизарната част на стеблото е покрита с плазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. В проксималната част на стеблото посредством винт могат да бъдат монтирани както стандартни, така и ексцентрични глави. В горния край на метафизата на стеблото е наличен жлеб за евентуално монтиране на полиетиленов ринг при раздробени фрактури и необходимост от реинсерция на елементите на ротаторния маншон.

title: Раменна Аrrow anatomical протеза

description: До 2 броя - Раменна Аrrow anatomical протеза включва - безциментно стебло,центрирана или ексчентрична глава и костен цимент: Стеблото на протезата е анатомично извито и следва анатомията на проксималния хумерален медуларен канал. Метафизарната част на стеблото е покрита с плазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. В проксималната част на стеблото посредством винт могат да бъдат монтирани както стандартни, така и ексцентрични глави. В горния край на метафизата на стеблото е наличен жлеб за евентуално монтиране на полиетиленов ринг при раздробени фрактури и необходимост от реинсерция на елементите на ротаторния маншон.

title: Раменна Аrrow anatomical протеза

description: До 2 броя - Раменна Аrrow anatomical протеза включва - безциментно стебло,центрирана или ексчентрична глава и костен цимент и сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент - Стеблото на протезата е анатомично извито и следва анатомията на проксималния хумерален медуларен канал. Метафизарната част на стеблото е покрита с плазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. В проксималната част на стеблото посредством винт могат да бъдат монтирани както стандартни, така и ексцентрични глави. В горния край на метафизата на стеблото е наличен жлеб за евентуално монтиране на полиетиленов ринг при раздробени фрактури и необходимост от реинсерция на елементите на ротаторния маншон.

title: Раменна протеза Arrow Reverse

description: До 2 броя - Раменна протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт и два спонгиозни винта - Стеблото на протезата е анатомично извито и следва анатомията на проксималния хумерален медуларен канал. Метафизарната част на стеблото е покрита с плазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. В проксималната част на стеблото посредством винт могат да бъдат монтирани както стандартни, така и ексцентрични глави. В горния край на метафизата на стеблото е наличен жлеб за евентуално монтиране на полиетиленов ринг при раздробени фрактури и необходимост от реинсерция на елементите на ротаторния маншон.Безциментният гленоид е покрит сплазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. Има наличен кил, както и два отвора за пласиране под ъгъл на спонгиозни винтове в горния и долния полюс. Има наличен трети допълнителен отвор отпред за допълнителна фиксация с винт на автоприсадък при костна пластика на гленоида.Гленосферата се прикрепва към безциментния гленоид посредством винт със ситна резба.Полиетиленовия инсърт се прикрепва към стеблото посредством клик. Долната му част е с нисък профил за избягване на импинджмънт.Полиетиленовият централайзер се монтира в цилиндричната част на стеблото, непосредствено под метафизата. Флексибилните пера на центрталайзера улесняват инсерирането на стеблото в медуларния канал. Тапата под стеблото е самоадаптираща и стерилно опакована заедно с полиетиленовия централайзер.

title: Раменна протеза Arrow Reverse

description: До 2 броя - Раменна протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт, два спонгиозни винта, сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент - Стеблото на протезата е анатомично извито и следва анатомията на проксималния хумерален медуларен канал. Метафизарната част на стеблото е покрита с плазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. В проксималната част на стеблото посредством винт могат да бъдат монтирани както стандартни, така и ексцентрични глави. В горния край на метафизата на стеблото е наличен жлеб за евентуално монтиране на полиетиленов ринг при раздробени фрактури и необходимост от реинсерция на елементите на ротаторния маншон.Безциментният гленоид е покрит сплазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. Има наличен кил, както и два отвора за пласиране под ъгъл на спонгиозни винтове в горния и долния полюс. Има наличен трети допълнителен отвор отпред за допълнителна фиксация с винт на автоприсадък при костна пластика на гленоида.Гленосферата се прикрепва към безциментния гленоид посредством винт със ситна резба.Полиетиленовия инсърт се прикрепва към стеблото посредством клик. Долната му част е с нисък профил за избягване на импинджмънт.Полиетиленовият централайзер се монтира в цилиндричната част на стеблото, непосредствено под метафизата. Флексибилните пера на центрталайзера улесняват инсерирането на стеблото в медуларния канал. Тапата под стеблото е самоадаптираща и стерилно опакована заедно с полиетиленовия централайзер.

title: Раменна протеза Arrow Reverse

description: До 1 брой - Раменна протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт, два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ сет,който включва текстилна диафизарна лента, 3бр.конци с висока якост,полиетиленов инсърт за стеблото и фиксационен винт - Стеблото на протезата е анатомично извито и следва анатомията на проксималния хумерален медуларен канал. Метафизарната част на стеблото е покрита с плазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. В проксималната част на стеблото посредством винт могат да бъдат монтирани както стандартни, така и ексцентрични глави. В горния край на метафизата на стеблото е наличен жлеб за евентуално монтиране на полиетиленов ринг при раздробени фрактури и необходимост от реинсерция на елементите на ротаторния маншон.Безциментният гленоид е покрит сплазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. Има наличен кил, както и два отвора за пласиране под ъгъл на спонгиозни винтове в горния и долния полюс. Има наличен трети допълнителен отвор отпред за допълнителна фиксация с винт на автоприсадък при костна пластика на гленоида.Гленосферата се прикрепва към безциментния гленоид посредством винт със ситна резба.Полиетиленовия инсърт се прикрепва към стеблото посредством клик. Долната му част е с нисък профил за избягване на импинджмънт.Полиетиленовият централайзер се монтира в цилиндричната част на стеблото, непосредствено под метафизата. Флексибилните пера на центрталайзера улесняват инсерирането на стеблото в медуларния канал. Тапата под стеблото е самоадаптираща и стерилно опакована заедно с полиетиленовия централайзер.

title: Раменна протеза Arrow Reverse

description: До 1 брой - Раменна протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт, два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ сет,който включва текстилна диафизарна лента, 3 бр.конци с висока якост,полиетиленов инсърт за стеблото и фиксационен винт,сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент - Стеблото на протезата е анатомично извито и следва анатомията на проксималния хумерален медуларен канал. Метафизарната част на стеблото е покрита с плазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. В проксималната част на стеблото посредством винт могат да бъдат монтирани както стандартни, така и ексцентрични глави. В горния край на метафизата на стеблото е наличен жлеб за евентуално монтиране на полиетиленов ринг при раздробени фрактури и необходимост от реинсерция на елементите на ротаторния маншон.Безциментният гленоид е покрит сплазма разпръснат титаниев прах с оглед бърза остеоинтеграция. Има наличен кил, както и два отвора за пласиране под ъгъл на спонгиозни винтове в горния и долния полюс. Има наличен трети допълнителен отвор отпред за допълнителна фиксация с винт на автоприсадък при костна пластика на гленоида.Гленосферата се прикрепва към безциментния гленоид посредством винт със ситна резба.Полиетиленовия инсърт се прикрепва към стеблото посредством клик. Долната му част е с нисък профил за избягване на импинджмънт.Полиетиленовият централайзер се монтира в цилиндричната част на стеблото, непосредствено под метафизата. Флексибилните пера на центрталайзера улесняват инсерирането на стеблото в медуларния канал. Тапата под стеблото е самоадаптираща и стерилно опакована заедно с полиетиленовия централайзер.Текстилният прикрепващ сет,който включва текстилна диафизарна лента, 3 бр.конци с висока якост,полиетиленов инсърт за стеблото и фиксационен винт,сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент.

„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

street: ж.к.Младост 1, ул. Димитър Моллов № 1

„Фаркол“ АД

street: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №28

„Айф Фарма“ ООД

street: р-н „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, бул. „Акад. Борис Стефанов“, бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 15

„Имплант Трейдинг“ ЕООД

street: ул. „Лъвски рид“, бл. 6

„Ортомед Трейдинг“ ООД

street: ул. „Павел Калпакчиев“ № 43 — партер

„Ви енд Ди Сървисис“ ООД

street: бул. Г. С. РАКОВСКИ №.130 ет.1 ап.4

„Титаника 2008“ ЕООД

street: район „Централен“, ул. „Кирил Христов“ № 8, ет. 1, ап. 1 и 6