name: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

title: Σύστημα: Θάλαμος ρυθμιζόμενων κλιματικών συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας, ακτινοβολίας και διαβρωτικών αερίων

description: Να προσφερθεί θάλαμος ρυθμιζόμενων κλιματικών συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας, ακτινοβολίας και διαβρωτικών αερίων με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Να είναι κατασκευασμένος στο εσωτερικό του από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει χωρητικότητα περίπου 335 λίτρα.2. Να έχει διαστάσεις χώρου δοκιμών (π Χ β Χ υ) 580 Χ 750 Χ 750 mm τουλάχιστον.3. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα (π Χ β Χ υ) 1100 Χ 1700 Χ 1850 mm αντίστοιχα.4. Περιοχή θερμοκρασιών: από -10ο C έως +90ο C, με μέγιστη διακύμανση ±0,1Κ έως ±0,5Κ στο χρόνο και ±0,5Κ έως ±1,0Κ στο χώρο, για δοκιμές θερμοκρασίας και από +10ο C έως +90ο C, με μέγιστη διακύμανση ±0,1Κ έως ±0,3Κ στο χρόνο και ±0,5Κ έως ±1,0Κ στο χώρο για κλιματιστικές δοκιμές (θερμοκρασία και υγρασία).5. Περιοχή σχετικής υγρασίας: από 10 % έως 98 %, με ακρίβεια από ±1 % μέχρι ±3 % R.H. Να διαθέτει δοχείο νερού με ένδειξη στάθμης και αυτόματο γέμισμα (πλήρωση νερού). Να διαθέτει προστασία από τυχόν απουσία του νερού. Η εφύγρανση και αφύγρανση να βασίζονται στην ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέθοδο υδατόλουτρου (aerosol free). Να διαθέτει επίσης αισθητήρα θερμοκρασίας Pt 100 platinum και ψυχομετρικό σύστημα υγρασίας συνεχούς λειτουργίας και αυτοκαθαριζόμενο αισθητήρα υγρασίας.6. Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο IEC 60068-3-5. Η ταχύτητα ψύξης να είναι τουλάχιστον 0,3 Κ/min και η ταχύτητα θέρμανσης 1,0 Κ/min για δοκιμές θερμοκρασίας.7. Να διαθέτει αερόψυκτο ψυκτικό σύστημα, με ψυκτικό αέριο φιλικό προς το περιβάλλον.8. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου με μικροϋπολογιστή/προγραμματιστή, με ψηφιακή ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας (οC) και σχετικής υγρασίας (% R.H). Να παρέχει ενδείξεις των πραγματικών και προγραμματιζόμενων τιμών σε οθόνη αφής και να έχει μνήμη για τουλάχιστον 50 προγράμματα.9. Να έχει εργοστασιακή βαθμονόμηση σε 2 τιμές θερμοκρασίας και 2 τιμές θερμοκρασίας / υγρασίας.10. Να διαθέτει χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία.11. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια θερμοκρασίας.12. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα και να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον έως και 8 ράφια.13. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 πλευρική είσοδο καλωδίων (entry port).14. Να διαθέτει υποχρεωτικά θύρα τύπου Ethernet 100/10 mb για σύνδεση με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο και έλεγχο του θαλάμου μέσω ειδικού λογισμικού της Εταιρείας που κατασκευάζει το θάλαμο και θύρα USB για αποθήκευση δεδομένων.15. Να διαθέτει υποχρεωτικά έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη λειτουργία του θαλάμου μέσω προ-εγκατεστημένου λογισμικού16. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας IP 22, IP 54, DIN 45635, EN 50082-2, EN 60519-2, EN-61000-6-2, EN-61000-6-3:2001.17. Να διαθέτει σήμα CE, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008.18. Να είναι κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 230 V 10 % 50Hz μονοφασικό.19. Ισχύς: τουλάχιστον 2,0 kW.20. Να έχει αθόρυβη λειτουργία (θόρυβος μικρότερος από 46 dB σε απόσταση ενός μέτρου).21. Να διαθέτει επίσης ειδικό σύστημα διαβρωτικών αερίων με εσωτερικό αποσπώμενο αεροστεγές δοχείο κατασκευασμένο από PMMA, και διαθέσιμα διαβρωτικά αέρια H2S ή SO2 ή Cl2. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις των αερίων να είναι τουλάχιστον 25 ppm για τα H2S, SO2 και NO2 και 1 ppm για το Cl2. Ο έλεγχος να γίνεται με ελεγκτή ροής μάζας (mass flow controller) και δυνατότητες 0.5 - 10 ml/min, ενώ η ακρίβεια να είναι ±0.8 %. Να συμπεριλαμβάνεται σύστημα παροχής αερίων με κατάλληλες σωληνώσεις και εξαρτήματα για απευθείας σύνδεση σε φιάλη αερίων. Οι εσωτερικές διαστάσεις του αποσπώμενου δοχείου να είναι τουλάχιστον (π Χ β Χ υ) 410 Χ 550 Χ 400 mm, ενώ η οροφή του να είναι ειδικά σχεδιασμένη και να διαθέτει σύστημα ακτινοβολίας UV αποτελούμενο από 5 ενσωματωμένους λαμπτήρες φθορισμού UV-A 11 W. Το σύστημα ελέγχου της ακτινοβολίας να διαθέτει ροοστάτη και διακόπτες ON/OFF για ρύθμιση των συνθηκών της δοκιμής μέσω της οθόνης αφής.22. Ο θάλαμος να διαθέτει σύστημα απαγωγής των αερίων με ειδικές σωληνώσεις κατασκευασμένες από Teflon, αντλία υποπίεσης και φίλτρα ενεργού άνθρακα.23. Η εγκατάσταση του θαλάμου να πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο τεχνικό του προμηθευτή εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκομιστεί βεβαίωση εκπαίδευσης.24. Να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση επί τόπου τουλάχιστον 2 χειριστών του εργαστηρίου κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει την εκμάθηση χειρισμού του εξοπλισμού η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών.25. Ο θάλαμος κατά την παράδοση του να συνοδεύεται από UPS τουλάχιστον 5 kVA καθώς και εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας.26. Να προσκομιστεί κατάλογος εγκατεστημένων μηχανημάτων παρόμοιου τύπου στην Ελλάδα.27. Παροχή σύμβαση τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης.28. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί μία δεκαετία μετά την αγορά του θαλάμου.29. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί μία δεκαετία μετά την αγορά του θαλάμου.30. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα: Φορητό σύστημα στοιχειακής ανάλυσης φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF)

description: Να προσφερθεί φορητό σύστημα στοιχειακής ανάλυσης φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Να είναι φορητό, μεγίστου βάρους 3 kg με τις μπαταρίες.2. Να διαθέτει πηγή ακτίνων-Χ, Rh με μέγιστη τάση 40kV & ρεύμα από 2 έως 55m A.3. Να υπάρχει πλήρης έλεγχος της τάσεως και του ρεύματος από τον χρήστη.4. Να διαθέτει ανιχνευτή στερεάς κατάστασης SDD, που να ψύχεται ηλεκτρικά.5. Ο ανιχνευτής να έχει ευαισθησία 145eV στα 100kcps.6. Να διαθέτει αυτόματο εναλλάκτη πέντε (5) θέσεων φίλτρων.7. Να μπορεί να ανιχνεύει ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία από Mg και πάνω.8. Ευαισθησία στοιχείου κάτω από 1,2KeV χωρίς τη χρήση He και ανάλυση Pb στα 4ppm.9. Να συνοδεύεται από γενική βαθμονόμηση που θα συλλέγει την πιο κατάλληλη βαθμονόμηση για το προς μέτρηση δείγμα κάθε φορά.10. Να χρησιμοποιεί τη τεχνολογία PDA με ενδείξεις όπου θα αναγράφονται και τα όρια της βαθμονόμησης ενώ με χρωματικές αντιθέσεις θα γίνεται η κατηγοριοποίηση όσο το δυνατό πιο ευδιάκριτα.11. Να έχει την δυνατότητα να επαναεξεργάζεται προηγούμενα φάσματα χρησιμοποιώντας διαφορετικές βαθμονομήσεις.12. Να εκτελεί γρήγορη μέτρηση – ο χρόνος μέτρησης να είναι περίπου 2 sec.13. Η αποθήκευση των μετρήσεων να γίνεται σε ενσωματωμένη κάρτα SD.14. Να υπάρχει προφύλαξη από κακή χρήση της συσκευής με ειδικό αισθητήρα.15. Να συνοδεύεται από δύο (2) μπαταρίες.16. Να συνοδεύεται από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόγραμμα επικοινωνίας και λειτουργίας.17. Να συνοδεύεται από βάση για τοποθέτηση του συστήματος σε τραπέζι.18. Να συνοδεύεται από τρίποδα με έλεγχο και στους 3 άξονες για στήριξη του συστήματος μπροστά από το δείγμα μέτρησης.19. Να συνοδεύεται από αντλία κενού που να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ακρίβεια και το όριο ανίχνευσης στα ελαφρά στοιχεία.20. Το όργανο να παραδοθεί εγκατεστημένο με εκπαίδευση στη λειτουργία του.21. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα μέτρησης αντίστασης περιστροφικής διάτρησης

description: Να προσφερθεί σύστημα μέτρησης αντίστασης περιστροφικής διάτρησης με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Να μπορεί να αξιολογήσει την απαραίτητη δύναμη περιστροφικής διάτρησης σε σχέση με την τρέχουσα θέση του σημείου διάτρησης. Κατά την διάρκεια της δοκιμής, η ταχύτητα περιστροφής και το ποσοστό διείσδυσης να διατηρούνται σταθερές.2. Το Σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω της συνεχούς και άμεσης μέτρησης της δύναμης διείσδυσης και του σημείου διάτρησης, την συνεκτικότητα του υλικού. Οι μετρήσεις να επιτυγχάνονται από δυναμοκυψέλες οι οποίες να βρίσκονται στο σύστημα κατεύθυνσης του σημείου διάτρησης.3. Να μην απαιτείται καλώδιο ρεματοληψίας.4. Η ταχύτητα περιστροφής να μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 1000 rpm.5. Το ποσοστό διείσδυσης να μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 80 mm/min.6. Η μετρήσιμη δύναμη να είναι μεταξύ 1 και 100 N.7. Το βάθος να είναι μεταξύ 0 και 50 mm.8. Η διάταξη να περιλαμβάνει μονόποδο.9. Η διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό σύστημα που να αποτελείται από δύο στοιχεία: ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα για την διαχείριση του κινητήρα, της παροχής ρεύματος και των σημάτων και ένα φορητό υπολογιστή που να ελέγχει το σύστημα συλλογής δεδομένων και κίνησης. Και τα δύο στοιχεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε αντικραδασμική θήκη ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά τους, για πιθανές εργαστηριακές ή επιτόπιες δοκιμές.10. Το ηλεκτρονικό σύστημα να αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: ένα (1) κινητήρα brush για την περιστροφή του τρυπανιού. Ένα (1) κινητήρα stepper για το ποσοστό διείσδυσης. Μία (1) κάρτα ελέγχου της μηχανής περιστροφής του σημείου διάτρησης. Μία (1) κάρτα ελέγχου της μηχανής του ποσοστού διείσδυσης. Μία (1) κάρτα συλλογής δεδομένων (USB) για την μέτρηση της δύναμης μέσω της δυναμοκυψέλης και τον έλεγχο του συστήματος με ψηφιακές και αναλογικές I/O γραμμές. Μία (1) δυναμοκυψέλη.11. Το λογισμικό της διαχείρισης του συστήματος να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες:— Γραφική απεικόνιση με τον χειρισμό,— Οπτικοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, της διεισδυτικής δύναμης της διάτρησης και δυνατότητα καθορισμού γραφικών παραστάσεων και κλιμάκων (χειροκίνητα ή αυτόματα),— Ένδειξη αντικανονικής δοκιμής (τυχαία εκκίνηση, αποτυχημένη δοκιμή κ.α.) και ορισμός από το λογισμικό της ακύρωσης της δοκιμής,— Επεξεργασία δεδομένων: γενικός μέσος όρος σε καθορισμένα από τον χρήστη εύρη τιμών (ιστογράμματα), χρήση φίλτρων των συλλεγομένων δεδομένων για τον περιορισμό των επιπτώσεων των απότομων μεταβολών σήματος και γραφική αναπαράσταση των φιλτραρισμένων δεδομένων,— Δυνατότητα παράθεσης γραφημάτων από διαφορετικές δοκιμές, για την σύγκριση αποτελεσμάτων,— Ανάγνωση και επεξεργασία (μετα-επεξεργασία) όλων των συλλεγομένων δεδομένων,— Δυνατότητα ανάκλησης των καταγεγραμμένων αρχείων από προηγούμενες διενεργηθέντες δοκιμές,— Εκτύπωση.12. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:— Αντικραδασμική θήκη, μονόποδο, ARS (Artificial Reference Stone),— Πέντε (5) ειδικά διαμαντένια τρυπάνια,— Υπολογιστή με προεγκατεστημένο και δοκιμασμένο λογισμικό λειτουργία και επεξεργασίας δεδομένων,— Τρίποδο με την κεφαλή,— Διαμαντένιο τρυπάνι (διαμέτρου 5mm),— Διαμαντένιο τρυπάνι (διαμέτρου 3mm).13. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Χρωματόμετρο

description: Να προσφερθεί χρωματόμετρο με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Να είναι φορητό με δυνατότητα μετρήσεων στο πεδίο και στο εργαστήριο.2. Να διαθέτει λογισμικό ποιοτικού ελέγχου κατάλληλο για χρωματομετρικούς προσδιορισμούς μεγάλης ποικιλίας υλικών.3. Να μετρά την ανακλαστικότητα του δείγματος με σάρωση στην περιοχή του ορατού φάσματος (400-700nm) σε βήματα των 10nm.4. Να διαθέτει 45°/0° περιφερειακό φωτισμό με χρήση κυλινδρικού καθρέπτη.5. Η ανίχνευση να γίνεται με δικαναλικό πολυχρωμάτορα 256 στοιχείων.6. Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος ≤0.75 nm.7. Να έχει φωτομετρική κλίμακα 0-150 % ανάκλασης.8. Η φωτομετρική ανάλυση να είναι 0,01 % ανάκλασης.9. Να έχει ταχύτητα μέτρησης ≤2 seconds.10. Να διαθέτει ως πηγή ακτινοβολίας λυχνία ευγενούς αερίου (XENON) για >1.000.000 flashes, η οποία να μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από τον χρήστη.11. Να διαθέτει διπλή δέσμη για μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων, επαναληψιμότητα και σταθερότητα.12. Να διαθέτει οπτική οπή για παρατήρηση.13. Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων να είναι καλύτερη από 0,04 ΔΕ.14. Να μετρά στις κλίμακες Hunter Lab, CIE L*a*b*, CIE XYZ, CIE Yxy, CIE L*C*h*, CIE ΔL*C*H* και χρωματομετρικές διαφορές συστατικών (FMC2) ή συνολικές.15. Να διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης των χρωματικών διαφορών ΔΕ Lab, ΔΕ* L*a*b*, ΔΕ* (CMC) καθώς και των δεικτών YI (Yellowness Index ASTM D1925), WI (Whiteness Index E313), MI (Metamerism Index), Z% φωτεινότητα, opacity, 5-5-5 shade numbering καθώς και την δυνατότητα μέτρησης της διαφοράς χροιάς ΔL*ΔC*ΔΗ*. Επίσης να έχει δυνατότητα ρύθμισης της αναλογίας L:c.16. Να διαθέτει πρότυπους παρατηρητές (CIE) 2o και 10ο καθώς και τον επιλεγόμενο φωτισμό δείγματος (A, C, D65, F και TL84).17. Να διαθέτει κατασκευαστική γεωμετρία δύο τύπων: περιφερειακός φωτισμός 45ο. Παρατήρηση στις 0ο (Γεωμετρία 45ο/0ο, φωτιζόμενη περιοχή διαμέτρου 25mm).18. Το χρωματόμετρο να διαθέτει ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) μεγάλων διαστάσεων (6.x6 mm περίπου) για εύκολη ανάγνωση των δεδομένων. Η οθόνη του οργάνου εκτός των άλλων να εμφανίζει και τις εξής πληροφορίες:— Γραφική παράσταση χρωματικής διαφοράς,— Γραφική παράσταση φασμάτων,— Δεδομένα φασμάτων,— Ανάκληση δεδομένων,— Μεθόδους μετρήσεως.19. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 750 φασματικών μετρήσεων, μετρήσεων tristimulus καθώς και αποθήκευσης σετ δεδομένων μετρήσεως. Το κάθε σετ δεδομένων να επιλέγεται από τον χρήστη και να περιλαμβάνει επιλεγόμενες τιμές για τα ακόλουθα μεγέθη:— Χρωματομετρική κλίμακα/πηγή φωτισμού/παρατηρητή/δείκτες (color scale, illuminant, observer, index),— Τιμές χρωμάτων αναφοράς ή στόχου (standards or target values),— Ανοχές αποδοχής ή απόρριψης (pass/fall tolerances),— Μέσου όρου μετρήσεων (averaging),— Τρόπου ένδειξης μετρήσεων (color data/color difference plot/spectral data/spectral plot).Το καθένα από τα σετ δεδομένων να παραμένει στην μνήμη μέχρι την αλλαγή του από τον χρήστη.20. Να διαθέτει την δυνατότητα ελέγχου Pass/Fail με αυτόματα τιθέμενες χρωματικές ανοχές (μέθοδος CMC) είτε με χρωματικές ανοχές οι τιμές των οποίων να εισάγονται από τον χρήστη.21. Το χρωματόμετρο να διαθέτει την δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού μέσης τιμής τουλάχιστον 20 μετρήσεων.22. Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας USB.23. Όλα τα δεδομένα από την μνήμη του οργάνου να μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του ή να μεταφέρονται μέσω της εξόδου (interface) σε θερμικό εκτυπωτή.24. Να έχει δυνατότητας επικοινωνίας με σύστημα προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC) για αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων μέσω του αντίστοιχου λογισμικού.25. Να λειτουργεί απευθείας σε δίκτυο 220V/50Hz μέσω ενσωματωμένου μετασχηματιστή ή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.26. Να διαθέτει ενδείξεις για έλεγχο της καλής λειτουργίας της λυχνίας φωτισμού και των μπαταριών τροφοδοσίας.27. Να διαθέτει αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του οργάνου καθώς και αυτόματο καλιμπράρισμα του οργάνου.28. Το χρωματόμετρο να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (ISO 9001 Certified) και σήμανση CE (CE marked).29. Η συσκευή να είναι πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz, με αναλυτικότατα εγχειρίδια λειτουργίας και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα.30. Το βάρος να είναι μικρότερο από 2 Kg για εύκολη χρήση στο πεδίο.31. Οι διαστάσεις του να είναι μικρότερες από 20 cm x 20 cm x 30 cm.32. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα: ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί

description: Να προσφερθούν δύο (2) ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί που να αποτελούνται από:Α) Έναν ηλεκτρονικό μικροζυγό.Β) Έναν ηλεκτρονικό αναλυτικό ζυγό με σύστημα μέτρησης πυκνότητας.Οι ελάχιστες προδιαγραφές των ζυγών να είναι ως ακολούθως:Α) Να προσφερθεί ηλεκτρονικός μικροζυγός με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Με αναγνωσιμότητα: 0.002mg έως τα 5 gr και 0.01 mg σε όλη την περιοχή ζύγισης.2. Με περιοχή ζύγισης: έως 21g.3. Με επαναληψιμότητα: ≤± 0,004 mg.4. Με γραμμικότητα: ≤± 0,008 mg.5. Να περιλαμβάνει δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου ες. κύκλου 50 mm.6. Να περιλαμβάνει υάλινο προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία από ρεύματα αέρος, με δυνατότητα πρόσβασης από τρεις θύρες.7. Να είναι τεχνολογίας monolithic weight cell.8. Να διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση και ρύθμιση με το πάτημα ενός πλήκτρου χωρίς την χρήση εξωτερικού πρότυπου βάρους. Με δυνατότητα βαθμονόμησης και με την χρήση εξωτερικού βάρους.9. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης σε όποια περίπτωση κρίνεται από τις εξωτερικές συνθήκες απαραίτητο (π.χ. περιπτώσεις αλλαγής θερμοκρασίας), το οποίο να ενεργοποιείται άμεσα, χωρίς απαραίτητα την εντολή του χειριστή.10. Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων, οκτώ (8) ψηφίων.11. Με χρόνο σταθεροποίησης της μέτρησης μικρότερο των 20sec.12. Με δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε gr, lb, oz, ozt, GN, dwt, mg.13. Δυνατότητα λήψης απόβαρου σε όλη την κλίμακα ζύγισης.14. Με δυνατότητα καταμέτρησης αριθμού τεμαχίων του ζυγιζόμενου υλικού (counting).15. Να διαθέτει σειριακή έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.16. Προαιρετικά, με δυνατότητα λειτουργίας και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.17. Να διαθέτει ειδική εξωτερική κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρασία και χημικά.18. Ο ζυγός να είναι υψηλών προδιαγραφών, η δε επίδραση της θερμοκρασίας στις μετρήσεις του να είναι μετρημένη και απόλυτα ελεγχόμενη.19. Ο ζυγός να παρέχεται πλήρης και έτοιμος προς λειτουργία στα 220V/50Hz.20. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δύο (2) έτη τουλάχιστον.Β) Να προσφερθεί ηλεκτρονικός αναλυτικός ζυγός με σύστημα μέτρησης πυκνότητας με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Κλίμακα μέτρησης βάρους έως 120 gr.2. Ακρίβεια ζύγισης 0.1 mg.3. Επαναληψιμότητα +/- 0,0002g.4. Γραμμικότητα 0,0002g.5. Με χρόνο σταθεροποίησης της μέτρησης μικρότερο από 5 sec.6. Να διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση χωρίς την χρήση εξωτερικού πρότυπου βάρους. Με δυνατότητα βαθμονόμησης και με την χρήση εξωτερικού βάρους.7. Να περιλαμβάνει υάλινο προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία από ρεύματα αέρος, με δυνατότητα πρόσβασης από τρεις θύρες.8. Να διαθέτει σειριακή έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.Με δυνατότητα εκτύπωσης δεδομένων αυτοελέχων συμφωνα με ISO/GLP9. Προαιρετικά, με δυνατότητα λειτουργίας και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.10. Με δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε gr, lb, oz, ozt, GN, dwt, mg.11. Δυνατότητα λήψης απόβαρου σε όλη την κλίμακα ζύγισης.12. Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη, με ενδειξη σταθερότητας και δύο tare keys.13. Με κάλυμμα σκόνης.14. Να συνοδεύεται απαραίτητα από πλήρες Κιτ μέτρησης πυκνότητας που να αποτελείται από ποτήρια ζεσεως, πλαίσιο ανάρτησης, θερμόμετρο με κιπ, υάλινο νήμα στάθμης, σύστημα στηριξης, πλατφόρμα και υποδοχείς.

title: Φούρνος τεφροποίησης τύπου Muffle Furnace

description: Να προσφερθεί φούρνος τεφροποίησης τύπου Muffle Furnace με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Να διαθέτει σταθερό σκελετό από ατσάλι.2. Να είναι κατασκευασμένος με διπλά τοιχώματα και να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (φυσικής ροής) στο πίσω μέρος του φούρνου.3. Με μόνωση υψηλής ποιότητας από υλικό με μικροπόρους.4. Με πόρτα φτιαγμένη από το ίδιο υλικό για καλύτερη εφαρμογή.5. Θερμαντικά στοιχεία υψηλής ποιότητας.6. Με σύστημα ελέγχου ανθεκτικό στη φθορά.7. Με διακόπτη ασφαλείας στη πόρτα.8. Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 60519-2.9. Με σύστημα ασφαλείας από την υπερθέρμανση.10. Με εσωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον: μ/β/υ 180x140x100mm11. Με πόρτα που να ανοίγει προς τα κάτω ώστε να χρησιμοποιείται και ως επιφάνεια στήριξης των δειγμάτων.12. Μέγιστη θερμοκρασία: 1100°C τουλάχιστον.13. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα κατεργασίας δοκιμίων με πλάσμα αέρα σε συνθήκες περιβάλλοντος (Plasma cleaner)

description: Να προσφερθεί σύστημα επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών δοκιμίων με Plasma αέρα σε συνθήκες περιβάλλοντος αποτελούμενο από τα παρακάτω επιμέρους συστήματα και εξαρτήματα και με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Περιστρεφόμενο ακροφύσιο πλάσματος αέρα:a. Να είναι κατάλληλο για προετοιμασία μεταλλικών και μη δοκιμίων.b. Να είναι συμπαγές φορητό και να έχει δυνατότητα λειτουργίας, ανάλογα με την εφαρμογή, σε πλάτος έως 50mm τουλάχιστον.c. Το βάθος κατεργασίας ανάλογα με το υλικό και την εφαρμογή να μπορεί να φθάσει έως 15mm.d. Η μέγιστη ταχύτητα κατεργασίας να είναι τουλάχιστον έως 20μέτρα/min ανάλογα με το υλικό και την εφαρμογή.e. Να έχει δυνατότητα περιστροφής έως τουλάχιστον 2.000rpm.f. Να διαθέτει ηλεκτρόδια κατεργασίας και αερόψυκτο κινητήρα περιστροφής DC, υψηλής απόδοσης.g. Να έχει δυνατότητα κατεργασίας σε τρισδιάστατα αντικείμενα.h. Να διαθέτει καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 2m.i. Να έχει εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 16 έως 25KHz τουλάχιστον με τάση ηλεκτροδίου πλάσματος 3 έως 5KV και ισχύ πλάσματος 500 έως 1000W.2. Εργαστηριακή τράπεζα σάρωσης πλάσματος στην διεύθυνση Χ:a. Να ακολουθείται από εργαστηριακή τράπεζα κατάλληλη για κατεργασία επιπέδων δειγμάτων με πλάσμα, με δυνατότητα μετακίνησης κατά το άξονα Χ, με ταχύτητα από 1 έως 60 μέτρα/λεπτό.b. Να διαθέτει βραχίονα για την τοποθέτηση του ακροφυσίου πλάσματος.3. Γεννήτρια πλάσματος με ψηφιακό επεξεργαστή:a. Το σύστημα να ακολουθείται από γεννήτρια πλάσματος, ψηφιακή, υψηλής συχνότητας, ισχύος 1KVA και συχνότητας έως 25ΚΗz.b. Να έχει δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της εξόδου πλάσματος από 0,1 έως 1KVA. Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0° έως +35°C.4. Να διαθέτει μετασχηματιστή υψηλής τάσης πλάσματος.5. Να συνοδεύεται από αεροσυμπιεστή, ελεύθερου ελαίου, με φίλτρο υγρασίας κατάλληλο για την παραγωγή πλάσματος.6. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης πίεσης αέρα με μανόμετρο ένδειξης 0,5 έως 10 Bar και φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων.7. Το σύστημα πρέπει να ακολουθείται από όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και καλώδια για την σύνδεση.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει το σύστημα, να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία και να εκπαιδεύσει τους χρήστες.9. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

title: Σύστημα επεξεργασίας δοκιμίων με περιστροφή (Spin coater)

description: Να προσφερθεί σύστημα επεξεργασίας δοκιμίων με περιστροφή (Spin coater) με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Να ακολουθείται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για επεξεργασία λείων επιφανειών όπως Wafers, χωρίς σύστημα διανομής.2. Να είναι κατάλληλο να δεχθεί Wafers διαφόρων διαμέτρων, όπως 2 ιντσών, 3 ιντσών, 100mm, 125mm & 150mm (6 ιντσών). Επίσης να είναι κατάλληλο να δεχθεί τετράγωνα υποστρώματα διαστάσεων έως 125 Χ 125mm περίπου.3. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα ελέγχου, με εύκολο προγραμματισμό της ταχύτητας, επιτάχυνσης και χρόνου. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 20 προγραμμάτων με έως 50 βήματα τουλάχιστον το καθένα. Επιπλέον να έχει δυνατότητα και χειροκίνητου προγραμματισμού.4. Να ακολουθείται από επιπλέον λογισμικό για την περίπτωση που οι χειριστές λειτουργήσουν την συσκευή μέσω PC.5. Να έχει εύρος ταχυτήτων από 100 έως 12.000 rpm τουλάχιστον, με επαναληψιμότητα ±0,5 rpm και διακριτική ικανότητα 0,5 rpm τουλάχιστον. Να μην απαιτείται βαθμονόμηση της ταχύτητας.6. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της επιτάχυνσης έως 13.000rpm/sec τουλάχιστον.7. Να διαθέτει θάλαμο κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε διαβρωτικά μέσα υλικό και διαφανές καπάκι για την παρακολούθηση της επεξεργασίας.8. Να ακολουθείται από υποδοχέα με ανθεκτικό στην διάβρωση υλικό, όπως φυσικό πολυπροπυλένιο κατάλληλο να δεχθεί wafers έως 150 mm διαμέτρου (6 ίντσες) τουλάχιστον. Επίσης να ακολουθείται από υποδοχέα για δοκίμια ακανόνιστου σχήματος, ενδεικτικού μήκους από 10 έως 50 mm.9. Να διαθέτει σύστημα συλλογής αποβλήτων με όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις.10. Να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ασφάλειες, όπως ηλεκτρική μόνωση, προστασία από υπερφόρτωση και ασφάλεια στο καπάκι ώστε όταν είναι ανοικτό να μην ξεκινάει η περιστροφή.11. Να διαθέτει προστασία από τη διάβρωση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να μην υπάρχει μεταλλικό σημείο εκτεθειμένο στον θάλαμο επεξεργασίας.12. Το σύστημα να έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε Glove Box για λειτουργία σε αδρανή ατμόσφαιρα, χωρίς καμία προσθήκη ή μετατροπή.13. Να ακολουθείται από αντλία κενού, χωρίς χρήση ελαίου, για την συγκράτηση του δοκιμίου.15. Να ακολουθείται από ειδικό εργαλείο για την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του wafer στον υποδοχέα.16. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

description: Να προσφερθεί Οπτικό σύστημα ανάλυσης σχήματος σταγόνας (γωνιόμετρο) με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:1. Εύρος γωνιών 0ο-180ο με ακρίβεια 0,1ο.2. Εύρος τάσεων τουλάχιστον 0,01-999 mN/m.3. Μέγιστο μέγεθος δείγματος τουλάχιστον: (ΜxΠxΥ) 150mm x άπειρο x 60mm.4. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από κάμερα η οποία να λαμβάνει τουλάχιστον 100 frames/s.5. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Στην οθόνη του υπολογιστή να αποικονίζεται το σχήμα της σταγόνας (μέσω κάμερας) σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι μετρήσεις μέσω του κατάλληλου λογισμικού.6. Η κάμερα πρέπει να επικοινωνεί με τον υπολογιστεί και το αντίστοιχο λογισμικό.7. Μέσω του λογισμικού να επιτελούνται οι μετρήσεις για τουλάχιστον τις παρακάτω μορφές σταγόνας (drop profile): Sessile drop, captive drop method.8. Επίσης το λογισμικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέτρησης ελεύθερης ενέργειας επιφανείας σύφμωνα με διάφορες θεωρίες (Owens-Wendt, Extended Fowkes, Wu, Neumann, Schultz 1, Schultz 2)9. Να έχει χειροκίνητη τράπεζα ρυθμιζόμενη κατα x-y-z.10. Να διαθέτει διανεμητή ενός 1 υγρού με κατάλληλη σύριγγα η οποία θα ελέγχεται από το λογισμικό όσον αφορά τον όγκο της σταγόνας που εναποτίθεται στην επιφάνεια του δείγματος. Η ακρίβεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5μl.11. Να διαθέτει εξάρτημα/τράπεζα για μετρήσεις σε κεκλιμένο επίπεδο δυναμικών γωνιών επαφής (advancing/receding contact angles) που να έχει εύρος 0-90o σε βήμα το 0,1ο. Η τράπεζα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα συγκράτησης του δείγματος.12. Να συνοδεύεται απο θερμοστατούμενο θάλαμο με μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 150oC.

title: Ηλεκτρονικοί ζυγοί

description: Να προσφερθούν δύο ζυγοί (δύο τεμάχια) ο καθένας εκ των οποίων να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:— Κλίμακα μέτρησης βάρους τουλάχιστον 150 gr,— Ακρίβεια ζύγισης 10 mg,— Επαναληψιμότητα +/- 0,02g,— Γραμμικότητα 0,02g,— Χρόνος απόκρισης περίπου 2 sec.

title: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων προγράμματος διαχείρισης εκκλησιαστικών κειμηλίων της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

description: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο "προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων προγράμματος διαχείρισης εκκλησιαστικών κειμηλίων της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης".


currency: EUR

name: ΓΕΝ-ΚΑ Καθαρισμοί Κτιρίων και Συναφών Εργασιών Ανώνυμος Εταιρεία με Διακριτικό Τίτλο ΓΕΝ-ΚΑ ΑΕ

documentType: awardNotice

title: Καθαριότητα κτιρίων ΤΕΙ Πειραιά.

scheme: CPV

title: Καθαριότητα κτιρίων ΤΕΙ Πειραιά.

description: Για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Οργάνωση της επιχείρησης.η κατανομή υπευθηνων. Η παρακολούθηση και ο αυτοέλεγχος του έργου με εποπτικό προσωπικό. Η εξειδίκευση και το επίπεδο του υπεύθυνου και του πρωσοπικού.: 30
Εξοπλισμός και υλικά.Ο τεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει γενικά και θα χρησιμοποιήσει και ειδικά στο ΤΕΙ Πειραιά οχήματα, ειδικά μηχανήματα, μηχανήματα καθαρισμού. Επίσης ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων: 30
Πιστοποίηση ISO (9001): 10
Ο συνολικός κύκλος εργασιών. Η εν γένει ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του: 30

mainProcurementCategory: services

ΤΕΙ Πειραιά

street: Π. Ράλλη & Θηβών 250 ΤΚ 122-44 Αιγάλεω Αθήνα GR

countryName: GR

street: Μάρκου Μπότσαρη 27, Αργυρούπολη

initiationType: tender


name: "The Ethniki" Hellenic General Insurance Company SA

title: Property damage and business interruption insurance policy (terrorism).

title: Terrorism insurance for property damage and business interruption.

documentType: tenderNotice

description: Insurance policy covering AIA's property against risk of Terrorism, as well as the respective business interruption.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

Athens International Airport S.A.

street: Administration Building (17) / Procurement Department

street: 103-105 Syngrou Avenue


name: Κερκυραϊκή Εταιρία Κρεάτων ΑΕ - COMECO SA

name: Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β Τύπου Κέρκυρας

title: Σύμβαση προμήθειας.

title: Σύμβαση προμήθειας.

title: Σύμβαση προμήθειας.

title: Σύμβαση αρτοτροφοδοσίας.

description: Προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

street: ΤΕΡΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Χ. Λαβράνος & ΣΊΑ ΟΕ

street: 1ο χλμ. Εθν. Λευκίμμης

street: Τρίκλινο

Φ. Καζιάνης ΑΕ

street: 12ο χλμ. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας - Τζάβρου

Λιμπαντσης ΑΕ

street: Νέα περιφερειακή οδός Βέροιας - Νάουσας


title: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πύργου για το σχολικό έτος 2011-2012.

description: Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη ο οποίος θα αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πύργου για το σχολικό έτος 2011-2012.

Δήμος Πύργου

street: Πατρών & Τ. Πετροπούλου 2


name: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

title: Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος τηλειατρικής παρακολούθησης, σπιρομέτρου και ηλεκτρονικής ημερολογιακής κάρτας στο πλαίσιο του έργου "post-infectious immune reprogramming and its association with persistence and chronicity of respiratory allergic diseases".

description: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος τηλειατρικής παρακολούθησης, σπιρομέτρου και ηλεκτρονικής ημερολογιακής κάρτας στο πλαίσιο του έργου "post-infectious immune reprogramming and its association with persistence and chronicity of respiratory allergic diseases" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120 000 EUR), πλέον ΦΠΑ.

street: Χρήστου Λαδά 6


title: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ανάθεση του έργου κατασκευής περιπτέρων του ΕΟΤ σε τρείς (3) διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στη Ρωσία και Ουκρανία.

description: Κατασκευή περιπτέρων του ΕΟΤ σε τρείς (3) διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στη Ρωσία και Ουκρανία.

mainProcurementCategory: works

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

street: Τσόχα 7, Αμπελόκηποι


name: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

title: Μεταφορά μαθητών α, β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης για το σχολικό έτος 2010-2011.

street: Δημοκρατίας 1

Πετκιδης Νικόλαος

street: Φιλίππου 40Β


name: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργείας & Κλιματικής Αλλαγής

title: Eκπόνηση της μελέτης "αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ".

description: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του "περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης– Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 2742/99, της Υπ. απόφασης 51949/2010 (ΦΕΚ 1925 Β). και της απόφασης ΑΠ 10106/3.03.2011 "έγκρισης προδιαγραφών σύνταξης των Π. Πλαισίων" Η μελέτη "ΠΠΧΣΑΑ" θα περιλαμβάνει τα εξής:1. Αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος περιφερειακού πλαισίου (ΦΕΚ 1469/Β/2003), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207 Α) και την Υπ. απόφαση 51949/2010 (ΦΕΚ 1925 Β).2. Αναθεώρηση και εξειδίκευση των κατευθύνσεων του περιφερειακού πλαισίου, όπου απαιτείται βάσει της αξιολόγησής του και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207 Α).3 Εκπόνηση Στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην προετοιμασία και έγκριση της αναθεώρησης – εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β)4 Γεωχωρικά δεδομένα, συμβατά με την εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).

awardCriteriaDetails:
Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης: 35
Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης: 40
Οικονομική προσφορά: 25

street: Αμαλιάδος 17


title: Προμήθεια υγρών καυσίμων.

description: Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων και μηχανήματων του Δήμου Τανάγρας και την θέρμανση των δημοτικών κτηρίων.

Δήμος Τανάγρας

street: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ


name: Περιφέρεια Θεσσαλίας-Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλοντος και Υποδομών - Δ/νση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

title: "Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας - κατασκευή παράκαμψης Φαρκαδώνας".

description: Σύμβαση αφορά την κατασκευή:Α. Τμήματος της ΕΟ Λαρίσης – Τρικάλων από ΧΘ 33+000 έως ΧΘ 37+000 μετά των απαιτούμενων προσαρμογών με την υφιστάμενη ΕΟ, συνολικού μήκους περί τα 4,00 χλμ.Β. Του ανισόπεδου κόμβου της Φαρκαδόνας στη ΧΘ 34+150,35.Γ. Τεχνικών έργων για την αποστράγγιση της οδού σύμφωνα με τη μελέτη αποχέτευσης – υδραυλικών έργων.Δ. Της γέφυρας Α/Δ αγροτικής οδού στη ΧΘ 36+167,75 όπου θα γίνει ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών των στηθαίων ασφαλείας καθώς και πλήρης κατασκευή της οδοστρωσίας των ασφαλτικών, της σήμανσης, του φωτισμού και της παράπλευρης οδού 2 του Α/Κ Φαρκαδόνας.Ε. Των έργων μετατόπισης αγωγού καυσίμων του στρατού στις θέσεις που διασταυρώνεται με το ανωτέρω έργο και συνδέσεις του κατασκευασθέντος αγωγού με την προηγούμενη εργολαβία με το υφιστάμενο δίκτυο.Στ. Εγκατάστασης πρασίνου.

street: Καλλιθέας 7

"Λατομική ΑΤΕ"

street: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου - Οδός Ο', Κρήτης


title: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου το 2011.

title: Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου το 2011.

title: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου το 2011.

Δήμος Αγρινίου

street: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10

Μπιτσικώκος Ελευθέριος

street: Τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου


name: Κοινωφελής Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου

title: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου.

title: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου.

description: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των γεωτρήσεων του δήμου και του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης μετρώντας παραμέτρους όπως PH, θερμοκρασία, διαλελυμένο οξυγόνο, οξειδωαναγωγικό δυναμικό, αγωγιμότητα, αλατότητα. Επίσης και η δημιουργία ενός σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάποιο στρατηγικά επιλεγμένο σημείο του Δήμου που θα μετρά πολύ σημαντικές παραμέτρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως O3, CO, SO2, NOx καθώς και αιωρούμενα στερεά. Τέλος θα γίνει και προμήθεια ενός φορητού αναλυτή θορύβου.

awardCriteriaDetails:
Κατανόηση αντικειμένου και ευρύτερου περιβάλλοντος του έργου και του φορέα: 10
Περιγραφή συνολικής λύσης - κάλυψη βασικών στόχων του έργου. Βασικά επιχειρησιακά και τεχνικά στοιχεία της προτεινόμενης λύσης.: 20
Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόμενου υλικού και λογισμικού.: 10
Λειτουργικότητα συνολικής προτεινόμενης λύσης: 15
Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, τρόπος συνεργασίας, εξειδίκευση ρόλων: 10
Μεθοδολογία διαχείρισης - παρακολούθησης έργου και μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας: 10
Υπηρεσίες εκπαίδευσης: 5
Υπηρεσίες μελέτης, ανάλυσης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης του συστήματος: 10
Μεθοδολογία υλοποίησης- οργάνωση παραδοτέων: 5
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργου(χρόνοι παράδοσης, αλληλουχία παραδοτέων, κλπ.: 5

street: Ολυμπίας 9-13 & Επταλόφου

Μαρακ Ηλεκτρονική

street: Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως


title: Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Αγιάς, για την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης".

description: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Αγιάς, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης.

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ)

street: Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός-Αττική

Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας ΑΕ

street: Μοναστηρίου 125


title: Κλάδευση δένδρων δημοτικών δενδροστοιχιών, Β' φάση.

title: Κλάδευση δένδρων δημοτικών δενδροστοιχιών Β' φάση.

description: Αφοροί των κλάδευση δένδρων δημοτικών δενδροστοιχιών, Β' φάση.

Δήμος Θεσσαλονίκης

street: Βας. Γεωργίου Α' 1Α

Αλεξίου Χρ. Αλέξανδρος

street: 25ης Μαρτίου 3


title: Κτιριακές εγκαταστάσεις του τμήματος πολιτικών μηχανικών του ΔΠΘ - Α' φάση.

description: Η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της πρώτης φάσης του συγκροτήματος των κτιρίων του τμήματος πολιτικών μηχανικών περιλαμβάνει:1) Το κτίριο κοινών χώρων (διοίκηση, γραμματεία, 12 αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα) με τους υπόγειους χώρους (αποθηκευτικούς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων)2) Τα αμφιθέατρα. (ένα αμφιθέατρο των 353 θέσεων, δύο των 152 θέσεων και δύο των 150 θέσεων τα οποία μπορούν να ενωθούν σε ένα). Περιλαμβάνουν τον ζητούμενο εξοπλισμό και καλύπτουν άριστα τις απαιτήσεις ορατότητας.3) Το κτίριο γραφείων διδασκόντων με τους υπόγειους χώρους (αποθηκευτικούς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων).4) Τον συνδετήριο διάδρομο και τα Υπόγεια των κτιρίων με αποθηκευτικούς χώρους και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.Στο αντικείμενου του έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες κατασκευές για την παράδοση του έργου ολοκληρωμένου και έτοιμου για λειτουργία.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

street: Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

ΑΛΤΕΚ ΑΕ

street: Παμπούκη 3


name: 1. Teleflex Medical Ελλας ΑΕ, Diophar ΑΕ, Trust Λινάρη Δέσποινα & ΣΙΑ ΕΕ, Health Way ΕΠΕ, Ελλενκο ΑΕ, Πνοή Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, Αρήτη ΑΕ, Βάμβας Ι. Χ. ΑΕΒΕ, Βιοκον ΕΠΕ, Βιοσερ ΑΕ Βιομηχ. Παρας. ΟΡΡ, Γενική Χημικών Προιόντων ΑΕ, Ενόρασις ΑΕ, Μαυρογένης Αναστάσιος ΑΕ, Coloplast, Μεντισαπ ΑΕ, Καναβάκη Σοφία Ευστρ. Euromed, Μαρκάκης Εμμ. Κων., Focus Medical Hellas ΑΕ, Ανανιάδης Γεωρπος ΕΕ, Milonas Health ΑΕ, Envivo ΑΕ, Τουμπάνου Χριστίνα & ΣΙΑ ΕΕ (Intelligent Hearing), TCMP ΑΕΚΕ

name: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 7η ΥΠΕ Κρήτης, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

title: "Υγειονομικό υλικό διάφορο-ουροσυλλέκτες".

street: Κνωσού 4


name: Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γενική Δνση Κρατικών Προμηθειών

title: Διακήρυξη 097/2009.

description: Προμήθεια φασολιών για το ΓΕΣ (Κ.Α. 0171).

street: Κάνιγγος 20


name: Γκρετση Ν. Γεωργία - Συνεργειο Καθαρισμού

name: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνση Διοικητ/ης Υποστηρίξης, Διεύθυνση Οικονομικού - Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών

title: Για τις εργασίες καθαρισμού χώρων και επιφανείων του Κρατικού Αερολιμένα Λήμνου "Ήφαιστος" για χρονικό διάστημα ενός έτους από της εγκαταστάσεως του αναδόχου.

title: Καθαρισμός χώρων και επιφανειών Κρατικού Αερολιμένα Λήμνου για χρονικό διάστημα ενός έτους.

description: Σύμβαση για τις εργασίες καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Λήμνου "Ήφαιστος" για χρονικό διάστημα ενός έτους.

street: Βασιλέως Γεωργίου 1

street: Τσιμισκη 98


name: Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. και Α. Κυριακού

title: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

awardCriteriaDetails:
ΕΠΙΤΥΧΗΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩ: 40
ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: 30
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: 8
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 10
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 7

street: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ

street: ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 10


name: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής - Δ/νση Οικονομικών

title: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

description: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

street: Π. Κανελλοπούλου 4


name: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ, Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων

title: "Μεταφορά 2,75 x 106 τόνων Λιγνίτη και 0,9 x 106 τόνων τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίον, για το έτος 2012".

procurementMethodDetails: OPEN

street: 23ο χιλ. Κοζανης - Πτολεμαϊδας, ΤΘ 21


name: Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία

title: Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση του

title: "Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση του".

description: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α ΜΕΡΟΣ της Διακήρυξης.

awardCriteriaDetails:
Χαρακτηριστικά Προσφερόμενης Λύσης: 45
Προτεινόμενη Λύση Σάρωσης & Ψηφιοποίησης: 40
Μεθοδολογία υλοποίησης 'Εργου: 15

name: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ)

street: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 194

street: Αλ.Πάντου 19-23