name: INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ψηφιακού και απτικού εκπαιδευτικού υλικού, για μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (τυφλωκώφωση). Η ανάπτυξη ψηφιακού και απτικού εκπαιδευτικού υλικού αφορά στα κάτωθι δύο (2) παραδοτέα:Π.1: Διαδραστικό πολυμεσικό υλικό, για την αγωγή κινητικότητας προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης τυφλών μαθητών/-ητριών.Το παραδοτέο περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυμεσικού διαδραστικού υλικού, που αφορά σε έννοιες, δεξιότητες και στάσεις που πρέπει να αναπτύξει ο / η μαθητής/-ήτρια με προβλήματα όρασης, όπως αυτές προκύπτουν από το παραδοτέο της δράσης 4 του υποέργου 1 με τίτλο «Π4.2.1 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την αγωγή κινητικότητας προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης τυφλών μαθητών».1) εφαρμογή που θα περιλαμβάνει βίντεο, στα οποία θα αναφέρονται οδηγίες σχετικές με τις παρακάτω θεματικές:— δεξιότητες κινητικότητας,— μετακίνηση,— δεξιότητες φαγητού,— δεξιότητες ένδυσης,— δεξιότητες οργάνωσης·2) βάση δεδομένων με ήχους που να καλύπτουν όλες τις συνθήκες μετακίνησης, όπως ενδεικτικά ανέβασμα / κατέβασμα σκάλας, όχημα - ήχος μηχανής (ποικιλία οχημάτων), ήχος οχήματος που πλησιάζει, που απομακρύνεται, που φρενάρει, που είναι σε αναμονή, ήχος βαδίσματος (1 ατόμου και πολλών ατόμων) που πλησιάζει και που απομακρύνεται, ήχος του μπαστουνιού καθώς προσκρούει σε διάφορα υλικά, ηχητικό σήμα φωτεινού σηματοδότη, ήχοι ανθρώπων που συζητούν ενώ πλησιάζουν ή απομακρύνονται, ήχος λαϊκής αγοράς κ.λπ., ήχοι οχημάτων σε διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας (μονόδρομος, διπλής κατεύθυνσης, αυτοκινητόδρομος κλπ.), ήχοι Μ.Μ.Μ. (σταμάτημα σε στάση, ήχοι θυρών, ήχοι κίνησης) και όσους άλλους ήχους απαραίτητους για την αγωγή κινητικότητας προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης τυφλών μαθητών προτείνει ο εκπαιδευτής κινητικότητας τής ομάδας εργασίας του αναδόχου·3) εφαρμογή / παιχνίδι (π.χ. κουίζ), που θα αξιοποιεί τη βάση δεδομένων με ήχους και που θα ζητά από τον / τη χρήστη να αναγνωρίσει συγκεκριμένο/-ους ήχο/-ους με παιγνιώδη τρόπο. Ενδεικτικά, το κουΐζ μπορεί να αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού - λάθους κ.ά.. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι ανοικτή, για να προσθέτει ή να αφαιρεί ο εκπαιδευτής κουίζ ή ερωτήσεις ή σχετικό υλικό που συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για την εκπαίδευση στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης τυφλών μαθητών/-ητριών.Για την ανάπτυξη του παραδοτέου Π1, ο ανάδοχος κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να συνεργαστεί μέσω της υπεύθυνης της Πράξης και με τον εμπειρογνώμονα που ανέπτυξε το παραδοτέο «Π4.2.1 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την αγωγή κινητικότητας προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης τυφλών μαθητών», το οποίο αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του παραδοτέου Π1.Π.2: Δημιουργία και εκτύπωση ηλεκτρονικών μητρώνΑπό τη λίστα επικοινωνίας MacArthur (Fenson, etal., 1993) πραγματοποιήθηκε επιλογή 116 εννοιών, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε 14 θεματικές ενότητες. Οι επιλεγμένες έννοιες συνιστούν τη βάση ενός επικοινωνιακού λεξιλογίου, το οποίο δύναται να εμπλουτίζεται με νέες έννοιες. Οι επιλεγμένες έννοιες δίδονται στην ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή Ι.Ε.Π..Η κάθε έννοια παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μήτρα (ηλεκτρονικό σχέδιο), ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή τής εικόνας σε απτική μορφή (piaf, thermoform, ξύλινη μήτρα - ενσφήνωμα). Η ανάγνωση και επεξεργασία της ηλεκτρονικής μήτρας γίνεται μέσω του συστήματος Adobe Acrobat Reader, και δεν απαιτεί την εγκατάσταση ιδιαίτερου λογισμικού και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.Οι 116 έννοιες θα απεικονίζονται απτικά σε:1) ξύλινη μήτρα με σκοπό την ανθεκτικότητα της μήτρας και τη διττή χρήση της ως μήτρα και ως επικοινωνιακό απτικό παιχνίδι (ενσφήνωμα). Με αυτόν τον τρόπο, παράγεται ένα ανθεκτικό εκπαιδευτικό υλικό εννοιολογικής δόμησης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου πολυεπίπεδα προσβάσιμου στα παιδιά με σοβαρά προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (τυφλοκώφωση)·2) χαρτί thermoform·3) χαρτί μικροκαψουλικό (piaf).

title: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα όρασης.

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ψηφιακού και απτικού εκπαιδευτικού υλικού, για μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (τυφλωκώφωση). Η ανάπτυξη ψηφιακού και απτικού εκπαιδευτικού υλικού αφορά στα κάτωθι δύο (2) παραδοτέα:Π.1: Διαδραστικό πολυμεσικό υλικό, για την αγωγή κινητικότητας προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης τυφλών μαθητών/-ητριών.Π.2: Δημιουργία και εκτύπωση ηλεκτρονικών μητρών.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

street: ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 36

street: ΚΟΝΙΑΡΗ 68


currency: EUR

name: ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

name: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

description:
Το έργο «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την μετατροπή και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του Α.Σ.Ο. σε πολυχώρο, με δυνατότητα να φιλοξενεί δραστηριότητες θεατρικές, εκθεσιακές, δεξιώσεων και εστίασης.
Το κτίριο διαρθρώνεται σε 3 αυτοτελείς λειτουργικές ενότητες, που περιλαμβάνουν:— χώρο θεατρικών εκδηλώσεων,— χώρους εκθέσεων, και— χώρους ψυχαγωγίας.Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λειτουργικών αναγκών, έχει διαμορφωθεί το παρακάτω κτιριολογικό πρόγραμμα.Συνοπτικό κτιριολογικό πρόγραμμαΚωδικός - Χώρος - Εμβαδόν χώρου: Α: εκθεσιακός χώρος - ανατολικό τμήμαΑ.1.0.0 - χώροι κοινού - 1.452,30 μ2Α.2.0.0 - χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 451,70 μ2Β: εκθεσιακός χώρος - βόρειο τμήμα (δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό)Γ: Χώρος μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεωνΓ.1.0.0 - χώροι θεατών - 704,00 μ2Γ.2.0.0 - χώροι προσωπικού - 99,30 μ2Γ.3.0.0 - χώροι καλλιτεχνών - 136,90 μ2Γ.4.0.0 - χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 9,80 μ2Δ: Διοικητικοί χώροι και χώροι ψυχαγωγίαςΔ.1.0.0 - χώροι διοίκησης - 214,00 μ2Δ.2.0.0 - χώροι ψυχαγωγίας - 659,40 μ2Δ.3.0.0 - χώροι εξυπηρέτησης κοινού - 82,80 μ2Δ.4.0.0 - χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 25,80 μ2Ε: Εξωτερικοί χώροιΟι επεμβάσεις που υπαγορεύονται από την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, συνοψίζονται στα παρακάτω:Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις (συμπεριλαμβανόμενων υλικών με αμίαντο)Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδεςΕπιχώματαΣκυροδέτηση δαπέδουΣκυροδέτηση φρεατίωνΕνισχύσεις υφιστάμενου κτίσματος και Φ.Ο. του, σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτηςΕπισκευές τοιχοποιίας (τοποθέτηση βλήτρων, σιδηρού οπλισμού, εκτοξευόμενου σκυροδέματος - μανδύας)Κατασκευή σενάζ και οπτοπλινθοδομώνΕπιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα και μαρμαροκονίαμα κ.λπ. σχετικές εργασίες από το τιμολόγιο της μελέτηςΕπιστρώσεις δαπέδων, δωμάτων κ.λπ.Επενδύσεις και διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομώνΜονώσειςΚατασκευή νέας μεταλλικής στέγηςΚατασκευή πλαγιοκάλυψης κ.λπ. σχετικές εργασίες, σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτηςΞυλουργικάΜεταλλουργικά κ.λπ. σχετικές εργασίες, σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτηςΑντικατάσταση υφιστάμενων μεταλλικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίουΚατασκευή ψευδοροφώνΕπισκευή - αντικατάσταση υδρορροώνΤοποθέτηση υαλοπινάκωνΤοποθετήσεις παντός είδους εξοπλισμούΟι Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου περιλαμβάνουν:Εγκατάσταση ύδρευσηςΕγκατάσταση αποχέτευσης - ομβρίωνΕγκατάσταση θέρμανσης - αερισμού - κλιματισμούΕγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση - πυρανίχνευση)Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός - ρευματοδότες - κίνηση)Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

title: Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο.

documentType: tenderNotice

description: Το έργο «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε Εκθεσιακό Χώρο», αφορά την εκτέλεση εργασιών για την μετατροπή και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του Α.Σ.Ο. σε πολυχώρο με δυνατότητα να φιλοξενεί δραστηριότητες θεατρικές, εκθεσιακές, δεξιώσεων και εστίασης.Το κτίριο διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς λειτουργικές ενότητες που περιλαμβάνουν:• Χώρο θεατρικών εκδηλώσεων• Χώρους εκθέσεων και• Χώρους ψυχαγωγίας

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: works

street: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108

countryName: GR

initiationType: tender


name: Αμβροσία Επισιτιστικές Επιχείρησεις Ανώνυμη Εταιρεία

measure: electronicBids

title: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2022 - 31.12.2024

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «Σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου από 1η Ιανουαρίου του 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2024».Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου.Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος και η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο αυτών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες, συγκεκριμένα από 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με την ετήσια σχετική Απόφαση της Συγκλήτου, και διακόπτεται μόνο κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Ως περίοδοι διακοπών θεωρούνται από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 6η Ιανουαρίου, από την Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς και οι θερινές διακοπές, οι οποίες προκύπτουν από την ως άνω απόφαση της Συγκλήτου. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού  έτους ή και της εξεταστικής περιόδου, παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών/τριών.Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.Λόγω του ότι η τιμή είναι σταθερή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Αρ. Φ.547452/Β3/2007 του Υπουργείου Οικονομικών και ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, παρ. 7, άρθ. 86 του Ν. 4412/2016. Ο ενδεικτικός αριθμός ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα στον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με Α.Π.: 17650/12-02-2021, συνολικού ποσού 4.050.000,00€, για την σίτιση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2022, 2023 και 2024, την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α. και τις ημέρες σίτισης του ακαδημαϊκού έτους. Πανεπιστημιακές Μονάδες Ενδεικτικός Αριθμός ημερήσιων σιτηρεσίων Μυτιλήνης 487Χίου 393Σάμου 522Λήμνου 83Ρόδου 353Σύρου 128ΣΥΝΟΛΟ 1966

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «Σίτιση των φοιτητών/-τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από 1.1.2022 έως και την 31.12.2024».Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στις πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου.Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των πανεπιστημιακών μονάδων του Ιδρύματος και η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο αυτών.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες, συγκεκριμένα από 1.1.2022 έως και την 31.12.2024, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με την ετήσια σχετική απόφαση τής Συγκλήτου, και διακόπτεται μόνο κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Ως περίοδοι διακοπών θεωρούνται από την 24.12 έως και την 6.1, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς και οι θερινές διακοπές.

awardCriteria: ratedCriteria

mainProcurementCategory: services

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

street: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

street: Σταμούλη 13


name: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -ΜΤ Α.Τ.Ε.

name: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ)

title: Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Στροφάδων

description: Συνοπτικά και όχι περιοριστικά, το έργο περιλαμβάνει:Α) Γενικές εργασίες— καθαίρεση όλων των νεότερων επιχρισμάτων,— διερεύνηση και περιγραφή της κατασκευής των όψεων και των υλικών δόμησης, μετά από την απομάκρυνση των επιχρισμάτων,— χαρτογράφηση των βλαβών και των θέσεων καθαίρεσης επιχρισμάτων,— συμπληρωματικές αναλύσεις των δομικών υλικών και προτάσεις νέων συνθέσεων, συμβατών με τα αρχικά υλικά δόμησης,— πραγματοποίηση ειδικής εδαφοτεχνικής έρευνας, για τον ακριβή προσδιορισμό όλων των εδαφικών παραμέτρων και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων,— τοπικές καθαιρέσεις και ανακατασκευές τοιχοποιιών,— κατασκευή λιθοσυρραφών για την αποκατάσταση ρωγμών,— κατασκευή νέων αρμολογημάτων,— εφαρμογή ενεμάτων,— συμπλήρωση των λιθόπλινθων με όμοιους με τους υπάρχοντες,— μικρής έκτασης συμπληρώσεις με τη χρήση τεχνητού λίθου,— αντικατάσταση φθαρμένων θολιτών της ανατολικής πτέρυγας με τη χρήση όμοιων φυσικών λίθων ή τεχνητών λίθων,— κατασκευή νέων επιχρισμάτων.Β) Εργασίες ενίσχυσης των κατασκευών του πύργου:— κατασκευή θεμελιολωρίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση μεταλλικού πλαισίου,— ενίσχυση παρειάς λιθοδομής με μεταλλικά μέλη,— ενίσχυση του διαχωριστικού τοίχου με ινοπλισμένο επίχρισμα,— περίδεση της κόγχης του Ιερού του καθολικού με μεταλλικό έλασμα,— τοποθέτηση ανοξείδωτων μεταλλικών αγκυρίων, προεντεταμένων τυφλών ή διαμπερών,— τοποθέτηση περιμετρικού ελάσματος για την ανάρτηση των ξυλοδοκών σε τοίχους,— κατασκευή σύμμικτης πλάκας επί γαλβανισμένων δοκών για την κάλυψη του δώματος,— αντικατάσταση παλαιού διαζώματος με νέο,— κατασκευή διαζωμάτων,— τοποθέτηση δίδυμων πλαισίων,— τοποθέτηση μεταλικών θλιπτήρων - ελκυστήρων— κατασκευή εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας.Γ) Λοιπές εργασίες:— κατασκευή συστήματος αποστράγγισης, τόσο περιμετρικά του συγκροτήματος όσο και στην εσωτερική αυλή και τους ισόγειους χώρους, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανερχόμενης υγρασίας,— επισκευή - ανακατασκευή του συστήματος απορροής των ομβρίων από τις στέγες και το δώμα, και αποχέτευσης των ομβρίων είτε στα υπάρχοντα συστήματα δεξαμενών είτε εκτός μονής,— αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών στοιχείων - βαφές,— συντήρηση υπαρχόντων μεταλλικών και ξύλινων ελκυστήρων και αποκατάσταση της έδρασής τους,— ενίσχυση θεμελίωσης. Κατασκευή πλαγιοθεμελίωσης και πασσαλώσεως στον βόρειο, δυτικό και ανατολικό τοίχο του βόρειου κτιρίου, κατόπιν των προτάσεων που θα προκύψουν από τη γεωτεχνική έρευνα. Κατασκευή θεμελιολωρίδας έδρασης μεταλλικού πλαισίου του πύργου,— κατασκευή επιχρισμάτων στις τοιχοποιίες των εσωτερικών χώρων με τη χρήση κοινών κονιαμάτων,— συντήρηση του λίθινου τέμπλου, συγκόλληση των θραυσμένων μελών και συναρμολόγηση στην αρχική θέση τους με τη χρήση μεταλλικών ανοξείδωτων συνδέσμων,— στερέωση του διακόσμου και της εφυάλωσης των πλακιδίων του δαπέδου και αντικατάσταση των φθαρμένων,— καθαρισμός των ξύλινων στοιχείων (δοκίδες, μεσοπατώματα, στέγες κ.λπ.) και επάλειψή τους με ειδικό συντηρητικό,— αντικατάσταση των θυρωμάτων της εισόδου του καθολικού και της μονής με νέα, όμοια με τα αυθεντικά.Δ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:— η απορροή των λυμάτων γίνεται σε 2 βιολογικούς καθαρισμούς τύπου compact,— η ύδρευση θα γίνει από υπάρχον πηγάδι,— η ηλεκτροδότηση θα γίνει από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ηχομονωμένο, που εγκαθίσταται στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής.

description: Η Ι. Μονή Αγ Διονυσίου Στροφάδων βρίσκεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Στροφάδων του Ιονίου Πελάγους και καταλαμβάνει έκταση 1.750 μ2. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας ολόκληρη τη νησίδα, διότι είναι σημαντικότατο και σπανιότατο για τον ελλαδικό χώρο μνημειακό συγκρότημα τής βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Το μνημείο βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή και έχει πληγεί κατά το πέρασμα των αιώνων συχνά από σεισμούς. Μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση το 2018, υπήρξαν καταρρεύσεις στα κτίρια των πτερύγων των κελιών και στο στηθαίο του νότιου τοίχου του πύργου, τοπικές αποκολλήσεις παρειών λιθοδομών, ρηγματώσεις, παραμορφώσεις και μικρομετακινήσεις των τοιχοποιιών και θολοδομιών των κτιρίων. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης, για την εξασφάλιση τής στατικής επάρκειας της μονής και την πλήρη αρχιτεκτονική ανάδειξη του συγκροτήματος, με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία του ως λατρευτικός χώρος και επισκέψιμο μνημείο.

street: Τζιραίων 8-10

street: Π. ΙΕΡΕΜΙΟΥ 17


name: Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών - Α.Ε.Α.

description: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των γραφείων πολιτικής / φυσικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

street: Π. Κανελλοπούλου αρ. 4


name: Τοπ Κραφτ Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγή Επεξεργασία Εμπορία Τροφίμων και Εκμετάλλευση Εστιατορίων

name: Α. Χούτος Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία

name: Αμβροσία Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

name: ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

title: Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.039.746,22 Ευρώ, συμπ. ΦΠΑ 13%.

title: Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, με εκτιμώμενη συνολική αξία 3 855 772,44 EUR συμπ. ΦΠΑ 13 %.

title: Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, με εκτιμώμενη συνολική αξία 4 287 265,20 EUR συμπ. ΦΠΑ 13 %.

title: Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, με εκτιμώμενη συνολική αξία 1 322 710,20 EUR συμπ. ΦΠΑ 13 %.

title: Σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη της Λαμίας

title: Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, με εκτιμώμενη συνολική αξία 566 875,80 EUR συμπ. ΦΠΑ 13 %.

title: Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Λαμίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων στη σίτιση των δικαιούμενων δωρεάν σίτιση φοιτητών του Ιδρύματος, που εδρεύουν στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, της Λαμίας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων, με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για πρωινό, γεύμα και δείπνο, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνολικής αξίας για κάθε φοιτητή ίσης με το ποσό που χορηγείται από το ελληνικό Δημόσιο για την ημερήσια σίτισή του, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 EUR πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13 % (ΦΕΚ 836/Β΄/30.5.2007), από 1.9.2020 έως 31.12.2023.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

street: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (ΕΔΡΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ)

street: Ρήγα Φεραίου 22, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

street: Σμύρνης και Νερόμυλων, Στροφή Φιλύρου, Θεσσαλονίκη

street: Αγίας Παρασκευής - Θέση Φουσαζάνι, Δροσιά Τ.Κ. 341 00

street: Αγίας Παρασκευής - Θέση Φουσαζάνι, Δροσιά Χαλκίδας


title: 2.7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - Να πληρούν τις προδιαγραφές των γαντιών γενικής χειρουργικής όλα τα μεγέθη

title: 2.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ μεγέθη 6,5 -7-7,5-8-8,8-5

title: 2.2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής χωρίς πούδρα μεγέθη 6.5- 7- 7,5-8-8,5

title: 2.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής με πούδρα μεγέθη 6.5- 7- 7,5-8-8,5

title: 1.8 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Γάντια χημειοπροστασίας, αποστειρωμένα μεγέθη S-M-L

title: 1.7 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Γάντια χημειοπροστασίας, μη αποστειρωμένα μεγέθη S-M-L

title: 1.5 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Μη αποστειρωμένα γαντια εξεταστικά χωρίς πούδρα νιτριλίου ΜΕΓΕΘΗ S-M-L-XL

title: 1.2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό λάτεξ με πουδρα μεγέθη S-M-L -XL

title: 1.1 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό λάτεξ μεγέθη S-M-L

title: Προμήθεια γαντιών μιας χρήσης

description: Προμήθεια γαντιών μιας χρήσης

mainProcurementCategory: goods

Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

street: ΜΕΖΟΥΡΛΟ


name: MACHINOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

title: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

description:
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός, η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζίχνης, και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
— προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (43 Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου,— την εγκατάσταση οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών, για τις ανάγκες του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωση λογαριασμών Δ.Ε.Η. μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κ.λπ.) στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης,— την εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη κεφαλή δικτύου (κυρίως δεξαμενές και γεωτρήσεις), και ένταξή τους στο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας,— την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης, και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών, με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης,— την εγκατάσταση συστήματος αναμεταδοτών ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των Τ.Σ.Ε. και Κ.Σ.Ε., που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή, και χωρίς τηλεπικοινωνιακά τέλη τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων. Η επικοινωνιακή μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση αναμεταδότη (ΑΝΑ) επιπλέον των διατάξεων ασύρματης επικοινωνίας, σε κάθε Τ.Σ.Ε.,— προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος.

title: Εκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζίχνης.

description: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός, η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζίχνης, και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:— προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (43 Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου,— την εγκατάσταση οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών, για τις ανάγκες του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωση λογαριασμών Δ.Ε.Η. μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κ.λπ.) στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης,— την εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη κεφαλή δικτύου (κυρίως δεξαμενές και γεωτρήσεις), και ένταξή τους στο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Δήμος Νέας Ζίχνης

street: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ


measure: smeBids

title: Προμήθεια: Εξοπλισμός Α.με.Α., για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της χώρας.

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

street: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Κυρίτσης Ορθοπεδικά Α.Ε.Β.Ε.

street: Μεσογείων 297


name: ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο BIOSENSE

name: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ και διακριτικό τίτλο INTERMEDICA

description: Προμήθεια επιτοίχιων οθονών για online άμεση λήψη εξετάσεων ΤΜΧ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 20.000,00

description: Προμήθεια σκιαλυτικών λυχνιών χειρουργείου με 2 δορυφόρους ΤΜΧ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 54.000,00€

title: Προμήθεια χειρουργικού μόνιτορ πολυκάναλα με δυνατότητα αιματηρών και μη αιματηρών καταγραφών με συνοδό δορυφορικό μόνιτορ TMX 2

description: Προμήθεια χειρουργικού μόνιτορ πολυκάναλα με δυνατότητα αιματηρών και μη αιματηρών καταγραφών με συνοδό δορυφορικό μόνιτορ ΤΜΧ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 40.00,00€

title: Προμήθεια χειρουργικών κρεβατιών καρδιοχειρουργικής ΤΜΧ 2

description: Προμήθεια χειρουργικών κρεβατιών καρδιοχειρουργικής τμχ 2 προϋπολ 120.000,00 cpv 33192100-3

title: MIS 5070786 Υποέργα 4-7 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ»

description: ΕΣΠΑ 2014-2020 MIS 5070786 Υποέργο 4-7Προμήθεια χειρουργικών κρεβατιών καρδιοχειρουργικής 2τμχ Προμήθεια χειρουργικού μόνιτορ πολυκάναλα με δυνατότητα αιματηρών και μη αιματηρών καταγραφών με συνοδό δορυφορικό μόνιτορ 2τμχΠρομήθεια επιτοίχιων οθονών για online άμεση λήψη εξετάσεων 2τμχΠρομήθεια σκιαλυτικών λυχνιών χειρουργείου με 2 δορυφόρους 2τμχ

ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

street: ΣΤ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1

street: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 14

street: ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71


name: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ & ΛΕΣΒΟΥ

description: Κατασκευή και συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ & ΚΩ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΗΒΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΑΜΦΙΣΣΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΡΤΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΔΕΣΣΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕΡΡΩΝ & ΚΙΛΚΙΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

title: ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

title: Δίκτυα περιοχής Αθήνας.

description: Κατασκευή και συντήρηση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

title: Ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων διανομής.

description: Ανάδειξη αναδόχων σε 37 εργολαβίες (έργα) κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των διοικητικών περιοχών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και τους Τ.Κ.Σ.Δ./Δ.Π.Α. και Τ.Τ.Ε.Δ./Δ.Π.Ν. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

street: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5


name: ΟLYMPIC-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Αvis Budget

title: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 7 επιβατικών οχημάτων (7 Πετρελαιοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Ιονίων Νήσων.

title: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 7 επιβατικών οχημάτων (7 Πετρελαιοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου.

title: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 19 επιβατικών οχημάτων (11 Πετρελαιοκίνητα και 8 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.

title: ΚΡΗΤΗ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 16 επιβατικών οχημάτων (13 Πετρελαιοκίνητα και 3 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κρήτης.

title: ΘΕΣΣΑΛΙΑ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 26 επιβατικών οχημάτων (22 Πετρελαιοκίνητα και 4 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

title: ΗΠΕΙΡΟΣ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 18 επιβατικών οχημάτων (18 Πετρελαιοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ηπειρού.

title: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 16 επιβατικών οχημάτων (15 Πετρελαιοκίνητα και 1 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

title: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 15 επιβατικών οχημάτων (14 Πετρελαιοκίνητα και 1 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

title: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 55 επιβατικών οχημάτων (48 Πετρελαιοκίνητα και 7 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

title: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 16 επιβατικών οχημάτων (15 Πετρελαιοκίνητα και 1 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πελοποννήσου.

title: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 20 επιβατικών οχημάτων (20 Πετρελαιοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

title: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 17 επιβατικών οχημάτων (17 Πετρελαιοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Στερρεάς Ελλάδας.

title: ΑΤΤΙΚΗ

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 68 επιβατικών οχημάτων (63 Πετρελαιοκίνητα και 5 Βενζινοκίνητα) για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικού των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής.

title: Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 300 οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών ομάδων ΕΟΔΥ στο πλαίσιο του υποέργου 46 του ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5061257

description: Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης (300) οχημάτων για τις μετακίνησεις των Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο του Υποέργου 46 «Προμήθεια Υπηρεσιών ΜΙίσθωσης Οχημάτων – ΦΑΣΗ ΙΙ» της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού κατ' οίκον»,με κωδικό ΟΠΣ 5061257

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

street: ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5


name: Αρήτη Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων

name: GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο GE Healthcare Α.Ε.

name: ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και διακριτικό τίτλο ΑΝΤΙΣΕΛ

name: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και διακριτικό τίτλο ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.

title: Δέκα μηχανήματα αιμοκάθαρσης

description: Προμήθεια δέκα μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Α΄ Παθολογικής Κλινικής.

title: ΝΕΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

description: Ένας νέος υπερηχοτομογράφοςγια τις ανάγκες της ΜΕΘΑ.

title: ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

description: Ένας εγκεφαλογράφος νευρολογικός για τις ανάγκες της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής.

title: ΔΥΟ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

description: Προμήθεια: δυο (2) πλήρεις μονάδες ενδοσκοπήσεων υψηλής ευκρίνειας για τις ανάγκες της Α΄ Προπαιδευτικής και Α΄ Παθολογικής Κλινικής.

title: ενδοσκοπικό σύστημα σπονδυλικής στήλης

description: Προμήθεια: ένα ενδοσκοπικό σύστημα σπονδυλικής στήλης για τις ανάγκες της  Α΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής.

title: ΝΕΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

title: ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

title: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ (Κωδικός πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5070786) Υποέργα: 8, 9, 10, 14 και 15

description: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:ένα (1) ενδοσκοπικό σύστημα σπονδυλικής στήλης για τις ανάγκες της  Α΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής,δέκα (10) μηχανήματα αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Α΄ Παθολογικής Κλινικής  δύο (2) πλήρεις μονάδες ενδοσκοπήσεων υψηλής ευκρίνειας για την Α΄ Προπαιδευτική και Α΄ Παθολογική Κλινική ένας (1) εγκεφαλογράφος νευρολογικός) για την Β΄ Νευρολογική Κλινική    και ένας (1) νέος υπερηχοτομογράφος  για τη  ΜΕΘΑ του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ[Περιλαμβάνονται στα Υποέργα 8, 9, 10, 14 και15 της Πράξης: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS(ΟΠΣ) 5070786),]η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6254/24.11.2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.]

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

street: ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1

street: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ 52

street: ΣΩΡΟΥ8-10

street: 12ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA

street: ΖΑΓΟΡΑΣ 12


name: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)

title: (Α.Δ. 20/21) Προμήθεια 42.000 τεμ. «σάκων ιματισμού» για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών

description: Διακηρύσσουμε:Ηλεκτρονικό, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 20/21), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς όρους (Γ.Ο.) και ειδικούς όρους (Ε.Ο.) της παρούσης, την προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (Παράρτημα «Δ» της παρούσης), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με δυνατότητα προσαύξησης των προς προμήθεια ειδών κατά 15 %, για την προμήθεια 42.000 τεμ. σάκων ιματισμού για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών, που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (989 520,00 EUR), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων (4,23068 %) και ΦΠΑ 24 %, με χρήση της (κδ) σχετικής διάθεσης πίστωσης από τον λειτουργικό Π/Υ Γ.Ε.Σ. οικ. έτους 2021 στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.09-02.001, με Α/Α εγγραφής αναφοράς 20211011202000000000441. Η τιμή των υπό προμήθεια σάκων ιματισμού θα προσφέρεται σε ευρώ (EUR) χωρίς ΦΠΑ.

title: (Α.Δ. 20/21) Προμήθεια 42.000 τεμ. σάκων ιματισμού, για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών.

description: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  20/21Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Σάκων Ιματισμού για Κάλυψη Αναγκών Ν/Σ Οπλιτών και Μαθητών Παραγωγικών Σχολών

street: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 - ΡΟΥΦ

name: Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Παναγιώτης Μητρόπουλος

Θ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

street: Μεταμορφώσεως 9


name: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

title: Δ/ξη 07/2021 ανοικτής, ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών — CPV: 64110000-0.

description: Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, CPV: 64110000-0 για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών για κάλυψη αναγκών αγοραστών του Δημοσίου (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές) μέγιστης εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) €49.466.044,00 (ΦΠΑ: €11.871.850,56)

street: Κάνιγγος 20


name: ΟΡΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

title: 24/2021

title: 24/2021

description: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΑΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.220.698,40 ΕΥΡΩ, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%, ΗΤΟΙ 2.753.666,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.110.349,23 ΕΥΡΩ, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%, ΗΤΟΙ 1.376.833,05 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

street: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 518 ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 2

name: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


name: ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Ν. ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

title: Κρυοαποθηκευτικές διατάξεις: Δεξαμενή αποθήκευσης κυττάρων υγρού αζώτου

description: 1. Γενικά ελάχιστα στοιχεία:Κατ΄ελάχιστο:• Να πρόκειται για δοχείο συντήρησης κρυοσωληναρίων σε κουτιά σε υγρό άζωτο.• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 6.000 κρυο-σωληναρίων των 2 ml.• Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 180 lt υγρού αζώτου.• Να διαθέτει μόνωση κενού που ελαχιστοποιεί την εξάτμιση και μειώνει ελαχιστοποιεί τα έξοδα λειτουργίας.• Ο χρόνος στατικής συντήρησης (static holding time) να είναι τουλάχιστον 185 ημέρες.• Η διάμετρος του ανοίγματος του δοχείου να είναι τουλάχιστον 20 cm.• Να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος του καπακιού.• Να περιλαμβάνει 6 rack από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλα για την τοποθέτηση τουλάχιστον 10 κουτιών των 100 θέσεων το καθένα.• Οι διαστάσεις του δοχείου να είναι μέγιστο 70 Χ 100cm (διάμετρος Χ ύψος) και το βάρος του λιγότερο από 80 κιλά.• Να προσφέρεται με εξάρτημα παρακολούθησης του επιπέδου πλήρωσης σε υγρό άζωτο (LN2).• Να προσφέρεται με τροχήλατη βάση για εύκολη μετακίνηση.• Να υπάρχουν διαθέσιμα εξαρτήματα όπως: τροχήλατο μεταφοράς, ειδική λαβίδα ανάκτησης δειγμάτων κ.λ.π.• Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ1. Το σύστημα να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που θα υποδειχθούν.2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους για τα διάφορα εξαρτήματα και τριών (3) ετών για τη δεξαμενή. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001.• Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά EN ISO-9001:2008, EN ISO-13485:2003+AC:2007 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Εξοπλισμός και παρελκόμενα διαχωρισμού στερεής και υγράς φάσης: Κεφαλές υπερφυγοκέντρου

description: Η ζητούμενη κεφαλή φυγοκέντρησης να είναι σταθερής γωνίας (fixed-angle), με γωνία τοποθέτησης των σωληναρίων 24ο ως προς τον άξονα της κεφαλής.2. Να είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο για μέγιστη αντοχή.3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της να είναι τουλάχιστον 70.000 στροφές το λεπτό, ή μεγαλύτερη.4. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται σε αυτή να είναι τουλάχιστο 450.000xG ή μεγαλύτερη.5. Ο μέγιστος όγκος που να μπορεί να δεχθεί να είναι τουλάχιστον 160 ml.6. Να διαθέτει δώδεκα (12) θέσεις υποδοχής σωληναρίων υπερφυγοκέντρου.7. Να έχει τιμή του παράγοντα k-factor 36 ή μικρότερη.8. Η κεφαλή να είναι συμβατή με τις υπερφυγοκέντρους Optima L-90K και Optima L8-80M της Beckman Coulter, τις οποίες διαθέτει το Iνστιτούτο Βιοεπιστημών και Eφαρμογών.9. Να δέχεται μεγάλη ποικιλία σωληναρίων υπερφυγοκέντρησης, όπως πλαστικά σωληνάρια ανοιχτού τύπου, σωληνάρια που σφραγίζουν (για μεγαλύτερη ασφάλεια και για την επίτευξη υψηλών στροφών), πλαστικών μπουκαλιών κ.α.10. Να συνοδευεται από το επίσημο ενημερωτικό υλικό ορθής χρήσης και συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας.11. Να αποσταλεί στο εργαστήριο του Ινστιτούτου με ευθύνη του προμηθευτή.ΟΜΑΔΑ Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Β’1. Η ζητούμενη κεφαλή φυγοκέντρησης να είναι τύπου swinging-bucket.2. Να είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο για μέγιστη αντοχή.3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της να είναι τουλάχιστον 40.000 στροφές το λεπτό, ή μεγαλύτερη.4. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται σε αυτή να είναι τουλάχιστο 285.000xG ή μεγαλύτερη.5. Ο μέγιστος όγκος που να μπορεί να δεχθεί να είναι τουλάχιστον 84ml.6. Να διαθέτει έξι (6) θέσεις υποδοχής σωληναρίων υπερφυγοκέντρου.7. Να έχει τιμή του παράγοντα k-factor 137 ή μικρότερη.8. Η κεφαλή να είναι συμβατή με τις υπερφυγοκέντρους Optima L-90K και Optima L8-80M της Beckman Coulter, τις οποίες διαθέτει το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών9. Να δέχεται μεγάλη ποικιλία σωληναρίων υπερφυγοκέντρησης, όπως πλαστικά σωληνάρια ανοιχτού τύπου, και σωληνάρια που σφραγίζουν (για μεγαλύτερη ασφάλεια και για την επιτευξη υψηλών στροφών).10. Να συνοδευεται από το επίσημο ενημερωτικό υλικό ορθής χρήσης και συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας.11. Να αποσταλεί στο εργαστήριο του Ινστιτούτου με ευθύνη του προμηθευτήΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών και για τις 2 κεφαλές.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές

title: Εξοπλισμός και παρελκόμενα διαχωρισμού στερεής και υγράς φάσης: Φυγόκεντρος μεγάλων όγκων

description: Η φυγόκεντρος θα πρέπει να παρέχεται με τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να είναι ψηφιακή επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος μέγιστης ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρησης 4x750ml καθώς και 20 μικροπλακών τουλάχιστον.2. Να επιτυγχάνει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 22.130g και 14.000rpm.3. Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση κεφαλής και σύστημα ανίχνευσης ανισοφορτωμένων δειγμάτων.4. Να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη τουλάχιστον 90 προγραμμάτων και να περιέχει κομβία ταχείας ανάκλησης προγραμμάτων.5. Να έχει τουλάχιστον 10 βαθμίδες επιτάχυνσης και 10 βαθμίδες επιβράδυνσης για την προστασία των ευαίσθητων δειγμάτων.6. Να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον από -10oC έως + 40oC7. Να διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία στο θάλαμο ακόμα και μετά το τέλος της φυγοκέντρησης.8. Το ύψος της με ανοικτό καπάκι να μην υπερβαίνει τα 100 cm9. Οι διαστάσεις της βάσης να μην υπερβαίνουν τα 80cm × 70cm10. Να έχει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης μετά από το λιγότερο 8 ώρες αχρησίας για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του συμπιεστή.11. Να έχει σύστημα προγραμματιζόμενης αυτόματης έναρξης πρόψυξης την καθορισμένη ώρα και ημέρα χωρίς παρέμβαση του χρήστη.12. Τα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία να μην ξεπερνούν τα 60dBa.13. Nα διαθέτει επιλογή σύντομης φυγοκέντρησης (quickspin) με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλλά και επιλογή συνεχούς λειτουργίας.14. Κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης να επιτρέπει τη τροποποίηση της ταχύτητας, του χρόνου, της θερμοκρασίας καθώς και των βαθμίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.15. Να διατίθενται προς επιλογή κεφαλές φυγοκέντρησης με προστασία από βιοεπιμόλυνση. Η πιστοποίηση να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΩΝΗ φυγόκεντρος θα πρέπει να παρέχεται πλήρης και έτοιμη για λειτουργία περιλαμβάνοντας τουλάχιστον 3 κεφαλές με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Μία (1) αρθρωτή κεφαλή χωρητικότητας έως 4x500ml με δυνατότητα μικτής φόρτωσης ταυτοχρόνως σωληναρίων και μικροπλακών, η οποία να επιτυγχάνει ταχύτητα τουλάχιστον 3.200 g και 4.000 rpm, κατασκευαστής να εγγυάται την καλή λειτουργία της αρθρωτής κεφαλής για τουλάχιστον 100.000 κύκλους φυγοκέντρησης. Όλοι οι αντάπτορες, τα δοχεία και τα καπάκια της αρθρωτής κεφαλής να είναι αποστειρώσιμα. H αρθρωτή κεφαλή να έχει τη δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 4 φλασκών τύπου Τ25και να συνοδεύεται από αντίστοιχους υποδοχείς για: a. 48 x 15mlfalcontubes, b. 20 x 50mlfalcontubes, c. 40 x 1.5/2mltubes, d. 16 x 96/384-wellmicroplates, e. 4 xdeepwellplates, f. 8 xcellcultureplates, g. 4 xfiltrationplates.2. Mία (1) γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 6 x 250ml φιαλών, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 15.000 g και 10.000 rpm με καπάκι βιοασφάλειας. Η πιστοποίηση να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή. Η κεφαλή να δέχεται και να συνοδεύεται από υποδοχείς για 24 x 15ml κωνικά σωληνάρια και 6 x 50ml κωνικά σωληνάρια.3. Μία γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 30 σωληναρίων των 1.5/2.0ml, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 20.500g και 13,500rpm, με καπάκι βιοασφαλείας. Η πιστοποίηση βιοασφάλειας να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή.Η γωνιακή κεφαλή να συνοδεύεται από 30 αντάπτορες για σωληνάρια PCR 0.2ml.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.• Να βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη.• Η φυγόκεντρος να πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας κατά τα πρότυπα EN 61010-1 και EN 378-2.• Ο προσφέρων να προσκομίζει ισχύουσα - κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού - εξουσιοδότηση του κατασκευαστή για την διάθεσή και υποστήριξη των προϊόντων του στην Ελλάδα

title: Σύστημα ανίχνευσης φθορισμού για εφαρμογές multiplex

description: Το σύστημα θα πρέπει:1. Να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την γρήγορη και μεγάλης ακριβείας ποσοτικοποίηση πολλαπλών βιοδεικτών σε μια μεγάλη ποικιλία δειγμάτων.2. Να μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον 50 δοκιμές ταυτόχρονα.3. Να διαθέτει σχεδιασμό που βασίζεται στην τεχνολογία απεικόνισης με κάμερα CCD (διάταξη σύζευξης φορτίου) και να εκτελεί ανοσοανιχνεύσεις χρησιμοποιώντας μαγνητικά σφαιρίδια4. Να μπορεί να αναλύσει σε 60 λεπτά το αργότερο, τουλάχιστον 50 βιοδείκτες ανά βοθρίο ενός ενός τρυβλίου 96 βοθρίων, χρησιμοποιώντας το πολύ 25 μl δείγματος και αργότερο σε 60 min.5. Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει αρκετά και όχι λιγότερο από 100 panels ποσοτικοποίησης πολλαπλών βιοδεικτών τα οποία θα μπορούν να κάνουν χρήση των μαγνητικών σφαιριδίων και να είναι διαθέσιμα για το σύστημα. Ιδιαίτερα όσον αφορά αναλύσεις κυτταρικής σηματοδότησης να διατίθενται τουλάχιστον οι ακόλουθοι βιοδείκτες: 4E‐BP1 (Thr37/46), 4E‐BP1 (total), Akt/PKB (Ser473), Akt/PKB (total), Akt1 (Ser473), Akt1 (total),Akt2 (Ser474), Akt2 (total), Akt3 (Ser472), Akt3 (total), ATF2 (Thr71), ATR (total), BAD (Ser112), BAD (total), BAX (total), Bcl‐2 (Ser70), Bcl‐2 (total), Bcl‐xL/BAD (interaction), Bcl‐xL (total), β‐Tubulin (total), Blk (Tyr389), BIM, Caspase 3 (Active), Caspase 8 (Active, total), Caspase 9 (Active, total), CD3Ɛ (pan Tyr), Chk1 (Ser345), Chk2 (Thr68), c‐Jun (Ser73), c‐Kit (pan Tyr), c‐Met/HGFR (pan Tyr), c‐Myc (total), CREB (Ser133), CREB (total), eIF2a (Ser51), eIF‐4B (Ser422), eIF‐4E (Ser209), eIF‐4G (Ser1108), ErbB1/EGFR (pan Tyr), ErbB2/HER2 (pan Tyr), ErbB3/HER3 (pan Tyr), ErbB4/HER4 (pan Tyr), Erk/MAPK 1/2 (Thr185/Tyr187), Erk/MAPK 1/2 (total), FADD (Ser194), FGFR1 (pan Tyr), Fgr (Tyr412), Flt3 (pan Tyr), Fyn (Tyr420), GAPDH (total), GSK3α (Ser21), GSK3α (total), GSK3β (Ser9), GSK3β (total), H2A.X (Ser139), Hck (Tyr411), HSP27 (Ser78), IGF1R (pan Tyr), IGF1R (Tyr1135/1136), IGF1R (total), IR (pan Tyr), IR (Tyr1162/1163), IR (total), IRS1 (Ser636), IRS1 (total), IκBα (Ser32), Iκκα/β (Ser177/181), JNK/SAPK1 (Thr183/Tyr185), JNK/SAPK1 (total), LAT (pan Tyr), Lck (pan Tyr), Lck (Tyr394), Lyn (Tyr397), Mcl‐1/BIM (interaction), Mcl‐1 (total), MDM2 (total), MEK1 (Ser222), MSCFR (pan Tyr), MSK1 (Ser212), mTOR (Ser2448), mTOR (total), NFκB (Ser536), NFκB (total), NOXA/Mcl‐1 (interaction), p21 (total), p38/SAPK2A/B (Thr180/Tyr182), p38/SAPK2A/B (total), p53 (Ser15), p53 (Ser46), p70S6 Kinase (Th389/412), p70S6 Kinase (total), PARP, Cleaved (total), PDGFRα (pan Tyr), PDGFRβ (pan Tyr), PTEN (Ser380), PTEN (total), RPS6 (Ser235/236), RPS6 (total), SMAD2 (Ser465/467), SMAD3 (Ser423/425), SMAD4 (total), Src (Tyr419), STAT1 (Tyr701), STAT1 (total), STAT2 (Tyr690), STAT3 (Tyr705), STAT3 (Ser727), STAT3 (total), STAT5A/B (Tyr694/699), STAT5A/B (total), STAT6 (Tyr641), Syk (pan Tyr), TGFβRII (total), TIE1 (pan Tyr), TIE2 (pan Tyr), TNFR1 (total), TSC2 (Ser939), TSC2 (total), VEGFR1/Flt‐1 (pan Tyr), VEGFR2/KDR/Flk‐1 (pan Tyr), VEGFR3/Flt‐4 (pan Tyr), Yes (Tyr421), ZAP‐70 (pan Tyr), όπου τα αμινοξέα εντός παρενθέσεως αντιστοιχούν σε θέσεις φωσφορυλίωσης.6. Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία λειτουργικού συστήματος xMAP® και να παρέχεται με λογισμικό ανάλυσης πολλαπλών δεικτών (Multiplex Assays Analysis Software).7. Να μετακινείται εύκολα από πάγκο σε πάγκο και από εργαστήριο σε εργαστήριο.Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς τους παράγοντες:A.ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ• Πρόσληψη όγκου δείγματος: Το περισσότερο ±5 %• Ταξινόμηση των μικροσφαιριδίων μεγαλύτερη ή ίση του 80 %• Εσφαλμένη ταξινόμηση μικροσφαιριδίων μικρότερη ή ίση του2%.• Να δύναται να διαχωρίσει έως τουλάχιστον 50 μοναδικά xMAP μικροσφαιρίδια σε ένα δείγμα.• Έλεγχος θερμοκρασίας: το περισσότερο ±1oC από τον στόχο.• Να δύναται να αφαιρέσει αυτόματα το θόρυβο εκπομπής φθορισμού στα 590 nm λόγω του υγρού περιβάλλοντος (solublebackground) από τις τιμές έντασης φθορισμού του δείγματος.

title: Ενιαίο αυτοματοποιημένο σύστημα χειρισμού υγρών (compact automated pipetting system)

description: ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ• Το σύστημα θα πρέπει να είναι ρομποτικής τεχνολογίας ανοικτής αρχιτεκτονικής κατάλληλο για εφαρμογές χειρισμού υγρών δειγμάτων, PCRSetup και μικροβιολογίας, ενώ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναβαθμιζόμενο μελλοντικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τεχνικές όπως DNAextraction, ELISA κλπ.• Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει ικανότητα εκτέλεσης και πρωτοκόλλων πιπεταρίσματος υγρών δειγμάτων έτσι ώστε να διευκολύνονται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες χειρισμού δειγμάτων από το εργαστήριο.• Να διαθέτει επιφάνεια εργασίας απολύτως ελεύθερη έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει τους κατάλληλους φορείς, στατώ και περιέκτες της απολύτου επιλογής του ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε φορά και να ορίσει τις θέσεις τους ελεύθερα μέσω του λογισμικού του συστήματος.• Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης συριγγών διαφορετικών χωρητικοτήτων τουλάχιστον στο εύρος όγκων από 50 μέχρι και 5.000 μL.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΕπιπροσθέτως το σύστημα θα πρέπει,• Να έχει δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον δύο ειδών ρυγχών για πιπετάρισμα αντιδραστηρίων: (i) για επαναχρησιμοποιούμενα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από teflon, κατάλληλα για τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες χρήσεις χωρίς πρόβλημα και (ii) για μιας χρήσεως πλαστικά με ή χωρίς φίλτρο, όγκων 10, 200μl και 1.000μl. Όλα τα μεγέθη ρυγχών να δύναται να εφαρμόζονται στο ίδιο ρύγχος.• Να διαθέτει βραχίονα πιπεταρίσματος υγρών δειγμάτων τουλάχιστον οκτώ (8) ρυγχών με ικανότητα κίνησης κατά τους τρεις άξονες (x, y, και z) στην επιφάνεια εργασίας του ρομποτικού συστήματος, ελεγχόμενος πλήρως από το λογισμικό του συστήματος.• Να χρησιμοποιεί τιπς μιας χρήσεως και να έχει τη δυνατότητα και ταυτόχρονου πιπεταρίσματος σε μικρόπλακες των 96 και 384 βοθρίων αλλά και ικανότητα πιπεταρίσματος και αναρρόφησης διαλυμάτων από δοκιμαστικούς σωλήνες μεγάλου μήκους.• Να διαθέτει την ικανότητα μελλοντικής εγκατάστασης ρομποτικού βραχίονα με τουλάχιστον ένα (1) ρύγχος και με ικανότητα κίνησης κατά τους τρεις άξονες (x, y, και z) στην επιφάνεια εργασίας του ρομποτικού συστήματος, ελεγχόμενος πλήρως από το λογισμικό του συστήματος.3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΤα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφουν τις απαιτήσεις λειτουργίας ως προς τη διαχείριση υγρών δειγμάτων εντός του εργαστηρίου:• Οι ρομποτικοί βραχίονες που τοποθετούνται στο όργανο θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μέγιστης διαδρομής κίνησης: μέχρι και τουλάχιστο 65 cm στον άξονα των x (διαμήκης άξονας), μέχρι και τουλάχιστο 25 cm στον άξονα y (εγκάρσιος άξονας) και τουλάχιστον 20 cm στον άξονα z (κατακόρυφος άξονας).• Η αναλυτική ικανότητα (resolution) για την κίνηση σε κάθε έναν από τους τρείς άξονες x, y και z είναι ίση με λιγότερο ή ίσο από 0,1mm.• Η επαναληψιμότητα τοποθέτησης του βραχίονα (positioningrepeatability) να είναι τουλάχιστον ίση ή καλύτερη από +0,15 mm και για τους δύο άξονες (x,y) του επιπέδου.• Να διαθέτει ενσωματωμένους ανιχνευτές που ελέγχουν την καλή εφαρμογή των tips συνεχώς, κατά την διάρκεια του πιπεταρίσματος και της κίνησης του βραχίονα.• Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης της ύπαρξης υγρού (liquiddetection) και μικρών όγκων τουλάχιστον ίσους με 50 μL.• Να διαθέτει ακρίβεια πιπεταρίσματος (precision) ίση ή καλύτερη από 0,5 % όταν εγχύεται όγκος 100 μL.• Να διαθέτει δυνατότητα έγχυσης όγκων από 2μL έως και 1.000μL τουλάχιστον.• Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής του αναβάθμισης έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του να ενσωματώσει ρομποτικό βραχίονα μεταφοράς μικροπλακών με ικανότητα κίνησης και στους τρεις άξονες (x,y,z) και ικανότητα περιστροφής (pivoting) σε εύρος 270 μοιρών. Ο βραχίονας θα πρέπει να είναι ικανός να μετακινήσει ασκώντας ρυθμιζόμενη πίεση οποιοδήποτε αντικείμενο με διαστάσεις ίσες με τις εξωτερικές διαστάσεις μιας μικροπλάκας. Ο βραχίονας θα πρέπει να μπορεί να μετακινήσει αυτόματα μικροπλάκες σε φωτόμετρο και πλυστικό ELISA

title: Σύστημα ανάλυσης πηκτών

description: 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΤο σύστημα ανάλυσης πηκτών αγαρόζης για τη σήμανση DNA/RNA μορίων με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).2. Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:• Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον 16.0 megapixels, με δυνατότητα μεγέθυνσης τουλάχιστον 5x (Optical Zoom), ανάλυση (Pixel Resolution) τουλάχιστον 4600x3400, εστιακό μήκος (Focal Length) 5.0 (W) - 25.0 (T) mm (ισοδύναμο για 35mm film: 28140mm), διάφραγμα f/2.8 (W) -f/6.9 (T), και κάρτα μνήμης SD τουλάχιστον 4 GB.• Σκοτεινό θάλαμο, κατά προτίμηση κωνικό με λαβές, για εύκολη μετακίνηση και πρόσθιο παράθυρο με προστασία από την UV ακτινοβολία για παρατήρηση των πηκτών (UVblockingviewerwindow).• Φίλτρο για EtBr 570-640 nm τοποθετημένο σε σταθερή θέση εσωτερικά του κώνου, με δυνατότητα αφαίρεσής του από τον χρήστη και δυνατότητα προαιρετικής τοποθέτησης άλλων φίλτρων για εναλλακτικές φθορίζουσες χρωστικές.• Έγχρωμο εκτυπωτή ανάλυσης τουλάχιστον 300x 300, για εκτύπωση διαστάσεων 4’’ x 6’’, συνοδευόμενο από αναλώσιμο για τουλάχιστον 100 εκτυπώσεις.• Κλειδαριά ασφάλισης φωτογραφικής μηχανής πάνω στο κώνο.• Πηγή φωτισμού υπό μορφή τράπεζας διέλευσης υπεριώδους ακτινοβολίας (UVtransilluminator) με διαστάσεις φίλτρου τουλάχιστον 20x25cm, με λάμπες UV τουλάχιστον 8Watt, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με μήκος κύματος 302 nm, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της UV ακτινοβολίας και με αφαιρούμενο προστατευτικό κάλυμα (UVblockingcover).2.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤο σύστημα θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:1. Δυνατότητα προεπισκόπησης των πηκτών μέσω της οθόνης της φωτογραφικής μηχανής.2. Δυνατότητα αποθήκευσης των φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης της κάμερας, αλλά και μεταφοράς τους σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB.3. Να συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικό λογισμικό για ανάλυση των λήψεων, μετά την μεταφορά τους σε Η/Υ.4. Να διαθέτει εύχρηστο και ευέλικτο λογισμικό για τη ρύθμιση της κάμερας και τη λήψη της εικόνας, την επεξεργασία και ανάλυσή της.5. Να είναι δυνατή -μέσω του λογισμικού- η live προεπισκόπηση της πηκτής.6. Nα παρέχεται δυνατότητα χρήσης προκαθορισμένων από το χειριστή ρυθμίσεων για τη λήψη της εικόνας (defaultsettings).7. Να παρέχεται δυνατότητα αυτόματης έκθεσης των σημείων της εικόνας που είναι υπερφωτισμένα (Over-saturationwarningdisplay) ώστε να γίνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ρυθμίσεις πριν την λήψη της εικόνας.8. Να προσφέρεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της εικόνας με ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης, τη χρήση ψευδοχρωμάτων, τη μείωση του θορύβου κ.α.9. Να παρέχεται δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας με την προσθήκη σχολίων ή άλλων εργαλείων επισήμανσης όπως γραμμές, βέλη κ.α.10. Το λογισμικό να διαθέτει α) δυνατότητα καταγραφής του ιστορικού των εικόνων και εξαγωγής αυτών υπό μορφή αναφορών (reportgeneration&historytracking), β) λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης ζωνών και μπαντών, γ) δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης ή τροποποίησης ζωνών και μπαντών καθώς και βελτιστοποίηση των παραμέτρων ανίχνευσής των, δ) δυνατότητα αφαίρεσης background με διάφορες μεθόδους, ε) δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού μοριακού βάρους, ποσοτικοποίησης και υπολογισμού RFvalues, σχεδιασμού δενδρογράμματος, αυτόματης μέτρησης αποικιών, στ) δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε προγράμματα τύπου excel ή csv, ζ) λειτουργία ιστογράμματος και η) να μπορεί να εγκατασταθεί σε απεριόριστο αριθμό υπολογιστών χωρίς επιπλέον άδειες χρήσης και να είναι συμβατό με MicrosoftWindows 7, 8 ή 10 (32-bit ή 64-bit).11. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα standards: ΕΝ 61010-1-2001.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ • Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.

title: Εξοπλισμός διάρρηξης κυττάρων: Ομογενοποιητής υπερήχων

description: 1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΟ ομογενοποιητής υπερήχων θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να διαθέτει ισχύ τουλάχιστον 200W.2. Να έχει την ικανότητα ρύθμισης της ισχύος από 20 % - 100 %, σε βήματα του 1 %.3. Να έχει την ικανότητα ρύθμισης του παλμού από 10 % -100 %, σε βήματα του 0.1sec.4. Η συχνότητα λειτουργίας του να είναι στα 26 kHz.5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής.6. Να έχει την ικανότητα αυτόματης βαθμονόμησης.7. Να έχει την ικανότητα αυτόματης ρύθμισης της συχνότητας.8. Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας με ένδειξη σε oC όσο και F, από -50oC έως 200oC.9. Να διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη από 0,1sec έως 99 ημέρες και λειτουργία αυτόματου τερματισμού μόλις επιτευχθεί η τελική εισροή ισχύος (Ws, Wh, kWh).10. Να έχει την ικανότητα λειτουργίας καταγραφής δεδομένων του εύρους, της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας σε εσωτερική κάρτα μνήμης σειριακής θύρας.11. Να έχει την ικανότητα ανάγνωσης πληροφοριών και σφαλμάτων στην οθόνη της συσκευής.12. Η συσκευή να διαθέτει Ethernet θύρα για την σύνδεση της με ηλεκτρονικό υπολογιστή, και τον απομακρυσμένο έλεγχο της, μέσω δικτύου.13. Να έχει την δυνατότητα υποδοχής ρυγχών, από τιτάνιο, διαμέτρων από 1 έως 40mm για χρήση σε διάφορους όγκους δειγμάτων από 2 mL έως τουλάχιστον 1.000 ml.14. Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συστήματος ροής για συνεχόμενη χρήση.15. Να υπάρχει η δυνατότητα εγκλεισμού σε προστατευτικό ηχομονωτικό θάλαμο, παρεχόμενο από την ίδια εταιρεία με στηρίγματα για την τοποθέτηση της συσκευής και του δείγματος.16. Η συσκευή να είναι κατασκευής από ειδικό αντιβακτηριδιακό πλαστικό περίβλημα.17. Το βάρος της να μην ξεπερνάει τα 1.500 g.18. Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς, στηρίγματα για την τοποθέτηση της συσκευής και του δείγματος, ηχώδιο διαμέτρου 2mm και ηχώδιο διαμέτρου 7mm.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗi. Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’. ii. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.iii. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές, πρέπει να καλύπτονται και να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.• Η Ανάδοχος εταιρεία και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

title: Εξοπλισμός κλιβανισμού: Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης

description: ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟ προς προμήθεια κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει:• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος και μηχανικής αντοχής, DIN 1.4301.• Το εσωτερικό του θαλάμου εργασίας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, DIN 1.4301, σε ενιαίο φύλλο με βαθιά εξέλαση που να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και προστασία των αντιστάσεων από υγρά.• Να φέρει οπή εξαερισμού ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέσω πλήκτρου από το εμπρόσθιο μέρος του κλιβάνου. Να επιτρέπει την απαγωγή τυχόν υγρασίας κατά το στέγνωμα υγρών αντικειμένων, ταχύτερη ψύξη και εναλλαγή του εσωτερικού αέρος.• Η θερμοκρασία στο θάλαμο εργασίας να ρυθμίζεται από τουλάχιστον+5oC από το περιβάλλον έως τουλάχιστον τους 300oC.• Η επιλογή της θερμοκρασίας λειτουργίας (setpoint) να γίνεται με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1οC) έως τους 100oC και με ακρίβεια 0,5oC από τους 100oC και άνω.• Η ένδειξη της θερμοκρασίας λειτουργίας να είναι ψηφιακή με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1oC).2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ• Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα και κλείνει αεροστεγώς με διπλό λάστιχο και διπλό μηχανισμό μανδάλωσης πάνω και κάτω.• Η μόνωση, όσο και ο ολοσχερής διαχωρισμός του θαλάμου από τα τοιχώματα να εξασφαλίζει ότι το εξωτερικό του κλιβάνου θα παραμείνει ψυχρό κατά τη λειτουργία.• Οι αντιστάσεις να είναι ενσωματωμένες σε όλο το εσωτερικό τοίχωμα του κλιβάνου, εντός διαμορφωμένων αυλακών που παράλληλα εξυπηρετούν ως στηρίγματα των ραφιών. Να εξασφαλίζεται μεγίστη ισοκατανομή θερμοκρασίας.• Να φέρει ηλεκτρονικό controllerPID για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με ενσωματωμένο αυτοδιαγνωστικό σύστημα για γρήγορη αναγνώριση του λάθους. Επιπλέον, να φέρει ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη (1 λεπτού - 99 ημέρες), η θερμοκρασία να σταματά μετά τον προεπιλεγμένο χρόνο λειτουργίας.3.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝα φέρει πίνακα αφής για προγραμματισμό όλων των λειτουργιών με έγχρωμη απεικόνιση σε οθόνη TFTμε διαθέσιμες παράμετρους: Θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα, άνοιγμα οπής εξαγωγής αέρα,χρόνος προγραμματισμού.• Να φέρει υψηλών προδιαγραφών θερμοστοιχείο Pt 100, ClassA.• Να έχει λογισμικό για την ανάγνωση, προγραμματισμό και οργάνωση των δεδομένων της υγρασίας, με Ethernetinterface, USBstick με λογισμικό• AtmoCONTROL να διατίθεται κατ’ επιλογήν.• Να φέρει InterfaceEthernet στο πίσω μέρος της συσκευής για την ανάγνωση του πρωτοκόλλου λειτουργίας και για την σύνδεση σε δίκτυο.ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ• Να έχει διπλή προστασία από υπερθέρμανση: Ηλεκτρονική παρουσίαση και καταγραφή της θερμοκρασίας με ελεύθερη ρύθμιση της και μηχανικό ρυθμιστή ορίου TB σύμφωνο με το DIN 12 880.• Να έχει ψηφιακή οθόνη (LED) της πραγματικής και της προκαθορισμένης θερμοκρασίας καθώς και υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.• Να παρέχει διπλή προστασία από υπερθέρμανση:1. Μετά από λάθος του PID controller ή του αισθητηρίου Pt 100 σταματά (διακόπτεται) η λειτουργία των αντιστάσεων όταν η θερμοκρασία υπερβεί το προκαθορισμένο σημείο κατά (10oC).2. Καθορισμένος περιορισμός της θερμοκρασίας (ΤΒ) σταματά η λειτουργία των αντιστάσεων μόλις η θερμοκρασία περάσει τη μέγιστη θερμοκρασία του κλιβάνου.ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ• Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50HZ.• Το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει προδιαγραφές CEE για 400V.ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών καθώς και υποστήριξη σε Service και ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.

title: Εξοπλισμός κλιβανισμού: Επωαστήρας κυττάρων παρουσία CO2

description: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΟ προς προμήθεια επωαστικός κλίβανος CO2 να είναι σχεδιασμένος με βάση τα υψηλότερα πρότυπα για ακριβή έλεγχο και εύκολη λειτουργία.Πιο συγκεκριμένα:• Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων και διαστάσεων εσωτερικών τουλάχιστον 600x800*500 (ΠxΥxB), εξωτερικών το περισσότερο 800x1200x700 και βάρους το περισσότερο 120 kg.• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος και μηχανικής αντοχής, τύπου τουλάχιστον DIN 1.4301.• Να συνοδεύεται από 2 ανοξείδωτα διάτρητα ράφια με δυνατότητα να δεχθεί έως 12, καθώς επίσης και ένα δίσκο (tray) για τη συγκέντρωση συμπυκνωμάτων.• Να λειτουργεί με τάση 220V/50HZ.• Επιπροσθέτως, το εσωτερικό του θαλάμου εργασίας του να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας τουλάχιστον DIN 1.4301, Για την επίτευξη των επιθυμητών θερμοκρασιών λειτουργίας ο κλίβανος θα πρέπει να λειτουργεί με την τεχνολογία κλειστού χιτωνίου αέρος (air-jacket). Επιπλέον μέσα στον θάλαμο να παρέχεται η δυνατότητα βεβιασμένης κυκλοφορίας του αέρα μέσω ανεμιστήρα, εξασφαλίζοντας ταχεία επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του CO2.• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο πρωτόκολλο αυτόματης αποστείρωσης τουλάχιστον στους +160οC επί 1 ώρα (χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνεται ο αισθητήρας CO2).• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει διπλή πόρτα. Μία εξωτερική, ανοξείδωτη διπλού τοιχώματος με μαγνητικό κλείσιμο και στεγανωτικό λάστιχο και μια εσωτερική γυάλινη θερμαινόμενη για να αποφεύγεται η συμπύκνωση, με στεγανωτικό λάστιχο.• Η εξωτερική πόρτα να είναι θερμαινόμενη (με ενσωματωμένες αντιστάσεις) για την επίτευξη βέλτιστης ομοιομορφίας θερμοκρασίας και αποφυγή συμπυκνωμάτων υγρασίας στην εσωτερική γυάλινη πόρτα.• Ο κλίβανος θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς από μικροεπεξεργαστή και οθόνη παρουσίασης ρυθμίσεων, για τον έλεγχο και προγραμματισμό της θερμοκρασίας, υγρασίας, και του CO2• Η ρύθμιση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του μικροεπεξεργαστή με τουλάχιστον ένα (1) θερμοστοιχείο Pt 100 και ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης.• Ο κλίβανος θα πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία από τουλάχιστον +20οC μέχρι τουλάχιστον +50οC, και να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αποστείρωσης στους τουλάχιστον +180οC.• Επιπροσθέτως ο κλίβανος θα πρέπει, να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του χώρου επώασης. Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει πολλαπλή προστασία από υπερθέρμανση με ακουστικό και οπτικό alarm, ως ακολούθως:• a. Ξεχωριστό ρυθμιστή (ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή) για την προστασία από υπερθέρμανση με ψηφιακή ένδειξη - απεικόνιση για την τοποθέτηση υψηλού και χαμηλού ορίου θερμοκρασίας,• b. Επιπρόσθετο σύστημα (Λειτουργία Αυτόματης Ασφάλειας ASF)• c. Καθορισμένο περιορισμό της θερμοκρασίας (TB), Class 1 προστασία, oοποίος να σταματά τη λειτουργία των αντιστάσεων μόλις η θερμοκρασία περάσει τη μέγιστη θερμοκρασία του κλιβάνου.• d. Οπτικό-ακουστικό συναγερμό όταν η θερμοκρασία αποκλίνει από το προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείας.• Η συγκέντρωση του CO2 να ρυθμίζεται και να ελέγχεται ηλεκτρονικά με ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης και να απεικονίζεται ψηφιακά από 0-20 %, σε βήματα του 0,1 % βήματα υψηλής ακρίβειας. Το σύστημα μετρήσεως του CO2 να παρέχεται με ανιχνευτή υπερύθρων υψηλής ακριβείας και να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Τόσο η επιθυμητή όσο και η πραγματική περιεκτικότητα CO2 να απεικονίζονται ψηφιακά.• Η παροχή CO2 να ελέγχεται συνεχώς μέσω ηλεκτροβαλβίδος, η οποία διακόπτει την παροχή όταν ανοίξει η γυάλινη πόρτα.• Περιοχή ρύθμισης του να είναι από 0 %-20 % με επέκταση.• Η σχετική υγρασία, RH, να επιτυγχάνεταιαπό νερό που τοποθετείται σε δίσκο υγρασίας, στη βάση του θαλάμου και να απεικονίζεται ψηφιακά σε % RH με εύρος λειτουργίας από τουλάχιστον 40 % έως τουλάχιστον 95 %.

title: Εργαστηριακό σύστημα παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας

description: 1. Γενικά ελάχιστα στοιχεία:Η συσκευή θα πρέπει:1. Να παράγει Υπερκάθαρο νερό τύπου Ι και τύπου ΙΙΙ απ’ ευθείας από το νερό δικτύου.2. Να διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής 10l/h για το νερό τύπου ΙΙΙ.3. Το παραγόμενο νερό τύπου Ι να είναι σύμφωνο με όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας για το νερό τύπου Ι: ASTM, CLSI, CAP, και ISO.4. Το παραγόμενο νερό τύπου Ι να είναι κατάλληλο για κινητή φάση Υγρής Χρωματογραφίας καθώς επίσης και για προετοιμασία δειγμάτων GC, HPLC, AA, ICP-MS και μοριακή βιολογία.5. Η ειδική αντίσταση του νερού τύπου Ι να είναι 18.2 ΜΩ. cm στους 250C.6. Να παράγει νερό με ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) σε συγκέντρωση κατώτερη των 5 ppb.7. Να παράγει νερό με βακτήρια σε συγκέντρωση κατώτερη των 0.1 cfu / ml (με τελικό φίλτρο μεμβράνης 0,22 μm).8. Να παράγει νερό με σωματίδια (μεγέθους άνω των 0,22 μm) σε συγκέντρωση κατώτερη του ενός σωματιδίου ανά ml.9. Να δύναται να παρέχει υπερκάθαρο νερό τύπου Ι με ταχύτητα τουλάχιστον 2,0 L / min μετά το τελικό φίλτρο.10. Να διαθέτει λυχνία υπεριώδους διπλού μήκους κύματος (185/254nm).11. Να συνοδεύεται από απομακρυσμένο διανομέα, ο οποίος να διαθέτει οθόνη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ποιότητα του νερού καθώς και για τη κατάσταση του συστήματος.12. Ο απομακρυσμένος διανομέας να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από το σύστημα επεξεργασίας νερού.13. Να διαθέτει λειτουργία προγραμματιζόμενης παράδοσης όγκου. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να μπορεί να βαθμονομείται από το χρήστη.14. Να συνοδεύεται από εξωτερική δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων, με αισθητήρα στάθμης και φίλτρο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά και λυχνία UV ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου νερού από πιθανές επιμολύνσεις.15. Να συνοδεύεται από προφίλτρο τύπου stand με ενδείξεις εισερχόμενης και εξερχόμενης πίεσης ελεύθερου διαρροών και επιπλέον τέσσερεις ανταλλακτικές ρητίνες κατάλληλες για τουλάχιστον ένα (1) έτος απρόσκοπτης λειτουργίας.16. Οι ρητίνες να είναι κατάλληλες για μείωση της σκληρότητας, ιόντων, οργανικών και σωματιδίων.17. Να διαθέτει λειτουργία ωριαίας ανακυκλοφορίας, ώστε να μην αναπτύσεται μικροβιακό φορτίο εντός των σωληνώσεων, να διασφαλίζεται ότι το παραγόμενο νερό είναι εντός των ζητούμενων προδιαγραφών και να μεγιστοποιείται ο χρόνος ζωής των αναλωσίμων.18. Να διαθέτει οθόνη LCD και πληκτρολόγιο για τον χειρισμό του οργάνου και την παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος με προειδοποιητικά μηνύματα.19. Να διαθέτει σύστημα προστασίας διαρροών με αυτόματη βαλβίδα απομόνωσης.20. Να διαθέτει τη δυνατότητα να δείχνει την τιμή της ειδικής αντίστασης και της αγωγιμότητας αντισταθμισμένης με τη θερμοκρασία στους 25oC για όλους τους τύπους νερού.21. Να διαθέτει τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο 0,22 μm αλλά και τη δυνατότητα να δέχεται τελικό φίλτρο υπερδιήθησης.22. Η αντικατάσταση των αναλωσίμων και τη λάμπας UV να μπορεί να πραγματοποιηθεί από το χρήστη, όσο το δυνατόν πιο εύκολα.23. Το σύστημα να διαθέτει θύρα RS-232 για μεταφορά δεδομένων.2. Αναλώσιμα πληρότητας κατά την παράδοση:Να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα παρακάτω:• Τέσσερα (4) prefilter catridges για το προφίλτρο τύπου stand, κατάλληλα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος.• 2 προφίλτρα χρησιμοποιούμενα εν σειρά για την παραγωγή ύδατος τύπου Ι.• Λυχνία υπεριώδους διπλού μήκους κύματος 185 & 254nm.• Ένα (1) τελικό φίλτρο 0.22 μm.• Μία (1) προεγκατεστημένη μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ1. Το σύστημα να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που θα υποδειχθούν.2. Να γίνει πλήρης εκπαίδευση των αναλυτών που θα υποδειχθούν από το εργαστήριο στις λειτουργίες του οργάνου.3. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

title: Εξοπλισμός μικροσκοπικής παρατήρησης: Ανάστροφο μικροσκόπιο

description: 1.ΚΟΡΜΟΣΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει:• Σταθερό κορμό ανάστροφου μικροσκοπίου, με εστίαση στο άπειρο, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με οπτικά διορθωμένα στο άπειρο, με διακόπτη λειτουργίας (on/off) και ροοστάτη εντάσεως φωτισμού, με ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής ρύθμισης (τουλάχιστον 40 mm/περιστροφή) και λεπτής ρύθμισης (τουλάχιστον 0.2mm/περιστροφή),με ρύθμιση της σκληρότητας της αδρής εστίασης.• Ισχυρή φωτιστική πηγή με λυχνία σύγχρονης τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής, ενσωματωμένη στον κορμό.• Διοφθάλμια κεφαλή, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με εργονομική κλίση 45ο, και με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 50-75mm, ενσωματωμένη στον κορμό.2.ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει:• Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με ρυθμιζόμενη εστίαση.• Πλευρική έξοδο της φωτεινής δέσμης για την προσαρμογή ψηφιακού φωτογραφικού συστήματος με επιλογέα προβολής 2 θέσεων 100/0:0/100.• Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y),με διαστάσεις τουλάχιστον 240x150mm με δυνατότητα ρυθμιζόμενης κίνησης τουλάχιστον 120x70mm, με θέση για υποδοχείς (Inserts) διαφόρων δειγμάτων. Να συνοδευεται από υποδοχείς για τριβλία διαμέτρου 35 mmκαι 100 mm καθώς και για αντικειμενοφόρες πλάκες.• Αποσπώμενο συμπυκνωτή φωτεινής δέσμης, με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.3 και πολύ μεγάλη απόσταση εργασίας W.D.75mm, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία οπτικής για τεχνική αντίθεσης φάσης (Ph1 και Ph2) και ανάγλυφης εικόνας (όπως EmbossContrast ή Nomarski/DIC).• Φορέα αντικειμενικών φακών με πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις, ενσωματωμένο στον κορμό.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει αντικειμενικούς φακούς με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:• Αντικειμενικό φακό (Achromat), αχρωματικό, μεγέθυνσης 4x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD30mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.10.• Αντικειμενικό φακό (Achromat), αχρωματικό, μεγέθυνσης 10x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD7mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.25, κατάλληλο για αντίθεση φάσης Ph1.• Αντικειμενικό φακό (LWD Achromat), αχρωματικό, μεγάλης λειτουργικής απόστασης, μεγέθυνσης 20x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD3.9mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.40, κατάλληλο για αντίθεση φάσης Ph1.ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να παρέχεται μαζί με κάλυμμα προστασίας και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή διάρκειας δύο (2) ετών.• Να δοθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και αναλωσίμων από τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.• Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO – 9001.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές

title: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) θαλάμου νηματικής ροής.

description: 1. Το επίπεδο ασφαλείας του θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατάλληλο για επεξεργασία κυτταροτοξικών σκευασμάτων (cytotoxicsafety) με μετακινούμενο παράθυρο, με δύο στρώσεις από πλαστικοποιημένο ενισχυμένο γυαλί που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, πάχους τουλάχιστον 5mm, για την προστασία των χρηστών, του περιβάλλοντος και των δειγμάτων.2. Το ύψος του παραθύρου να ελέγχεται απομακρυσμένα αλλά και με διακόπτη στο πόδι ώστε να αποφεύγεται ο στροβιλισμός του αέρα από την μετακίνηση του αέρα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.3. Ο όγκος του εσωτερικού χώρου εργασίας να είναι τουλάχιστον 0,70 κυβικά μέτρα, και να μπορεί να δεχτεί υψηλές πιέσεις μεγαλύτερες των 20 kg, χωρίς να υπόκειται σε κάποια μόνιμη παραμόρφωση.4. O θάλαμος θα πρέπει να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για υπέρβαση ύψους παραθύρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συναγερμός για μη φυσιολογική ταχύτητα ροής αέρα καθώς επίσης και για την αντικατάσταση του φίλτρου.5. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου για τη βελτίωση της διεπαφής του χρήστη. Η ροή του αέρα και όλες οι λειτουργίες του θαλάμου να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή, και να εμφανίζονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD). Συγκεκριμένα να εμφανίζονται πληροφορίες τουλάχιστον για τις εξής παραμέτρους: Υγρασία, Θερμοκρασία, Χρόνος ζωής των φίλτρων και λυχνίας υπεριώδους, Ένδειξη για αλλαγή φίλτρου, Χρόνος λειτουργίας συστήματος, Ταχύτητα εισρροής, Λειτουργία airfilteringsystem, Κατάσταση λειτουργίας LED, Λειτουργία πρίζας, Κατάσταση λειτουργίας UV, Κατάσταση λειτουργίας πεντάλ για την μετακίνηση του παραθύρου.6. Για την αποστείρωσή του ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με λάμπα υπεριώδους (να εκπέμπει στην περιοχή 250-260 nm) ισχύος τουλάχιστον 30 W, για πιο αποτελεσματική απολύμανση.7. Ο φωτισμός να επιτυγχάνεται μέσω λαμπτήρων8. O θάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον 3 φίλτρα HEPA, ώστε να αποφεύγεται η χρήση αγωγού εξαγωγής. Τα φίλτρα να είναι τύπου “bag-inandbag-out” για να τη μέγιστη προστασία του προσωπικού, του περιβάλλοντος, και η διαδικασία να καθίσταται εύκολη και γρήγορη. Τα δύο φίλτρα HEPA, να έχουν αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη από 99.999 %, για σωματίδια μεγέθους 0.3μm, και το τρίτο φίλτρο, τύπου ULPA, να έχει αποτελεσματικότητα για 99,999 % για σωματίδια μεγέθους 0.1-0.2μm.Πλην των ανωτέρω χαρακτηριστικών ο θάλαμος θα πρέπει επιπρόσθετα:1. Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου που να μην ξεπερνά τα 65 db.2. Η κατανάλωσή του να μην υπερβαίνει τα 1000W.3. Να περιλαμβάνει στο εσωτερικό του τουλάχιστον 2 αδιάβροχες πρίζες, μία (1) βάνα αερίου και μία (1) βάνα νερού.4. Να περιλαμβάνει βαλβίδα αποστράγγισης.5. Η λυχνία υπεριώδους να είναι ικανή να αποστειρώσει το θάλαμο μετά τη χρήση του εντός 30 λεπτών.6. Να λειτουργεί σε τάση 220V/50-60Hz.7. Να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά που χαρακτηρίζουν τη βιολογική του ασφάλεια: NSF49,ENISO 14971:2009, EN:980:2008, EN 1041:2008, ENISO 13485:2003, EN61010:2001, EN613261:2006, EN12469:2000, να ακολουθεί δε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης βάσει της οδηγίας 2007/47/ΕΚ.8. Να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι εξωτερικές επιφάνειες να διαθέτουν επίστρωση από εποξειδική βαφή και να έχουν αντί μικροβιακή προστασία.9. Οι εσωτερικές του διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 1200x600x600mm (πλάτος x βάθος x ύψος), ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν αντίστοιχα τα 1400x800x2200 mm.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, καθώς και τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485 &ISO 14001.• Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.

title: Εργαστηριακός Υπερκαταψύκτης

description: Ο υπερκαταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:• Να πρόκειται για καταψύκτη που να εξασφαλίζει ψύξη τουλάχιστον -85oC ή χαμηλότερη.• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 680 λίτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 500 κουτιών για κρυοσωληνάρια ύψους 2”.• Ο προσφερόμενος καταψύκτης θα πρέπει να έχει μόνωση κενού πάχους τουλάχιστον μίας ίντσας σε συνδυασμό με οικολογικό αφρό.2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓια τη σωστή αποθήκευση του βιολογικού υλικού ο υπερκαταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας:• Να διαθέτει περιμετρικό θερμαντικό στοιχείο στην πόρτα και όχι στα πλάγια του θαλάμου, ώστε να μειωθεί η περίπτωση διαφυγής θερμότητας στο θάλαμο.• Να έχει εργονομικό χερούλι για άνοιγμα με το ένα χέρι και κλειδαριά.• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα με αντίστοιχες μονωμένες πόρτες. Οι εσωτερικές πόρτες να κλείνουν με ενσωματωμένους μαγνήτες και να μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό χωρίς να χρειάζονται ειδικά εργαλεία.• Να διαθέτει θύρα (port) εξισορρόπησης πίεσης που βοηθάει την γρήγορη επανάληψη του ανοίγματος της πόρτας.3.ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ• Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες πρόσβασης στο πίσω μέρος του θαλάμου.• Να διαθέτει έξοδο RS485, ξηρές επαφές και θύρα 4-20 mA για απομακρυσμένη παρακολούθηση του καταψύκτη.• Η πόρτα του καταψύκτη να μπορεί να ανοίγει τουλάχιστον έως τις 180 μοίρες για εύκολη πρόσβαση στα δείγματα.• Να διαθέτει οθόνη επαφής (touchscreen) για το χειρισμό, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη ρύθμιση των ορίων συναγερμού του καταψύκτη.• Να υπάρχει ένδειξη για την κατάσταση λειτουργίας του καταψύκτη (κανονική λειτουργία, πρόβλημα στη λειτουργία κ.λ.π.).• Να διαθέτει εικονίδια για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με συναγερμούς υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή πτώσης τάσης.• Να διατηρεί στη μνήμη τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία.• Να διαθέτει λειτουργία δοκιμής συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας.• Να υπάρχει ειδοποίηση για την ανάγκη συντήρησης (service) του καταψύκτη.• Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης του καταψύκτη μέσω διαδικτύου(cloud).• Να υπάρχει προστασία του καταψύκτη με κωδικούς ασφαλείας (Password) ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή των παραμέτρων από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.• Να διαθέτει μπαταρία για τη διατήρηση των ενδείξεων στον πίνακα λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.• Να μπορεί να αναγνωρίζει αν υπάρχει λανθασμένη τροφοδοσία ρεύματος και να ενημερώνει το χρήστη.• Η κατανάλωση ενέργειας να μην υπερβαίνει τις 15kWhr/ημέρα.• Η μέγιστη απόκλιση της θερμοκρασίας στους -80oC να μην υπερβαίνει τους ±5oC.• Ο χρόνος επαναφοράς της θερμοκρασίας στους -75oC μετά από άνοιγμα της πόρτας να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά.• Ο χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας από τους -80oC στους -50oC σε περίπτωση πτώσης τάσης να είναι τουλάχιστον 4 ώρες.• Το επίπεδο θορύβου να μην υπερβαίνει τα 50 db.• Το σύστημα ψύξης να χρησιμοποιεί φυσικά ψυκτικά HC (Υδρογονάνθρακες) σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό F-Gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης.• Οι διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 200 cmx 90 cmx100cm (Ύψος x Πλάτος x Βάθος).• Να δύναται να δεχθεί κυκλικό καταγραφικό 7 ημερών.• Ο καταψύκτης να δύναται προαιρετικά να δεχθεί σύστημα έκτακτης ανάγκης με χρήση διοξειδίου του άνθρακα ή με χρήση υγρού αζώτου.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών.• Ο καταψύκτης να διαθέτει πιστοποιητικό CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001.• Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ENISO-9001:2008, ENISO-13485:2003+AC:2007 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδος

title: Εξοπλισμός διάρρηξης κυττάρων: Oβίδα συσκευής λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης

description: • Η οβίδα θα πρέπει να είναι συμβατή με τη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης THERMO ELECTRON AMINCO FRENCH PRESSURE CELL PRESS, MODEL FA-079.• Πιο συγκεκριμέν η οβίδα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Διάμετρο 3" (7.6 cm),2. Κλειστό ύψος 11.38" (28.9 cm),3. Ανοιχτό ύψος 14.25" (36.5 cm),4. Ποσότητα δείγματος 35 ml μέγιστο,5. Ποσότητα δείγματος 1.2 ml ελάχιστο,6. Μέγιστη πίεση εργασίας 40,000 psiΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ• Ο προμηθευτής καθώς και ο κατασκευαστής θα πρέπει με έγγραφη δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως η προσφερόμενη οβίδα είναι συμβατή με τη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης “THERMOELECTRONAMINCOFRENCHPRESSURECELLPRESS, MODELFA-079” καταθέτοντας τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά της.• Επίσης θα πρέπει να βεβαιώσουν πως η χρήση της προσφερόμενης οβίδας δεν θα προκαλέσει καμία βλάβη ασυμβατότητας στη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης “THERMOELECTRONAMINCOFRENCHPRESSURECELLPRESS, MODELFA-079”.ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.ΓΕΝΙΚΑ1. Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.2. Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.3. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.4. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Κρυοαποθηκευτικές διατάξεις: Καταψύκτης θερμοκρασίας -300C

description: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟ καταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:• Να πρόκειται για καταψύκτη που να εξασφαλίζει ψύξη έως -30oC τουλάχιστον.• Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 240 λίτρα.• Να έχει εξωτερικές διαστάσεις το λιγότερο 90 x 120 x 70 cm• Το υλικό των πλευρικών τοιχωμάτων του προσφερόμενου καταψύκτη θα πρέπει να είναι από ατσάλι.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣΟ προσφερόμενος καταψύκτης θα πρέπει:• Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+++.• Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειάς του να μην υπερβαίνει τα 0,400 kWh / 24h και να είναι κλάσης κλίματος SN-T ή αντίστοιχης αποτελεσματικότητας.• Να διαθέτει συνολική μικτή χωρητικότητα 250 λίτρα τουλάχιστον.• Να λειτουργεί σε τάση 220-240 V ~, συχνότητα 50 Hz με φορτίο σύνδεσης 1,0 A.• Να παρέχει διάρκεια αποθήκευσης σε βλάβη τουλάχιστον 60 ώρες.• Να παρέχει δυναμικότητα κατάψυξης τουλάχιστον 25 kg στις πρώτες 24 ώρες.3. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ• Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 κρεμαστές θήκες.• Να ανοίγει με εργονομική λαβή και το υλικό της πόρτας του να είναι από ατσάλι.• Το σύστημα ελέγχου του να είναι ψηφιακό, ο συναγερμός της πόρτας του ηχητικός καθώς και η προειδοποίηση της βλάβης του οπτικοακουστική.• Να διαθέτει λειτουργία SuperFrost η οποία να ρυθμίζεται ανάλογα της ποσότητας.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον (1) έτους.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη αντίστοιχων συστημάτων σε πελάτες του στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.• Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.• Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Βιοαντιδραστήρας κοίλης ίνας υψηλού αριθμού κυττάρων

description: Ο βιοαντιδραστήρας κοίλης ίνας θα πρέπει να επιτρέπει την καλλιέργεια κυτταρικών σειρών εντόμων και θηλαστικών τόσο σε συνθήκες εναιωρήματος όσο και σε συνθήκες προσκόλλησης. Θα πρέπει να εξασφαλίζει: (i) τη δημιουργία μικροπεριβάλλοντος όσον αφορά την παροχή του θρεπτικού υποστρώματος καθώς και την αφαίρεση των μεταβολικών παραπροϊόντων, (ii) μεγάλο λόγο της επιφάνειας προς τον όγκο του υποστρώματος, (iii) την αύξηση των κυττάρων σε υψηλά επίπεδα, (iv) την προστασία των κυττάρων από το μηχανικό στρες καθώς και (v) την τρισδιάστατη αύξηση των κυττάρων (άξονες x, y, z).Το σύστημα θα πρέπει να παρέχεται πλήρες, να έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να εισέρχεται σε συμβατικούς κλιβάνους CO2 εσωτερικής χωρητικότητας τουλάχιστον 50 lt και να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:1. Kασέτα ανάπτυξης κυτταρικών σειρών τεχνολογίας κοίλης ίνας,2. Αντλία λειτουργίας του συστήματος,3. Προσαρμογείς σύνδεσης των δοχείων του συστήματος.ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΙ. KΑΣΕΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΛΗΣ ΙΝΑΣ1. Η κασέτα ανάπτυξης των κυτταρικών σειρών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κοίλες ίνες χαμηλού μοριακού βάρους τουλάχιστον 5 kDa στο 50 % του σημείου κορεσμού της ώστε να μπορεί να κατακρατά ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες μοριακού βάρους τουλάχιστον 5-100 kDa.2. Θα πρέπει να είναι κατάλληλη τουλάχιστον για καλλιέργειες διαδεδομένων κυτταρικών τύπων, όπως CHO, HeLa, HEK293 καθώς και κυτταρικών σειρών εντόμων.3. Θα πρέπει να επιτρέπει την αύξηση των κυττάρων σε συγκεντρώσεις τουλάχιστον 109 κυττάρων/ml και την παραγωγή τουλάχιστον 100 μg/ml ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης ανά 20 ml θρεπτικού υποστρώματος.4. Η επιφάνεια των κοίλων ινών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4000 cm2, το υλικό τους τεχνολογίας LowfluxPS ή αντίστοιχης και ο όγκος κυκλοφορίας του υποστρώματος τουλάχιστον 20 ml.IΙ. ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ1. Η αντλία λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να είναι συμβατή και να λειτουργεί με τουλάχιστον μία κασέτα ανάπτυξης κυτταρικών σειρών τεχνολογίας κοίλης ίνας όπως περιγράφηκε προηγουμένως.2. Θα πρέπει να είναι ικανή να παρέχει το θρεπτικό υπόστρωμα σε όγκους τουλάχιστον 200 ml/λεπτό, ύστερα από εφαρμογή θετικής πίεσης διαθέτοντας μηχανισμό αποφόρτισης της φθοράς που προκαλείται στη συνδεσμολογία.3. Η παροχή του υποστρώματος θα πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλο μηχανισμό ο οποίος θα μπορεί να τοποθετείται και να προγραμματίζεται αυτόνομα εκτός του επωαστικού κλιβάνου με σύνδεση διαμέσω πολύ λεπτού καλωδίου.4. Οι διαστάσεις της αντλίας θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 30 cmX50cmX30 cm.5. Η αντλία θα πρέπει να λειτουργεί στα 100/120/220 volts 50/60 Hz μέσω ενιαίου τροφοδοτικού.III. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣTo σύστημα θα πρέπει να παρέχεται πλήρες για λειτουργία με προσαρμογείς σύνδεσης ως εξής:a. Ένα (1) πώμα 33 mm κατάλληλο για σύνδεση στα συνήθη γυάλινα εργαστηριακά μπουκάλια, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),b. Ένα (1) πώμα 38 mm κατάλληλο για σύνδεση στα συνήθη πλαστικά εργαστηριακά μπουκάλια, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),c. Ένα (1) πώμα 45 mm κατάλληλο για σύνδεση σε μπουκάλια υποστρωμάτων GIBCO® ή παρόμοιας κατασκευής άλλων εταιρειών, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),d. Ένα (1) πώμα συγκέντρωσης της κεντρικής δεξαμενής που θα διαθέτει πέντε σωλήνες τροφοδοσίας (δύο προς σύνδεση με την κασέτα ανάπτυξης, δύο για παροχή διαλύματος από και προς την κεντρική δεξαμενή και έναν για σύνδεση με το σύστημα αερισμού, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διατήρηση σταθερής πίεσης στην κεντρική δεξαμενή).ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

title: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».


name: «ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

name: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

name: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

description: 800 ΤΕΜ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 2 ΣΤΟΜΙΩΝ DN150 ΡΝ16 L=1600-1800MM

description: 200 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ300 D400

description: 800 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ) DN50 ΡΝ16

description: 300 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚ ΜΕ ΕΛΑΤ-ΠΛΗΡΗΣ) DN80 ΡΝ16

description: 200 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ) DN150 ΡΝ16

description: 300 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ) DN100 ΡΝ16

description: 5 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN300 ΡΝ25

description: 15 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN300 ΡΝ16

description: 15 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN250 ΡΝ16

description: 5 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN200 ΡΝ25

description: 10 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN200 PN16

description: 25 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN150 ΡΝ25

description: 5 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN150 ΡΝ16

description: 30 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN100 ΡΝ16

description: 20 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN80 ΡΝ25

description: 10 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN80 ΡΝ16

description: 20 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN50 ΡΝ25

description: 25 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN50 ΡΝ16

description: 50 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ900 D400

description: 150 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ600 D400

description: 800 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ 750x750 D400) Ή (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ760 D400) - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

description: 450 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 600x900 D400

description: 850 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 600x700 D400

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υλικών Δικτύου Ύδρευσης και συγκεκριμένα προμήθεια Ανθρωποθυρίδων για φρεάτια, Πυροσβεστικών Κρουνών, Φίλτρων Προστασίας και Βαλβίδων Αντεπιστροφής, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δικτύου Ύδρευσης.


measure: foreignBidsFromEU

title: Τμήμα Δ: Γεωγραφική ενότητα Κεντρικής ΕΛΛΑΔΑΣ και Δυτικής Μακεδονίας.

description: Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε Κ.Υ.Τ. και Υ/Σ αρμοδιότητας τής Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (Δ.Σ.Σ.Μ.) της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

title: Τμήμα Ε: «Γεωγραφική ενότητα Βόρειας ΕΛΛΑΔΑΣ».

title: Τμήμα Γ: «Γεωγραφική ενότητα Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ».

title: Τμήμα Β: «Γεωγραφική ενότητα Πελοποννήσου».

title: Τμήμα Α: «Γεωγραφική ενότητα Αττικής, Εύβοιας και Λοιπής Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ».

street: Δυρραχίου 89 και Κηφισού

name: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. - Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

id: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΔΜΗΕ)Α.Ε.


name: Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

title: Οπωροκηπευτικά - είδη μαναβικής.

description: Αφορά σε προμήθεια διαφόρων οπωροκηπευτικών και φρούτων.

title: Μαγειρικά έλαια - ελαιόλαδο.

description: Προμήθεια έξτρα παρθένου ελαιολάδου.

title: Κατεψυγμένα λαχανικά.

description: Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών.

title: Κατεψυγμένα ψάρια - θαλασσινά είδη.

description: Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών.

title: Κατεψυγμένα κρέατα - πουλερικά.

description: Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών κρέατος.

title: Νωπά κρέατα - πουλερικά.

description: Προμήθεια ειδών νωπών κρεάτων.

title: Αυγά φρέσκα.

description: Προμήθεια αυγών φρέσκων.

title: Είδη τυροκομείου.

description: Προμήθεια τυροκομικών.

title: Είδη παντοπωλείου.

description: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου.

title: Είδη αρτοποιείου.

description: Προμήθεια ειδών άρτου.

title: Αλμυρές πίτες.

description: Προμήθεια: κατεψυγμένες πίτσες.

description: Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας του Καταστήματος Κράτησης Αλικαρνασσού.CPV:1) 15300000-1·2) 15411200-4·3) 15331170-9·4) 15220000-6·5) 15119000-5·6) 15119000-5·7) 03142500-3·8) 15540000-5·9) 15800000-6·10) 15810000-9· 11) 15812121-7.


name: MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.

name: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

description: 4.4: Προμήθεια βιντεολαρυγγοσκοπίου (τεμ. 2). Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 124977.

description: 4.2: Προμήθεια στρώματος θεραπείας κατακλίσεων αυτόματης ρύθμισης πίεσης (τεμ. 8). Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 124976.

title: ΔΙΑΚ. 23Γ/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: 4.2: «ΣΤΡΩΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕ

description: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 23Γ/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: 4.2: «ΣΤΡΩΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ(τεμ. 8)», 4.4: «ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ (τεμ. 2)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.728,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  ΥΠΟΕΡΓΟ 4./4.2: Προμήθεια  στρώματος θεραπείας κατακλίσεων αυτόματης ρύθμισης πίεσης(τεμ. 8)4.4:Προμήθεια βιντεολαρυγγοσκοπίου(τεμ. 2)

street: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1