name: ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Ν. ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

title: Κρυοαποθηκευτικές διατάξεις: Δεξαμενή αποθήκευσης κυττάρων υγρού αζώτου

description: 1. Γενικά ελάχιστα στοιχεία:Κατ΄ελάχιστο:• Να πρόκειται για δοχείο συντήρησης κρυοσωληναρίων σε κουτιά σε υγρό άζωτο.• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 6.000 κρυο-σωληναρίων των 2 ml.• Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 180 lt υγρού αζώτου.• Να διαθέτει μόνωση κενού που ελαχιστοποιεί την εξάτμιση και μειώνει ελαχιστοποιεί τα έξοδα λειτουργίας.• Ο χρόνος στατικής συντήρησης (static holding time) να είναι τουλάχιστον 185 ημέρες.• Η διάμετρος του ανοίγματος του δοχείου να είναι τουλάχιστον 20 cm.• Να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος του καπακιού.• Να περιλαμβάνει 6 rack από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλα για την τοποθέτηση τουλάχιστον 10 κουτιών των 100 θέσεων το καθένα.• Οι διαστάσεις του δοχείου να είναι μέγιστο 70 Χ 100cm (διάμετρος Χ ύψος) και το βάρος του λιγότερο από 80 κιλά.• Να προσφέρεται με εξάρτημα παρακολούθησης του επιπέδου πλήρωσης σε υγρό άζωτο (LN2).• Να προσφέρεται με τροχήλατη βάση για εύκολη μετακίνηση.• Να υπάρχουν διαθέσιμα εξαρτήματα όπως: τροχήλατο μεταφοράς, ειδική λαβίδα ανάκτησης δειγμάτων κ.λ.π.• Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ1. Το σύστημα να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που θα υποδειχθούν.2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους για τα διάφορα εξαρτήματα και τριών (3) ετών για τη δεξαμενή. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001.• Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά EN ISO-9001:2008, EN ISO-13485:2003+AC:2007 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Εξοπλισμός και παρελκόμενα διαχωρισμού στερεής και υγράς φάσης: Κεφαλές υπερφυγοκέντρου

description: Η ζητούμενη κεφαλή φυγοκέντρησης να είναι σταθερής γωνίας (fixed-angle), με γωνία τοποθέτησης των σωληναρίων 24ο ως προς τον άξονα της κεφαλής.2. Να είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο για μέγιστη αντοχή.3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της να είναι τουλάχιστον 70.000 στροφές το λεπτό, ή μεγαλύτερη.4. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται σε αυτή να είναι τουλάχιστο 450.000xG ή μεγαλύτερη.5. Ο μέγιστος όγκος που να μπορεί να δεχθεί να είναι τουλάχιστον 160 ml.6. Να διαθέτει δώδεκα (12) θέσεις υποδοχής σωληναρίων υπερφυγοκέντρου.7. Να έχει τιμή του παράγοντα k-factor 36 ή μικρότερη.8. Η κεφαλή να είναι συμβατή με τις υπερφυγοκέντρους Optima L-90K και Optima L8-80M της Beckman Coulter, τις οποίες διαθέτει το Iνστιτούτο Βιοεπιστημών και Eφαρμογών.9. Να δέχεται μεγάλη ποικιλία σωληναρίων υπερφυγοκέντρησης, όπως πλαστικά σωληνάρια ανοιχτού τύπου, σωληνάρια που σφραγίζουν (για μεγαλύτερη ασφάλεια και για την επίτευξη υψηλών στροφών), πλαστικών μπουκαλιών κ.α.10. Να συνοδευεται από το επίσημο ενημερωτικό υλικό ορθής χρήσης και συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας.11. Να αποσταλεί στο εργαστήριο του Ινστιτούτου με ευθύνη του προμηθευτή.ΟΜΑΔΑ Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Β’1. Η ζητούμενη κεφαλή φυγοκέντρησης να είναι τύπου swinging-bucket.2. Να είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο για μέγιστη αντοχή.3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της να είναι τουλάχιστον 40.000 στροφές το λεπτό, ή μεγαλύτερη.4. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται σε αυτή να είναι τουλάχιστο 285.000xG ή μεγαλύτερη.5. Ο μέγιστος όγκος που να μπορεί να δεχθεί να είναι τουλάχιστον 84ml.6. Να διαθέτει έξι (6) θέσεις υποδοχής σωληναρίων υπερφυγοκέντρου.7. Να έχει τιμή του παράγοντα k-factor 137 ή μικρότερη.8. Η κεφαλή να είναι συμβατή με τις υπερφυγοκέντρους Optima L-90K και Optima L8-80M της Beckman Coulter, τις οποίες διαθέτει το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών9. Να δέχεται μεγάλη ποικιλία σωληναρίων υπερφυγοκέντρησης, όπως πλαστικά σωληνάρια ανοιχτού τύπου, και σωληνάρια που σφραγίζουν (για μεγαλύτερη ασφάλεια και για την επιτευξη υψηλών στροφών).10. Να συνοδευεται από το επίσημο ενημερωτικό υλικό ορθής χρήσης και συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας.11. Να αποσταλεί στο εργαστήριο του Ινστιτούτου με ευθύνη του προμηθευτήΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών και για τις 2 κεφαλές.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές

title: Εξοπλισμός και παρελκόμενα διαχωρισμού στερεής και υγράς φάσης: Φυγόκεντρος μεγάλων όγκων

description: Η φυγόκεντρος θα πρέπει να παρέχεται με τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να είναι ψηφιακή επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος μέγιστης ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρησης 4x750ml καθώς και 20 μικροπλακών τουλάχιστον.2. Να επιτυγχάνει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 22.130g και 14.000rpm.3. Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση κεφαλής και σύστημα ανίχνευσης ανισοφορτωμένων δειγμάτων.4. Να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη τουλάχιστον 90 προγραμμάτων και να περιέχει κομβία ταχείας ανάκλησης προγραμμάτων.5. Να έχει τουλάχιστον 10 βαθμίδες επιτάχυνσης και 10 βαθμίδες επιβράδυνσης για την προστασία των ευαίσθητων δειγμάτων.6. Να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον από -10oC έως + 40oC7. Να διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία στο θάλαμο ακόμα και μετά το τέλος της φυγοκέντρησης.8. Το ύψος της με ανοικτό καπάκι να μην υπερβαίνει τα 100 cm9. Οι διαστάσεις της βάσης να μην υπερβαίνουν τα 80cm × 70cm10. Να έχει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης μετά από το λιγότερο 8 ώρες αχρησίας για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του συμπιεστή.11. Να έχει σύστημα προγραμματιζόμενης αυτόματης έναρξης πρόψυξης την καθορισμένη ώρα και ημέρα χωρίς παρέμβαση του χρήστη.12. Τα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία να μην ξεπερνούν τα 60dBa.13. Nα διαθέτει επιλογή σύντομης φυγοκέντρησης (quickspin) με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλλά και επιλογή συνεχούς λειτουργίας.14. Κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης να επιτρέπει τη τροποποίηση της ταχύτητας, του χρόνου, της θερμοκρασίας καθώς και των βαθμίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.15. Να διατίθενται προς επιλογή κεφαλές φυγοκέντρησης με προστασία από βιοεπιμόλυνση. Η πιστοποίηση να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΩΝΗ φυγόκεντρος θα πρέπει να παρέχεται πλήρης και έτοιμη για λειτουργία περιλαμβάνοντας τουλάχιστον 3 κεφαλές με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Μία (1) αρθρωτή κεφαλή χωρητικότητας έως 4x500ml με δυνατότητα μικτής φόρτωσης ταυτοχρόνως σωληναρίων και μικροπλακών, η οποία να επιτυγχάνει ταχύτητα τουλάχιστον 3.200 g και 4.000 rpm, κατασκευαστής να εγγυάται την καλή λειτουργία της αρθρωτής κεφαλής για τουλάχιστον 100.000 κύκλους φυγοκέντρησης. Όλοι οι αντάπτορες, τα δοχεία και τα καπάκια της αρθρωτής κεφαλής να είναι αποστειρώσιμα. H αρθρωτή κεφαλή να έχει τη δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 4 φλασκών τύπου Τ25και να συνοδεύεται από αντίστοιχους υποδοχείς για: a. 48 x 15mlfalcontubes, b. 20 x 50mlfalcontubes, c. 40 x 1.5/2mltubes, d. 16 x 96/384-wellmicroplates, e. 4 xdeepwellplates, f. 8 xcellcultureplates, g. 4 xfiltrationplates.2. Mία (1) γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 6 x 250ml φιαλών, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 15.000 g και 10.000 rpm με καπάκι βιοασφάλειας. Η πιστοποίηση να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή. Η κεφαλή να δέχεται και να συνοδεύεται από υποδοχείς για 24 x 15ml κωνικά σωληνάρια και 6 x 50ml κωνικά σωληνάρια.3. Μία γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 30 σωληναρίων των 1.5/2.0ml, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 20.500g και 13,500rpm, με καπάκι βιοασφαλείας. Η πιστοποίηση βιοασφάλειας να δίδεται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον κατασκευαστή.Η γωνιακή κεφαλή να συνοδεύεται από 30 αντάπτορες για σωληνάρια PCR 0.2ml.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.• Να βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη.• Η φυγόκεντρος να πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας κατά τα πρότυπα EN 61010-1 και EN 378-2.• Ο προσφέρων να προσκομίζει ισχύουσα - κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού - εξουσιοδότηση του κατασκευαστή για την διάθεσή και υποστήριξη των προϊόντων του στην Ελλάδα

title: Σύστημα ανίχνευσης φθορισμού για εφαρμογές multiplex

description: Το σύστημα θα πρέπει:1. Να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την γρήγορη και μεγάλης ακριβείας ποσοτικοποίηση πολλαπλών βιοδεικτών σε μια μεγάλη ποικιλία δειγμάτων.2. Να μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον 50 δοκιμές ταυτόχρονα.3. Να διαθέτει σχεδιασμό που βασίζεται στην τεχνολογία απεικόνισης με κάμερα CCD (διάταξη σύζευξης φορτίου) και να εκτελεί ανοσοανιχνεύσεις χρησιμοποιώντας μαγνητικά σφαιρίδια4. Να μπορεί να αναλύσει σε 60 λεπτά το αργότερο, τουλάχιστον 50 βιοδείκτες ανά βοθρίο ενός ενός τρυβλίου 96 βοθρίων, χρησιμοποιώντας το πολύ 25 μl δείγματος και αργότερο σε 60 min.5. Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει αρκετά και όχι λιγότερο από 100 panels ποσοτικοποίησης πολλαπλών βιοδεικτών τα οποία θα μπορούν να κάνουν χρήση των μαγνητικών σφαιριδίων και να είναι διαθέσιμα για το σύστημα. Ιδιαίτερα όσον αφορά αναλύσεις κυτταρικής σηματοδότησης να διατίθενται τουλάχιστον οι ακόλουθοι βιοδείκτες: 4E‐BP1 (Thr37/46), 4E‐BP1 (total), Akt/PKB (Ser473), Akt/PKB (total), Akt1 (Ser473), Akt1 (total),Akt2 (Ser474), Akt2 (total), Akt3 (Ser472), Akt3 (total), ATF2 (Thr71), ATR (total), BAD (Ser112), BAD (total), BAX (total), Bcl‐2 (Ser70), Bcl‐2 (total), Bcl‐xL/BAD (interaction), Bcl‐xL (total), β‐Tubulin (total), Blk (Tyr389), BIM, Caspase 3 (Active), Caspase 8 (Active, total), Caspase 9 (Active, total), CD3Ɛ (pan Tyr), Chk1 (Ser345), Chk2 (Thr68), c‐Jun (Ser73), c‐Kit (pan Tyr), c‐Met/HGFR (pan Tyr), c‐Myc (total), CREB (Ser133), CREB (total), eIF2a (Ser51), eIF‐4B (Ser422), eIF‐4E (Ser209), eIF‐4G (Ser1108), ErbB1/EGFR (pan Tyr), ErbB2/HER2 (pan Tyr), ErbB3/HER3 (pan Tyr), ErbB4/HER4 (pan Tyr), Erk/MAPK 1/2 (Thr185/Tyr187), Erk/MAPK 1/2 (total), FADD (Ser194), FGFR1 (pan Tyr), Fgr (Tyr412), Flt3 (pan Tyr), Fyn (Tyr420), GAPDH (total), GSK3α (Ser21), GSK3α (total), GSK3β (Ser9), GSK3β (total), H2A.X (Ser139), Hck (Tyr411), HSP27 (Ser78), IGF1R (pan Tyr), IGF1R (Tyr1135/1136), IGF1R (total), IR (pan Tyr), IR (Tyr1162/1163), IR (total), IRS1 (Ser636), IRS1 (total), IκBα (Ser32), Iκκα/β (Ser177/181), JNK/SAPK1 (Thr183/Tyr185), JNK/SAPK1 (total), LAT (pan Tyr), Lck (pan Tyr), Lck (Tyr394), Lyn (Tyr397), Mcl‐1/BIM (interaction), Mcl‐1 (total), MDM2 (total), MEK1 (Ser222), MSCFR (pan Tyr), MSK1 (Ser212), mTOR (Ser2448), mTOR (total), NFκB (Ser536), NFκB (total), NOXA/Mcl‐1 (interaction), p21 (total), p38/SAPK2A/B (Thr180/Tyr182), p38/SAPK2A/B (total), p53 (Ser15), p53 (Ser46), p70S6 Kinase (Th389/412), p70S6 Kinase (total), PARP, Cleaved (total), PDGFRα (pan Tyr), PDGFRβ (pan Tyr), PTEN (Ser380), PTEN (total), RPS6 (Ser235/236), RPS6 (total), SMAD2 (Ser465/467), SMAD3 (Ser423/425), SMAD4 (total), Src (Tyr419), STAT1 (Tyr701), STAT1 (total), STAT2 (Tyr690), STAT3 (Tyr705), STAT3 (Ser727), STAT3 (total), STAT5A/B (Tyr694/699), STAT5A/B (total), STAT6 (Tyr641), Syk (pan Tyr), TGFβRII (total), TIE1 (pan Tyr), TIE2 (pan Tyr), TNFR1 (total), TSC2 (Ser939), TSC2 (total), VEGFR1/Flt‐1 (pan Tyr), VEGFR2/KDR/Flk‐1 (pan Tyr), VEGFR3/Flt‐4 (pan Tyr), Yes (Tyr421), ZAP‐70 (pan Tyr), όπου τα αμινοξέα εντός παρενθέσεως αντιστοιχούν σε θέσεις φωσφορυλίωσης.6. Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία λειτουργικού συστήματος xMAP® και να παρέχεται με λογισμικό ανάλυσης πολλαπλών δεικτών (Multiplex Assays Analysis Software).7. Να μετακινείται εύκολα από πάγκο σε πάγκο και από εργαστήριο σε εργαστήριο.Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς τους παράγοντες:A.ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ• Πρόσληψη όγκου δείγματος: Το περισσότερο ±5 %• Ταξινόμηση των μικροσφαιριδίων μεγαλύτερη ή ίση του 80 %• Εσφαλμένη ταξινόμηση μικροσφαιριδίων μικρότερη ή ίση του2%.• Να δύναται να διαχωρίσει έως τουλάχιστον 50 μοναδικά xMAP μικροσφαιρίδια σε ένα δείγμα.• Έλεγχος θερμοκρασίας: το περισσότερο ±1oC από τον στόχο.• Να δύναται να αφαιρέσει αυτόματα το θόρυβο εκπομπής φθορισμού στα 590 nm λόγω του υγρού περιβάλλοντος (solublebackground) από τις τιμές έντασης φθορισμού του δείγματος.

title: Ενιαίο αυτοματοποιημένο σύστημα χειρισμού υγρών (compact automated pipetting system)

description: ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ• Το σύστημα θα πρέπει να είναι ρομποτικής τεχνολογίας ανοικτής αρχιτεκτονικής κατάλληλο για εφαρμογές χειρισμού υγρών δειγμάτων, PCRSetup και μικροβιολογίας, ενώ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναβαθμιζόμενο μελλοντικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τεχνικές όπως DNAextraction, ELISA κλπ.• Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει ικανότητα εκτέλεσης και πρωτοκόλλων πιπεταρίσματος υγρών δειγμάτων έτσι ώστε να διευκολύνονται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες χειρισμού δειγμάτων από το εργαστήριο.• Να διαθέτει επιφάνεια εργασίας απολύτως ελεύθερη έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει τους κατάλληλους φορείς, στατώ και περιέκτες της απολύτου επιλογής του ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε φορά και να ορίσει τις θέσεις τους ελεύθερα μέσω του λογισμικού του συστήματος.• Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης συριγγών διαφορετικών χωρητικοτήτων τουλάχιστον στο εύρος όγκων από 50 μέχρι και 5.000 μL.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΕπιπροσθέτως το σύστημα θα πρέπει,• Να έχει δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον δύο ειδών ρυγχών για πιπετάρισμα αντιδραστηρίων: (i) για επαναχρησιμοποιούμενα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από teflon, κατάλληλα για τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες χρήσεις χωρίς πρόβλημα και (ii) για μιας χρήσεως πλαστικά με ή χωρίς φίλτρο, όγκων 10, 200μl και 1.000μl. Όλα τα μεγέθη ρυγχών να δύναται να εφαρμόζονται στο ίδιο ρύγχος.• Να διαθέτει βραχίονα πιπεταρίσματος υγρών δειγμάτων τουλάχιστον οκτώ (8) ρυγχών με ικανότητα κίνησης κατά τους τρεις άξονες (x, y, και z) στην επιφάνεια εργασίας του ρομποτικού συστήματος, ελεγχόμενος πλήρως από το λογισμικό του συστήματος.• Να χρησιμοποιεί τιπς μιας χρήσεως και να έχει τη δυνατότητα και ταυτόχρονου πιπεταρίσματος σε μικρόπλακες των 96 και 384 βοθρίων αλλά και ικανότητα πιπεταρίσματος και αναρρόφησης διαλυμάτων από δοκιμαστικούς σωλήνες μεγάλου μήκους.• Να διαθέτει την ικανότητα μελλοντικής εγκατάστασης ρομποτικού βραχίονα με τουλάχιστον ένα (1) ρύγχος και με ικανότητα κίνησης κατά τους τρεις άξονες (x, y, και z) στην επιφάνεια εργασίας του ρομποτικού συστήματος, ελεγχόμενος πλήρως από το λογισμικό του συστήματος.3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΤα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφουν τις απαιτήσεις λειτουργίας ως προς τη διαχείριση υγρών δειγμάτων εντός του εργαστηρίου:• Οι ρομποτικοί βραχίονες που τοποθετούνται στο όργανο θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μέγιστης διαδρομής κίνησης: μέχρι και τουλάχιστο 65 cm στον άξονα των x (διαμήκης άξονας), μέχρι και τουλάχιστο 25 cm στον άξονα y (εγκάρσιος άξονας) και τουλάχιστον 20 cm στον άξονα z (κατακόρυφος άξονας).• Η αναλυτική ικανότητα (resolution) για την κίνηση σε κάθε έναν από τους τρείς άξονες x, y και z είναι ίση με λιγότερο ή ίσο από 0,1mm.• Η επαναληψιμότητα τοποθέτησης του βραχίονα (positioningrepeatability) να είναι τουλάχιστον ίση ή καλύτερη από +0,15 mm και για τους δύο άξονες (x,y) του επιπέδου.• Να διαθέτει ενσωματωμένους ανιχνευτές που ελέγχουν την καλή εφαρμογή των tips συνεχώς, κατά την διάρκεια του πιπεταρίσματος και της κίνησης του βραχίονα.• Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης της ύπαρξης υγρού (liquiddetection) και μικρών όγκων τουλάχιστον ίσους με 50 μL.• Να διαθέτει ακρίβεια πιπεταρίσματος (precision) ίση ή καλύτερη από 0,5 % όταν εγχύεται όγκος 100 μL.• Να διαθέτει δυνατότητα έγχυσης όγκων από 2μL έως και 1.000μL τουλάχιστον.• Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής του αναβάθμισης έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του να ενσωματώσει ρομποτικό βραχίονα μεταφοράς μικροπλακών με ικανότητα κίνησης και στους τρεις άξονες (x,y,z) και ικανότητα περιστροφής (pivoting) σε εύρος 270 μοιρών. Ο βραχίονας θα πρέπει να είναι ικανός να μετακινήσει ασκώντας ρυθμιζόμενη πίεση οποιοδήποτε αντικείμενο με διαστάσεις ίσες με τις εξωτερικές διαστάσεις μιας μικροπλάκας. Ο βραχίονας θα πρέπει να μπορεί να μετακινήσει αυτόματα μικροπλάκες σε φωτόμετρο και πλυστικό ELISA

title: Σύστημα ανάλυσης πηκτών

description: 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΤο σύστημα ανάλυσης πηκτών αγαρόζης για τη σήμανση DNA/RNA μορίων με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).2. Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:• Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον 16.0 megapixels, με δυνατότητα μεγέθυνσης τουλάχιστον 5x (Optical Zoom), ανάλυση (Pixel Resolution) τουλάχιστον 4600x3400, εστιακό μήκος (Focal Length) 5.0 (W) - 25.0 (T) mm (ισοδύναμο για 35mm film: 28140mm), διάφραγμα f/2.8 (W) -f/6.9 (T), και κάρτα μνήμης SD τουλάχιστον 4 GB.• Σκοτεινό θάλαμο, κατά προτίμηση κωνικό με λαβές, για εύκολη μετακίνηση και πρόσθιο παράθυρο με προστασία από την UV ακτινοβολία για παρατήρηση των πηκτών (UVblockingviewerwindow).• Φίλτρο για EtBr 570-640 nm τοποθετημένο σε σταθερή θέση εσωτερικά του κώνου, με δυνατότητα αφαίρεσής του από τον χρήστη και δυνατότητα προαιρετικής τοποθέτησης άλλων φίλτρων για εναλλακτικές φθορίζουσες χρωστικές.• Έγχρωμο εκτυπωτή ανάλυσης τουλάχιστον 300x 300, για εκτύπωση διαστάσεων 4’’ x 6’’, συνοδευόμενο από αναλώσιμο για τουλάχιστον 100 εκτυπώσεις.• Κλειδαριά ασφάλισης φωτογραφικής μηχανής πάνω στο κώνο.• Πηγή φωτισμού υπό μορφή τράπεζας διέλευσης υπεριώδους ακτινοβολίας (UVtransilluminator) με διαστάσεις φίλτρου τουλάχιστον 20x25cm, με λάμπες UV τουλάχιστον 8Watt, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με μήκος κύματος 302 nm, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της UV ακτινοβολίας και με αφαιρούμενο προστατευτικό κάλυμα (UVblockingcover).2.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤο σύστημα θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:1. Δυνατότητα προεπισκόπησης των πηκτών μέσω της οθόνης της φωτογραφικής μηχανής.2. Δυνατότητα αποθήκευσης των φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης της κάμερας, αλλά και μεταφοράς τους σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB.3. Να συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικό λογισμικό για ανάλυση των λήψεων, μετά την μεταφορά τους σε Η/Υ.4. Να διαθέτει εύχρηστο και ευέλικτο λογισμικό για τη ρύθμιση της κάμερας και τη λήψη της εικόνας, την επεξεργασία και ανάλυσή της.5. Να είναι δυνατή -μέσω του λογισμικού- η live προεπισκόπηση της πηκτής.6. Nα παρέχεται δυνατότητα χρήσης προκαθορισμένων από το χειριστή ρυθμίσεων για τη λήψη της εικόνας (defaultsettings).7. Να παρέχεται δυνατότητα αυτόματης έκθεσης των σημείων της εικόνας που είναι υπερφωτισμένα (Over-saturationwarningdisplay) ώστε να γίνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ρυθμίσεις πριν την λήψη της εικόνας.8. Να προσφέρεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της εικόνας με ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης, τη χρήση ψευδοχρωμάτων, τη μείωση του θορύβου κ.α.9. Να παρέχεται δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας με την προσθήκη σχολίων ή άλλων εργαλείων επισήμανσης όπως γραμμές, βέλη κ.α.10. Το λογισμικό να διαθέτει α) δυνατότητα καταγραφής του ιστορικού των εικόνων και εξαγωγής αυτών υπό μορφή αναφορών (reportgeneration&historytracking), β) λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης ζωνών και μπαντών, γ) δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης ή τροποποίησης ζωνών και μπαντών καθώς και βελτιστοποίηση των παραμέτρων ανίχνευσής των, δ) δυνατότητα αφαίρεσης background με διάφορες μεθόδους, ε) δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού μοριακού βάρους, ποσοτικοποίησης και υπολογισμού RFvalues, σχεδιασμού δενδρογράμματος, αυτόματης μέτρησης αποικιών, στ) δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε προγράμματα τύπου excel ή csv, ζ) λειτουργία ιστογράμματος και η) να μπορεί να εγκατασταθεί σε απεριόριστο αριθμό υπολογιστών χωρίς επιπλέον άδειες χρήσης και να είναι συμβατό με MicrosoftWindows 7, 8 ή 10 (32-bit ή 64-bit).11. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα standards: ΕΝ 61010-1-2001.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ • Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.

title: Εξοπλισμός διάρρηξης κυττάρων: Ομογενοποιητής υπερήχων

description: 1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΟ ομογενοποιητής υπερήχων θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Να διαθέτει ισχύ τουλάχιστον 200W.2. Να έχει την ικανότητα ρύθμισης της ισχύος από 20 % - 100 %, σε βήματα του 1 %.3. Να έχει την ικανότητα ρύθμισης του παλμού από 10 % -100 %, σε βήματα του 0.1sec.4. Η συχνότητα λειτουργίας του να είναι στα 26 kHz.5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής.6. Να έχει την ικανότητα αυτόματης βαθμονόμησης.7. Να έχει την ικανότητα αυτόματης ρύθμισης της συχνότητας.8. Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας με ένδειξη σε oC όσο και F, από -50oC έως 200oC.9. Να διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη από 0,1sec έως 99 ημέρες και λειτουργία αυτόματου τερματισμού μόλις επιτευχθεί η τελική εισροή ισχύος (Ws, Wh, kWh).10. Να έχει την ικανότητα λειτουργίας καταγραφής δεδομένων του εύρους, της ισχύος, του χρόνου και της θερμοκρασίας σε εσωτερική κάρτα μνήμης σειριακής θύρας.11. Να έχει την ικανότητα ανάγνωσης πληροφοριών και σφαλμάτων στην οθόνη της συσκευής.12. Η συσκευή να διαθέτει Ethernet θύρα για την σύνδεση της με ηλεκτρονικό υπολογιστή, και τον απομακρυσμένο έλεγχο της, μέσω δικτύου.13. Να έχει την δυνατότητα υποδοχής ρυγχών, από τιτάνιο, διαμέτρων από 1 έως 40mm για χρήση σε διάφορους όγκους δειγμάτων από 2 mL έως τουλάχιστον 1.000 ml.14. Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συστήματος ροής για συνεχόμενη χρήση.15. Να υπάρχει η δυνατότητα εγκλεισμού σε προστατευτικό ηχομονωτικό θάλαμο, παρεχόμενο από την ίδια εταιρεία με στηρίγματα για την τοποθέτηση της συσκευής και του δείγματος.16. Η συσκευή να είναι κατασκευής από ειδικό αντιβακτηριδιακό πλαστικό περίβλημα.17. Το βάρος της να μην ξεπερνάει τα 1.500 g.18. Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς, στηρίγματα για την τοποθέτηση της συσκευής και του δείγματος, ηχώδιο διαμέτρου 2mm και ηχώδιο διαμέτρου 7mm.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗi. Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’. ii. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.iii. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές, πρέπει να καλύπτονται και να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.• Η Ανάδοχος εταιρεία και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

title: Εξοπλισμός κλιβανισμού: Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης

description: ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟ προς προμήθεια κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει:• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος και μηχανικής αντοχής, DIN 1.4301.• Το εσωτερικό του θαλάμου εργασίας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, DIN 1.4301, σε ενιαίο φύλλο με βαθιά εξέλαση που να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και προστασία των αντιστάσεων από υγρά.• Να φέρει οπή εξαερισμού ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέσω πλήκτρου από το εμπρόσθιο μέρος του κλιβάνου. Να επιτρέπει την απαγωγή τυχόν υγρασίας κατά το στέγνωμα υγρών αντικειμένων, ταχύτερη ψύξη και εναλλαγή του εσωτερικού αέρος.• Η θερμοκρασία στο θάλαμο εργασίας να ρυθμίζεται από τουλάχιστον+5oC από το περιβάλλον έως τουλάχιστον τους 300oC.• Η επιλογή της θερμοκρασίας λειτουργίας (setpoint) να γίνεται με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1οC) έως τους 100oC και με ακρίβεια 0,5oC από τους 100oC και άνω.• Η ένδειξη της θερμοκρασίας λειτουργίας να είναι ψηφιακή με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1oC).2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ• Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα και κλείνει αεροστεγώς με διπλό λάστιχο και διπλό μηχανισμό μανδάλωσης πάνω και κάτω.• Η μόνωση, όσο και ο ολοσχερής διαχωρισμός του θαλάμου από τα τοιχώματα να εξασφαλίζει ότι το εξωτερικό του κλιβάνου θα παραμείνει ψυχρό κατά τη λειτουργία.• Οι αντιστάσεις να είναι ενσωματωμένες σε όλο το εσωτερικό τοίχωμα του κλιβάνου, εντός διαμορφωμένων αυλακών που παράλληλα εξυπηρετούν ως στηρίγματα των ραφιών. Να εξασφαλίζεται μεγίστη ισοκατανομή θερμοκρασίας.• Να φέρει ηλεκτρονικό controllerPID για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με ενσωματωμένο αυτοδιαγνωστικό σύστημα για γρήγορη αναγνώριση του λάθους. Επιπλέον, να φέρει ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη (1 λεπτού - 99 ημέρες), η θερμοκρασία να σταματά μετά τον προεπιλεγμένο χρόνο λειτουργίας.3.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝα φέρει πίνακα αφής για προγραμματισμό όλων των λειτουργιών με έγχρωμη απεικόνιση σε οθόνη TFTμε διαθέσιμες παράμετρους: Θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα, άνοιγμα οπής εξαγωγής αέρα,χρόνος προγραμματισμού.• Να φέρει υψηλών προδιαγραφών θερμοστοιχείο Pt 100, ClassA.• Να έχει λογισμικό για την ανάγνωση, προγραμματισμό και οργάνωση των δεδομένων της υγρασίας, με Ethernetinterface, USBstick με λογισμικό• AtmoCONTROL να διατίθεται κατ’ επιλογήν.• Να φέρει InterfaceEthernet στο πίσω μέρος της συσκευής για την ανάγνωση του πρωτοκόλλου λειτουργίας και για την σύνδεση σε δίκτυο.ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ• Να έχει διπλή προστασία από υπερθέρμανση: Ηλεκτρονική παρουσίαση και καταγραφή της θερμοκρασίας με ελεύθερη ρύθμιση της και μηχανικό ρυθμιστή ορίου TB σύμφωνο με το DIN 12 880.• Να έχει ψηφιακή οθόνη (LED) της πραγματικής και της προκαθορισμένης θερμοκρασίας καθώς και υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.• Να παρέχει διπλή προστασία από υπερθέρμανση:1. Μετά από λάθος του PID controller ή του αισθητηρίου Pt 100 σταματά (διακόπτεται) η λειτουργία των αντιστάσεων όταν η θερμοκρασία υπερβεί το προκαθορισμένο σημείο κατά (10oC).2. Καθορισμένος περιορισμός της θερμοκρασίας (ΤΒ) σταματά η λειτουργία των αντιστάσεων μόλις η θερμοκρασία περάσει τη μέγιστη θερμοκρασία του κλιβάνου.ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ• Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50HZ.• Το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει προδιαγραφές CEE για 400V.ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών καθώς και υποστήριξη σε Service και ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.

title: Εξοπλισμός κλιβανισμού: Επωαστήρας κυττάρων παρουσία CO2

description: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΟ προς προμήθεια επωαστικός κλίβανος CO2 να είναι σχεδιασμένος με βάση τα υψηλότερα πρότυπα για ακριβή έλεγχο και εύκολη λειτουργία.Πιο συγκεκριμένα:• Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων και διαστάσεων εσωτερικών τουλάχιστον 600x800*500 (ΠxΥxB), εξωτερικών το περισσότερο 800x1200x700 και βάρους το περισσότερο 120 kg.• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος και μηχανικής αντοχής, τύπου τουλάχιστον DIN 1.4301.• Να συνοδεύεται από 2 ανοξείδωτα διάτρητα ράφια με δυνατότητα να δεχθεί έως 12, καθώς επίσης και ένα δίσκο (tray) για τη συγκέντρωση συμπυκνωμάτων.• Να λειτουργεί με τάση 220V/50HZ.• Επιπροσθέτως, το εσωτερικό του θαλάμου εργασίας του να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας τουλάχιστον DIN 1.4301, Για την επίτευξη των επιθυμητών θερμοκρασιών λειτουργίας ο κλίβανος θα πρέπει να λειτουργεί με την τεχνολογία κλειστού χιτωνίου αέρος (air-jacket). Επιπλέον μέσα στον θάλαμο να παρέχεται η δυνατότητα βεβιασμένης κυκλοφορίας του αέρα μέσω ανεμιστήρα, εξασφαλίζοντας ταχεία επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του CO2.• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο πρωτόκολλο αυτόματης αποστείρωσης τουλάχιστον στους +160οC επί 1 ώρα (χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνεται ο αισθητήρας CO2).• Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει διπλή πόρτα. Μία εξωτερική, ανοξείδωτη διπλού τοιχώματος με μαγνητικό κλείσιμο και στεγανωτικό λάστιχο και μια εσωτερική γυάλινη θερμαινόμενη για να αποφεύγεται η συμπύκνωση, με στεγανωτικό λάστιχο.• Η εξωτερική πόρτα να είναι θερμαινόμενη (με ενσωματωμένες αντιστάσεις) για την επίτευξη βέλτιστης ομοιομορφίας θερμοκρασίας και αποφυγή συμπυκνωμάτων υγρασίας στην εσωτερική γυάλινη πόρτα.• Ο κλίβανος θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς από μικροεπεξεργαστή και οθόνη παρουσίασης ρυθμίσεων, για τον έλεγχο και προγραμματισμό της θερμοκρασίας, υγρασίας, και του CO2• Η ρύθμιση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του μικροεπεξεργαστή με τουλάχιστον ένα (1) θερμοστοιχείο Pt 100 και ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης.• Ο κλίβανος θα πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία από τουλάχιστον +20οC μέχρι τουλάχιστον +50οC, και να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αποστείρωσης στους τουλάχιστον +180οC.• Επιπροσθέτως ο κλίβανος θα πρέπει, να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του χώρου επώασης. Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει πολλαπλή προστασία από υπερθέρμανση με ακουστικό και οπτικό alarm, ως ακολούθως:• a. Ξεχωριστό ρυθμιστή (ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή) για την προστασία από υπερθέρμανση με ψηφιακή ένδειξη - απεικόνιση για την τοποθέτηση υψηλού και χαμηλού ορίου θερμοκρασίας,• b. Επιπρόσθετο σύστημα (Λειτουργία Αυτόματης Ασφάλειας ASF)• c. Καθορισμένο περιορισμό της θερμοκρασίας (TB), Class 1 προστασία, oοποίος να σταματά τη λειτουργία των αντιστάσεων μόλις η θερμοκρασία περάσει τη μέγιστη θερμοκρασία του κλιβάνου.• d. Οπτικό-ακουστικό συναγερμό όταν η θερμοκρασία αποκλίνει από το προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείας.• Η συγκέντρωση του CO2 να ρυθμίζεται και να ελέγχεται ηλεκτρονικά με ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης και να απεικονίζεται ψηφιακά από 0-20 %, σε βήματα του 0,1 % βήματα υψηλής ακρίβειας. Το σύστημα μετρήσεως του CO2 να παρέχεται με ανιχνευτή υπερύθρων υψηλής ακριβείας και να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Τόσο η επιθυμητή όσο και η πραγματική περιεκτικότητα CO2 να απεικονίζονται ψηφιακά.• Η παροχή CO2 να ελέγχεται συνεχώς μέσω ηλεκτροβαλβίδος, η οποία διακόπτει την παροχή όταν ανοίξει η γυάλινη πόρτα.• Περιοχή ρύθμισης του να είναι από 0 %-20 % με επέκταση.• Η σχετική υγρασία, RH, να επιτυγχάνεταιαπό νερό που τοποθετείται σε δίσκο υγρασίας, στη βάση του θαλάμου και να απεικονίζεται ψηφιακά σε % RH με εύρος λειτουργίας από τουλάχιστον 40 % έως τουλάχιστον 95 %.

title: Εργαστηριακό σύστημα παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας

description: 1. Γενικά ελάχιστα στοιχεία:Η συσκευή θα πρέπει:1. Να παράγει Υπερκάθαρο νερό τύπου Ι και τύπου ΙΙΙ απ’ ευθείας από το νερό δικτύου.2. Να διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής 10l/h για το νερό τύπου ΙΙΙ.3. Το παραγόμενο νερό τύπου Ι να είναι σύμφωνο με όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας για το νερό τύπου Ι: ASTM, CLSI, CAP, και ISO.4. Το παραγόμενο νερό τύπου Ι να είναι κατάλληλο για κινητή φάση Υγρής Χρωματογραφίας καθώς επίσης και για προετοιμασία δειγμάτων GC, HPLC, AA, ICP-MS και μοριακή βιολογία.5. Η ειδική αντίσταση του νερού τύπου Ι να είναι 18.2 ΜΩ. cm στους 250C.6. Να παράγει νερό με ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) σε συγκέντρωση κατώτερη των 5 ppb.7. Να παράγει νερό με βακτήρια σε συγκέντρωση κατώτερη των 0.1 cfu / ml (με τελικό φίλτρο μεμβράνης 0,22 μm).8. Να παράγει νερό με σωματίδια (μεγέθους άνω των 0,22 μm) σε συγκέντρωση κατώτερη του ενός σωματιδίου ανά ml.9. Να δύναται να παρέχει υπερκάθαρο νερό τύπου Ι με ταχύτητα τουλάχιστον 2,0 L / min μετά το τελικό φίλτρο.10. Να διαθέτει λυχνία υπεριώδους διπλού μήκους κύματος (185/254nm).11. Να συνοδεύεται από απομακρυσμένο διανομέα, ο οποίος να διαθέτει οθόνη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ποιότητα του νερού καθώς και για τη κατάσταση του συστήματος.12. Ο απομακρυσμένος διανομέας να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από το σύστημα επεξεργασίας νερού.13. Να διαθέτει λειτουργία προγραμματιζόμενης παράδοσης όγκου. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να μπορεί να βαθμονομείται από το χρήστη.14. Να συνοδεύεται από εξωτερική δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων, με αισθητήρα στάθμης και φίλτρο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά και λυχνία UV ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου νερού από πιθανές επιμολύνσεις.15. Να συνοδεύεται από προφίλτρο τύπου stand με ενδείξεις εισερχόμενης και εξερχόμενης πίεσης ελεύθερου διαρροών και επιπλέον τέσσερεις ανταλλακτικές ρητίνες κατάλληλες για τουλάχιστον ένα (1) έτος απρόσκοπτης λειτουργίας.16. Οι ρητίνες να είναι κατάλληλες για μείωση της σκληρότητας, ιόντων, οργανικών και σωματιδίων.17. Να διαθέτει λειτουργία ωριαίας ανακυκλοφορίας, ώστε να μην αναπτύσεται μικροβιακό φορτίο εντός των σωληνώσεων, να διασφαλίζεται ότι το παραγόμενο νερό είναι εντός των ζητούμενων προδιαγραφών και να μεγιστοποιείται ο χρόνος ζωής των αναλωσίμων.18. Να διαθέτει οθόνη LCD και πληκτρολόγιο για τον χειρισμό του οργάνου και την παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος με προειδοποιητικά μηνύματα.19. Να διαθέτει σύστημα προστασίας διαρροών με αυτόματη βαλβίδα απομόνωσης.20. Να διαθέτει τη δυνατότητα να δείχνει την τιμή της ειδικής αντίστασης και της αγωγιμότητας αντισταθμισμένης με τη θερμοκρασία στους 25oC για όλους τους τύπους νερού.21. Να διαθέτει τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο 0,22 μm αλλά και τη δυνατότητα να δέχεται τελικό φίλτρο υπερδιήθησης.22. Η αντικατάσταση των αναλωσίμων και τη λάμπας UV να μπορεί να πραγματοποιηθεί από το χρήστη, όσο το δυνατόν πιο εύκολα.23. Το σύστημα να διαθέτει θύρα RS-232 για μεταφορά δεδομένων.2. Αναλώσιμα πληρότητας κατά την παράδοση:Να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα παρακάτω:• Τέσσερα (4) prefilter catridges για το προφίλτρο τύπου stand, κατάλληλα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος.• 2 προφίλτρα χρησιμοποιούμενα εν σειρά για την παραγωγή ύδατος τύπου Ι.• Λυχνία υπεριώδους διπλού μήκους κύματος 185 & 254nm.• Ένα (1) τελικό φίλτρο 0.22 μm.• Μία (1) προεγκατεστημένη μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ1. Το σύστημα να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που θα υποδειχθούν.2. Να γίνει πλήρης εκπαίδευση των αναλυτών που θα υποδειχθούν από το εργαστήριο στις λειτουργίες του οργάνου.3. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

title: Εξοπλισμός μικροσκοπικής παρατήρησης: Ανάστροφο μικροσκόπιο

description: 1.ΚΟΡΜΟΣΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει:• Σταθερό κορμό ανάστροφου μικροσκοπίου, με εστίαση στο άπειρο, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με οπτικά διορθωμένα στο άπειρο, με διακόπτη λειτουργίας (on/off) και ροοστάτη εντάσεως φωτισμού, με ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής ρύθμισης (τουλάχιστον 40 mm/περιστροφή) και λεπτής ρύθμισης (τουλάχιστον 0.2mm/περιστροφή),με ρύθμιση της σκληρότητας της αδρής εστίασης.• Ισχυρή φωτιστική πηγή με λυχνία σύγχρονης τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής, ενσωματωμένη στον κορμό.• Διοφθάλμια κεφαλή, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με εργονομική κλίση 45ο, και με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 50-75mm, ενσωματωμένη στον κορμό.2.ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει:• Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με ρυθμιζόμενη εστίαση.• Πλευρική έξοδο της φωτεινής δέσμης για την προσαρμογή ψηφιακού φωτογραφικού συστήματος με επιλογέα προβολής 2 θέσεων 100/0:0/100.• Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y),με διαστάσεις τουλάχιστον 240x150mm με δυνατότητα ρυθμιζόμενης κίνησης τουλάχιστον 120x70mm, με θέση για υποδοχείς (Inserts) διαφόρων δειγμάτων. Να συνοδευεται από υποδοχείς για τριβλία διαμέτρου 35 mmκαι 100 mm καθώς και για αντικειμενοφόρες πλάκες.• Αποσπώμενο συμπυκνωτή φωτεινής δέσμης, με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.3 και πολύ μεγάλη απόσταση εργασίας W.D.75mm, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία οπτικής για τεχνική αντίθεσης φάσης (Ph1 και Ph2) και ανάγλυφης εικόνας (όπως EmbossContrast ή Nomarski/DIC).• Φορέα αντικειμενικών φακών με πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις, ενσωματωμένο στον κορμό.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να διαθέτει αντικειμενικούς φακούς με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:• Αντικειμενικό φακό (Achromat), αχρωματικό, μεγέθυνσης 4x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD30mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.10.• Αντικειμενικό φακό (Achromat), αχρωματικό, μεγέθυνσης 10x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD7mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.25, κατάλληλο για αντίθεση φάσης Ph1.• Αντικειμενικό φακό (LWD Achromat), αχρωματικό, μεγάλης λειτουργικής απόστασης, μεγέθυνσης 20x, με εύρος πεδίου FN22, με απόσταση εργασίας WD3.9mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.40, κατάλληλο για αντίθεση φάσης Ph1.ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤο μικροσκόπιο θα πρέπει να παρέχεται μαζί με κάλυμμα προστασίας και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή διάρκειας δύο (2) ετών.• Να δοθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και αναλωσίμων από τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.• Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO – 9001.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές

title: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) θαλάμου νηματικής ροής.

description: 1. Το επίπεδο ασφαλείας του θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατάλληλο για επεξεργασία κυτταροτοξικών σκευασμάτων (cytotoxicsafety) με μετακινούμενο παράθυρο, με δύο στρώσεις από πλαστικοποιημένο ενισχυμένο γυαλί που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, πάχους τουλάχιστον 5mm, για την προστασία των χρηστών, του περιβάλλοντος και των δειγμάτων.2. Το ύψος του παραθύρου να ελέγχεται απομακρυσμένα αλλά και με διακόπτη στο πόδι ώστε να αποφεύγεται ο στροβιλισμός του αέρα από την μετακίνηση του αέρα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.3. Ο όγκος του εσωτερικού χώρου εργασίας να είναι τουλάχιστον 0,70 κυβικά μέτρα, και να μπορεί να δεχτεί υψηλές πιέσεις μεγαλύτερες των 20 kg, χωρίς να υπόκειται σε κάποια μόνιμη παραμόρφωση.4. O θάλαμος θα πρέπει να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για υπέρβαση ύψους παραθύρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συναγερμός για μη φυσιολογική ταχύτητα ροής αέρα καθώς επίσης και για την αντικατάσταση του φίλτρου.5. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου για τη βελτίωση της διεπαφής του χρήστη. Η ροή του αέρα και όλες οι λειτουργίες του θαλάμου να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή, και να εμφανίζονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD). Συγκεκριμένα να εμφανίζονται πληροφορίες τουλάχιστον για τις εξής παραμέτρους: Υγρασία, Θερμοκρασία, Χρόνος ζωής των φίλτρων και λυχνίας υπεριώδους, Ένδειξη για αλλαγή φίλτρου, Χρόνος λειτουργίας συστήματος, Ταχύτητα εισρροής, Λειτουργία airfilteringsystem, Κατάσταση λειτουργίας LED, Λειτουργία πρίζας, Κατάσταση λειτουργίας UV, Κατάσταση λειτουργίας πεντάλ για την μετακίνηση του παραθύρου.6. Για την αποστείρωσή του ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με λάμπα υπεριώδους (να εκπέμπει στην περιοχή 250-260 nm) ισχύος τουλάχιστον 30 W, για πιο αποτελεσματική απολύμανση.7. Ο φωτισμός να επιτυγχάνεται μέσω λαμπτήρων8. O θάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον 3 φίλτρα HEPA, ώστε να αποφεύγεται η χρήση αγωγού εξαγωγής. Τα φίλτρα να είναι τύπου “bag-inandbag-out” για να τη μέγιστη προστασία του προσωπικού, του περιβάλλοντος, και η διαδικασία να καθίσταται εύκολη και γρήγορη. Τα δύο φίλτρα HEPA, να έχουν αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη από 99.999 %, για σωματίδια μεγέθους 0.3μm, και το τρίτο φίλτρο, τύπου ULPA, να έχει αποτελεσματικότητα για 99,999 % για σωματίδια μεγέθους 0.1-0.2μm.Πλην των ανωτέρω χαρακτηριστικών ο θάλαμος θα πρέπει επιπρόσθετα:1. Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου που να μην ξεπερνά τα 65 db.2. Η κατανάλωσή του να μην υπερβαίνει τα 1000W.3. Να περιλαμβάνει στο εσωτερικό του τουλάχιστον 2 αδιάβροχες πρίζες, μία (1) βάνα αερίου και μία (1) βάνα νερού.4. Να περιλαμβάνει βαλβίδα αποστράγγισης.5. Η λυχνία υπεριώδους να είναι ικανή να αποστειρώσει το θάλαμο μετά τη χρήση του εντός 30 λεπτών.6. Να λειτουργεί σε τάση 220V/50-60Hz.7. Να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά που χαρακτηρίζουν τη βιολογική του ασφάλεια: NSF49,ENISO 14971:2009, EN:980:2008, EN 1041:2008, ENISO 13485:2003, EN61010:2001, EN613261:2006, EN12469:2000, να ακολουθεί δε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης βάσει της οδηγίας 2007/47/ΕΚ.8. Να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι εξωτερικές επιφάνειες να διαθέτουν επίστρωση από εποξειδική βαφή και να έχουν αντί μικροβιακή προστασία.9. Οι εσωτερικές του διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 1200x600x600mm (πλάτος x βάθος x ύψος), ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν αντίστοιχα τα 1400x800x2200 mm.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, καθώς και τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485 &ISO 14001.• Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.

title: Εργαστηριακός Υπερκαταψύκτης

description: Ο υπερκαταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:• Να πρόκειται για καταψύκτη που να εξασφαλίζει ψύξη τουλάχιστον -85oC ή χαμηλότερη.• Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 680 λίτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 500 κουτιών για κρυοσωληνάρια ύψους 2”.• Ο προσφερόμενος καταψύκτης θα πρέπει να έχει μόνωση κενού πάχους τουλάχιστον μίας ίντσας σε συνδυασμό με οικολογικό αφρό.2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓια τη σωστή αποθήκευση του βιολογικού υλικού ο υπερκαταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας:• Να διαθέτει περιμετρικό θερμαντικό στοιχείο στην πόρτα και όχι στα πλάγια του θαλάμου, ώστε να μειωθεί η περίπτωση διαφυγής θερμότητας στο θάλαμο.• Να έχει εργονομικό χερούλι για άνοιγμα με το ένα χέρι και κλειδαριά.• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα με αντίστοιχες μονωμένες πόρτες. Οι εσωτερικές πόρτες να κλείνουν με ενσωματωμένους μαγνήτες και να μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό χωρίς να χρειάζονται ειδικά εργαλεία.• Να διαθέτει θύρα (port) εξισορρόπησης πίεσης που βοηθάει την γρήγορη επανάληψη του ανοίγματος της πόρτας.3.ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ• Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες πρόσβασης στο πίσω μέρος του θαλάμου.• Να διαθέτει έξοδο RS485, ξηρές επαφές και θύρα 4-20 mA για απομακρυσμένη παρακολούθηση του καταψύκτη.• Η πόρτα του καταψύκτη να μπορεί να ανοίγει τουλάχιστον έως τις 180 μοίρες για εύκολη πρόσβαση στα δείγματα.• Να διαθέτει οθόνη επαφής (touchscreen) για το χειρισμό, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη ρύθμιση των ορίων συναγερμού του καταψύκτη.• Να υπάρχει ένδειξη για την κατάσταση λειτουργίας του καταψύκτη (κανονική λειτουργία, πρόβλημα στη λειτουργία κ.λ.π.).• Να διαθέτει εικονίδια για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με συναγερμούς υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή πτώσης τάσης.• Να διατηρεί στη μνήμη τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία.• Να διαθέτει λειτουργία δοκιμής συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας.• Να υπάρχει ειδοποίηση για την ανάγκη συντήρησης (service) του καταψύκτη.• Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης του καταψύκτη μέσω διαδικτύου(cloud).• Να υπάρχει προστασία του καταψύκτη με κωδικούς ασφαλείας (Password) ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή των παραμέτρων από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.• Να διαθέτει μπαταρία για τη διατήρηση των ενδείξεων στον πίνακα λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.• Να μπορεί να αναγνωρίζει αν υπάρχει λανθασμένη τροφοδοσία ρεύματος και να ενημερώνει το χρήστη.• Η κατανάλωση ενέργειας να μην υπερβαίνει τις 15kWhr/ημέρα.• Η μέγιστη απόκλιση της θερμοκρασίας στους -80oC να μην υπερβαίνει τους ±5oC.• Ο χρόνος επαναφοράς της θερμοκρασίας στους -75oC μετά από άνοιγμα της πόρτας να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά.• Ο χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας από τους -80oC στους -50oC σε περίπτωση πτώσης τάσης να είναι τουλάχιστον 4 ώρες.• Το επίπεδο θορύβου να μην υπερβαίνει τα 50 db.• Το σύστημα ψύξης να χρησιμοποιεί φυσικά ψυκτικά HC (Υδρογονάνθρακες) σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό F-Gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης.• Οι διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 200 cmx 90 cmx100cm (Ύψος x Πλάτος x Βάθος).• Να δύναται να δεχθεί κυκλικό καταγραφικό 7 ημερών.• Ο καταψύκτης να δύναται προαιρετικά να δεχθεί σύστημα έκτακτης ανάγκης με χρήση διοξειδίου του άνθρακα ή με χρήση υγρού αζώτου.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών.• Ο καταψύκτης να διαθέτει πιστοποιητικό CE.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001.• Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ENISO-9001:2008, ENISO-13485:2003+AC:2007 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδος

title: Εξοπλισμός διάρρηξης κυττάρων: Oβίδα συσκευής λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης

description: • Η οβίδα θα πρέπει να είναι συμβατή με τη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης THERMO ELECTRON AMINCO FRENCH PRESSURE CELL PRESS, MODEL FA-079.• Πιο συγκεκριμέν η οβίδα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:1. Διάμετρο 3" (7.6 cm),2. Κλειστό ύψος 11.38" (28.9 cm),3. Ανοιχτό ύψος 14.25" (36.5 cm),4. Ποσότητα δείγματος 35 ml μέγιστο,5. Ποσότητα δείγματος 1.2 ml ελάχιστο,6. Μέγιστη πίεση εργασίας 40,000 psiΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ• Ο προμηθευτής καθώς και ο κατασκευαστής θα πρέπει με έγγραφη δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως η προσφερόμενη οβίδα είναι συμβατή με τη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης “THERMOELECTRONAMINCOFRENCHPRESSURECELLPRESS, MODELFA-079” καταθέτοντας τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά της.• Επίσης θα πρέπει να βεβαιώσουν πως η χρήση της προσφερόμενης οβίδας δεν θα προκαλέσει καμία βλάβη ασυμβατότητας στη συσκευή λύσης κυττάρων υψηλής πίεσης “THERMOELECTRONAMINCOFRENCHPRESSURECELLPRESS, MODELFA-079”.ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.ΓΕΝΙΚΑ1. Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.2. Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.3. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.4. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Κρυοαποθηκευτικές διατάξεις: Καταψύκτης θερμοκρασίας -300C

description: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟ καταψύκτης θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:• Να πρόκειται για καταψύκτη που να εξασφαλίζει ψύξη έως -30oC τουλάχιστον.• Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 240 λίτρα.• Να έχει εξωτερικές διαστάσεις το λιγότερο 90 x 120 x 70 cm• Το υλικό των πλευρικών τοιχωμάτων του προσφερόμενου καταψύκτη θα πρέπει να είναι από ατσάλι.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣΟ προσφερόμενος καταψύκτης θα πρέπει:• Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+++.• Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειάς του να μην υπερβαίνει τα 0,400 kWh / 24h και να είναι κλάσης κλίματος SN-T ή αντίστοιχης αποτελεσματικότητας.• Να διαθέτει συνολική μικτή χωρητικότητα 250 λίτρα τουλάχιστον.• Να λειτουργεί σε τάση 220-240 V ~, συχνότητα 50 Hz με φορτίο σύνδεσης 1,0 A.• Να παρέχει διάρκεια αποθήκευσης σε βλάβη τουλάχιστον 60 ώρες.• Να παρέχει δυναμικότητα κατάψυξης τουλάχιστον 25 kg στις πρώτες 24 ώρες.3. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ• Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 κρεμαστές θήκες.• Να ανοίγει με εργονομική λαβή και το υλικό της πόρτας του να είναι από ατσάλι.• Το σύστημα ελέγχου του να είναι ψηφιακό, ο συναγερμός της πόρτας του ηχητικός καθώς και η προειδοποίηση της βλάβης του οπτικοακουστική.• Να διαθέτει λειτουργία SuperFrost η οποία να ρυθμίζεται ανάλογα της ποσότητας.ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον (1) έτους.ΓΕΝΙΚΑ• Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.• Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη αντίστοιχων συστημάτων σε πελάτες του στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.• Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.• Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.• Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

title: Βιοαντιδραστήρας κοίλης ίνας υψηλού αριθμού κυττάρων

description: Ο βιοαντιδραστήρας κοίλης ίνας θα πρέπει να επιτρέπει την καλλιέργεια κυτταρικών σειρών εντόμων και θηλαστικών τόσο σε συνθήκες εναιωρήματος όσο και σε συνθήκες προσκόλλησης. Θα πρέπει να εξασφαλίζει: (i) τη δημιουργία μικροπεριβάλλοντος όσον αφορά την παροχή του θρεπτικού υποστρώματος καθώς και την αφαίρεση των μεταβολικών παραπροϊόντων, (ii) μεγάλο λόγο της επιφάνειας προς τον όγκο του υποστρώματος, (iii) την αύξηση των κυττάρων σε υψηλά επίπεδα, (iv) την προστασία των κυττάρων από το μηχανικό στρες καθώς και (v) την τρισδιάστατη αύξηση των κυττάρων (άξονες x, y, z).Το σύστημα θα πρέπει να παρέχεται πλήρες, να έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να εισέρχεται σε συμβατικούς κλιβάνους CO2 εσωτερικής χωρητικότητας τουλάχιστον 50 lt και να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:1. Kασέτα ανάπτυξης κυτταρικών σειρών τεχνολογίας κοίλης ίνας,2. Αντλία λειτουργίας του συστήματος,3. Προσαρμογείς σύνδεσης των δοχείων του συστήματος.ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΙ. KΑΣΕΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΛΗΣ ΙΝΑΣ1. Η κασέτα ανάπτυξης των κυτταρικών σειρών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κοίλες ίνες χαμηλού μοριακού βάρους τουλάχιστον 5 kDa στο 50 % του σημείου κορεσμού της ώστε να μπορεί να κατακρατά ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες μοριακού βάρους τουλάχιστον 5-100 kDa.2. Θα πρέπει να είναι κατάλληλη τουλάχιστον για καλλιέργειες διαδεδομένων κυτταρικών τύπων, όπως CHO, HeLa, HEK293 καθώς και κυτταρικών σειρών εντόμων.3. Θα πρέπει να επιτρέπει την αύξηση των κυττάρων σε συγκεντρώσεις τουλάχιστον 109 κυττάρων/ml και την παραγωγή τουλάχιστον 100 μg/ml ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης ανά 20 ml θρεπτικού υποστρώματος.4. Η επιφάνεια των κοίλων ινών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4000 cm2, το υλικό τους τεχνολογίας LowfluxPS ή αντίστοιχης και ο όγκος κυκλοφορίας του υποστρώματος τουλάχιστον 20 ml.IΙ. ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ1. Η αντλία λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να είναι συμβατή και να λειτουργεί με τουλάχιστον μία κασέτα ανάπτυξης κυτταρικών σειρών τεχνολογίας κοίλης ίνας όπως περιγράφηκε προηγουμένως.2. Θα πρέπει να είναι ικανή να παρέχει το θρεπτικό υπόστρωμα σε όγκους τουλάχιστον 200 ml/λεπτό, ύστερα από εφαρμογή θετικής πίεσης διαθέτοντας μηχανισμό αποφόρτισης της φθοράς που προκαλείται στη συνδεσμολογία.3. Η παροχή του υποστρώματος θα πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλο μηχανισμό ο οποίος θα μπορεί να τοποθετείται και να προγραμματίζεται αυτόνομα εκτός του επωαστικού κλιβάνου με σύνδεση διαμέσω πολύ λεπτού καλωδίου.4. Οι διαστάσεις της αντλίας θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 30 cmX50cmX30 cm.5. Η αντλία θα πρέπει να λειτουργεί στα 100/120/220 volts 50/60 Hz μέσω ενιαίου τροφοδοτικού.III. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣTo σύστημα θα πρέπει να παρέχεται πλήρες για λειτουργία με προσαρμογείς σύνδεσης ως εξής:a. Ένα (1) πώμα 33 mm κατάλληλο για σύνδεση στα συνήθη γυάλινα εργαστηριακά μπουκάλια, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),b. Ένα (1) πώμα 38 mm κατάλληλο για σύνδεση στα συνήθη πλαστικά εργαστηριακά μπουκάλια, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),c. Ένα (1) πώμα 45 mm κατάλληλο για σύνδεση σε μπουκάλια υποστρωμάτων GIBCO® ή παρόμοιας κατασκευής άλλων εταιρειών, με δύο σωλήνες τροφοδοσίας (είσοδος-έξοδος),d. Ένα (1) πώμα συγκέντρωσης της κεντρικής δεξαμενής που θα διαθέτει πέντε σωλήνες τροφοδοσίας (δύο προς σύνδεση με την κασέτα ανάπτυξης, δύο για παροχή διαλύματος από και προς την κεντρική δεξαμενή και έναν για σύνδεση με το σύστημα αερισμού, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διατήρηση σταθερής πίεσης στην κεντρική δεξαμενή).ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ• Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

title: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών επιστημονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης τού υποέργου 16 της Πράξης «Openscreen-GR».


title: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακής Εγκατάστασης – Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου και περιβάλλων χώρος (ζώνες Γ1 και Β2)»

currency: EUR

description: Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου ως προς την Ολυμπιακή Εγκατάσταση που θα του ανατεθεί με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, είναι η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των υποδομών (facilities management) που απαρτίζουν της οικείας Εγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία της.Ειδικότερα, οι παρεχόμενες από έκαστο Ανάδοχο υπηρεσίες ως προς την Εγκατάσταση που θα του έχει ανατεθεί, θα περιλαμβάνουν:- Την προληπτική-τακτική συντήρηση και τεχνική διαχείριση της λειτουργίας των Υποδομών της Εγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.- Την έκτακτη-επεμβατική-διορθωτική συντήρηση, η οποία συνίσταται στην αποκατάσταση, επισκευή και γενικώς αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλάβης, φθοράς, ελαττώματος ή δυσλειτουργίας των Υποδομών της Εγκατάστασης, προς αποκατάσταση της κανονικής τους λειτουργίας.- Την τεχνική διαχείριση της Εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή αγώνων, εκθέσεων ή/και κάθε άλλου είδους εκδηλώσεων στους χώρους της Εγκατάστασης.- Την καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πρότυπες φόρμες αρχείων .xls, τα οποία εν συνεχεία θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου σε λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης συντήρησης που τηρεί ο Εργοδότης

title: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακής Εγκατάστασης – Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων»

title: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακής Εγκατάστασης- Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

title: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακής Εγκατάστασης- Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Ιππικό)»

title: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακής Εγκατάστασης - Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά»

title: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακής Εγκατάστασης - Πανθεσσαλικό Στάδιο»

scheme: CPV

title: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης της Λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων

documentType: tenderNotice

description: Η ΕΤΑΔ Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Ανοιχτή Διαδικασία επιλογής έξι (6) Αναδόχων, για την ανάθεση έξι (6) συμβάσεων "Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης της Λειτουργίας των Υποδομών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων", εκάστης συμβάσεως αφορώσας μία από τις ακόλουθες έξι (6) Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις:1. Ζώνη ΙΙΙ Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου.2. Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.3. Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου.4. Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Ιππικό).5. Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά.6. Πανθεσσαλικό Στάδιο.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

street: Βουλής 7

countryName: GR

initiationType: tender


title: ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΓΡΟ κωδικος 79792

title: ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3μ3 κωδικος 238252

title: ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΕΩΣ ΤΩΝ 3μ3 κωδικος 238253

title: ΑΖΩΤΟ (N2) ΑΕΡΙΟ κωδικος 39788

title: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 κωδικος237558

description: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  CO2 κωδικος237558

title: ΑΖΩΤΟ : ΥΓΡΟ κωδικος 57846

title: ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ κωδικος 106611

title: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ κωδικος 238255

description: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ  κωδικος 238255

title: ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 20000 L κωδικος 39666

description: ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 20000 L  κωδικός 39666

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ(CPV 24111500-0)& ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (CPV 44612200-5)

description: Δημόσιο Ηλεκτρονικού Ανοικτού  άνω των ορίων (διεθνή ) διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικά αέρια(CPV 24111500-0& Δεξαμενές  αερίου (CPV 44612200-5

mainProcurementCategory: goods

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

street: ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ 17-19


measure: electronicBids

documentType: awardNotice

title: Εγκατάσταση αφαλάτωσης - θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας.

description: Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:Την εγκατάσταση αφαλάτωσης από θαλασσινό για παραγωγή πόσιμου νερού παροχής 5.000 m3/d με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και περιλαμβάνει:1. την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,2. την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,3. την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,4. την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,5. την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.6. Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
Πληρότητα και αρτιότητα της τεχνικής προσφοράς: 30
Λειτουργικότητα εγκαταστάσεων και Η/Μ εξοπλισμός: 30
Ποιότητα Η/Μ εξοπλισμού και υλικών: 30
Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον: 10

mainProcurementCategory: works

Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

street: Πλατεία Σαρπάκη

Κοινοπραξία Πρωτεύς - Ερμών Α.Ε.

street: Ίμβρου 24


name: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με διακριτικό τίτλο ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.


name: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας, Παλλήνη

description: Προμήθεια τροφίμων για τον Φορέα Γ (Δήμος Παλλήνης), Ομάδας Α, ήτοι για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ. Παλλήνης – Είδη παντοπωλείου. Είδη παντοπωλείου, ΦΠΑ 13 %: 41.230 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 47 228,68 EUR συμπερ. ΦΠΑ 13 %. Είδη παντοπωλείου, ΦΠΑ 24 %: 14.077 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 15 390,13 EUR συμπερ. ΦΠΑ 24 %. Είδη παντοπωλείου, ΦΠΑ 13 % με ποσοστό έκπτωσης: 4.424 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 22 496,04 EUR συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

title: Φορέας Β (Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Β – Είδη οπωροπωλείου Κ.Δ.Α.Π.- μεΑ Δήμου Παλλήνης

description: Φορέας Β (Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Β – Είδη οπωροπωλείου Κ.Δ.Α.Π.-μεΑ Δήμου Παλλήνης. Είδη οπωροπωλείου ΦΠΑ 13 %: 240 κιλά, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 321,37 EUR συμπερ. ΦΠΑ 13 %.

title: Φορέας Β (Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Α – Είδη παντοπωλείου Κ.Δ.Α.Π.- μεΑ Δήμου Παλλήνης

description:
Φορέας Β (Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Α – Είδη παντοπωλείου για Κ.Δ.Α.Π.-μεΑ Δήμου Παλλήνης.
                  Είδη παντοπωλείου, ΦΠΑ 13 %: 21 κιλά και 203 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 442,57 EUR  συμπερ. ΦΠΑ 13 %. Είδη παντοπωλείου, ΦΠΑ 24 %: 7 κιλά και 536 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 981,61 EUR συμπερ. ΦΠΑ 24 %. Είδη παντοπωλείου, ΦΠΑ 13 % με ποσοστό έκπτωσης: 216 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 115,26 EUR  συμπερ. ΦΠΑ 13 %.

title: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα ΣΤ – Προμήθεια τροφίμων — Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα

description: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα ΣΤ — Προμήθεια τροφίμων — Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα. Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα ΦΠΑ 13 %: 207 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 233,91 EUR συμπερ. ΦΠΑ 13 %. Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα, ΦΠΑ 24 %: 405 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 2 065,24 EUR  συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

title: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Ε – Προμήθεια τροφίμων — Είδη οπωροπωλείου για προσχολική αγωγή

description: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Ε — Προμήθεια τροφίμων — Είδη οπωροπωλείου για προσχολική αγωγή. Είδη οπωροπωλείου, ΦΠΑ 13 % με ποσοστό έκπτωσης: 24 347,80 κιλά και 1.940 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 30 200,53 EUR συμπερ. ΦΠΑ 13 %.

title: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Δ – Προμήθεια τροφίμων — Είδη ιχθυοπωλείου για προσχολική αγωγή

description: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Δ — Προμήθεια τροφίμων — Είδη ιχθυοπωλείου για προσχολική αγωγή. Είδη ιχθυοπωλείου, ΦΠΑ 13 %, ποσοστό έκπτωσης: 1.900 κιλά, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΦΠΑ 13 % με ποσοστό έκπτωσης: 14 983,80 EUR  συμπερ. ΦΠΑ 13 %.

title: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Γ – Προμήθεια τροφίμων — Προμήθεια τροφίμων — Είδη κρεοπωλείου για προσχολική αγωγή

description: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Γ — Προμήθεια τροφίμων — Είδη κρεοπωλείου για προσχολική αγωγή. Είδη κρεοπωλείου, ΦΠΑ 13 %, ποσοστό έκπτωσης: 6.300 κιλά, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 34 972,37 EUR  συμπερ. ΦΠΑ 13 %.

title: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Β – Προμήθεια τροφίμων — Προϊόντα άρτου

description: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Β —Προμήθεια τροφίμων — Προϊόντα άρτου. Είδη αρτοποιείου ΦΠΑ 13 %: 21.000 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 16 848,30 EUR συμπερ. ΦΠΑ 13 %. Είδη αρτοποιείου ΦΠΑ 24 %: 1.360 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 13 139,91 EUR συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

description: Φορέας Α (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης) – Ομάδα Α – Προμήθεια τροφίμων — Είδη παντοπωλείου για προσχολική αγωγή. Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13 %: 2.179 κιλά και 11.775 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 33 136,49 EUR, συμπερ. ΦΠΑ 13 %. Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 24 %: 359 κιλά και 8.091 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 17 701,28 EUR συμπερ. ΦΠΑ 24 %. Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13 % με ποσοστό έκπτωσης: 1.520 κιλά και 1.591 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 9 109,10 EUR συμπερ. ΦΠΑ 13 %.

title: Προμήθεια τροφίμων για τον Φορέα Γ (Δήμος Παλλήνης), Ομάδας Β, ήτοι για παροχή γάλακτος στου δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου

description: Προμήθεια τροφίμων για τον Φορέα Γ (Δήμος Παλλήνης), Ομάδας Β, ήτοι για παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 2015: 40.832 τεμάχια χωρίς την προαίρεση, με συμπεριλαμβανομένη την προαίρεση 45.804 τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 67 286,09 EUR συμπερ. ΦΠΑ 13 % συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης ως εξής: κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάσει των άρθρων 104 παρ. 1 και 132 παρ. 1, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15 % στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ποσότητας 3.570 τεμαχίων, ποσού 5 244,33 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13 % και ποσότητας 1.402 τεμαχίων, ποσού 2 059,54 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13 % για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, άρα η αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 67 286,09 EUR. Επομένως, η δαπάνη για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου προϋπολογίζεται στο ποσό των 60 023,04 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %, επιπλέον με τη διατήρηση του δικαιώματος προαίρεσης η συνολική δαπάνη είναι 59 982,22 EUR (προϋπολογιζόμενη δαπάνη) και 7 303,87 EUR (αξία προαίρεσης) ήτοι συνολικό ποσό 67 286,09 EUR.

title: Προμήθεια τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Παλληνησα.

description: Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην Προμήθεια τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», του Δήμου Παλλήνης για τις λειτουργικές ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του, την παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του καθώς και τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης Αμέα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού — Πολιτισμού — Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης.

Ανδρέας Αλ. Σκουριάς

street: θΕΡΜΟΠΥΛΏΝ 35

Αναστάσιος Ιωαν. Κιάμος

street: Πρωτόπαππα 53

Κωφός Σωτήριος και ΣΙΑ Ε.Ε.

street: Καυταντζόγλου 19 και Θεοτοκοπούλου 23

Αναστασιάδης Κρυστλαλλης

street: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 34


Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

street: Καρδίτσης 56


name: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

title: Προμήθεια ραδιοφαρμακών IN VIVO εξετάσεων και αντιδραστηρίων RIA/IRMA

title: Προμήθεια ραδιοφαρμακών in vivo εξετάσεων και αντιδραστήριων RIA/IRMA (διακήρυξη ΑΡ.07/2013)

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ραδιοφαρμακών in vivo εξετάσεων και αντιδραστηριών RIA/IRMA για χρονικό διάσημα ενός (1) με δικαίωμα παράτασης ενός έτους συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 881 079,94 EUR με ΦΠΑ.

street: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ

Βιόκοσμος ΑΕΒΕ

street: ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ

DIACHEL Διαγνωστικά

street: Σπ.Μερκούρη 78 & Αλκιμάχου

GE Healthcare AE

street: Σωρού 8-10

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε

street: Τραπεζούντος 17 & Α.Παπανδρέου

Νέα Διαγνωστική Διάσταση Ε.Π.Ε

street: Καισάρειας 6

Γ.Κ Παπανικολός - Α. Μπούμπας Ο.Ε

street: Περικλέους 5


title: Προμήθεια καυσίμων δήμου χαλκιδέων

description: Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 580 000Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 15.000Πετρέλαιο θέρμανσης Σχ Επ. Α΄βαθμιας Εκπ/σηςλίτρα 160 000Πετρέλαιο θέρμανσης Σχ Επ. Β΄βαθμιας Εκπ/σηςλίτρα 130 000βενζίνη αμόλυβδηΛίτρα 33 000

title: Προμήθεια καυσίμων ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΧ

description: Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 55 000Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 6 000

title: Προμήθεια καυσίμων ΔΟΑΠΠΕΧ

description: Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 2 200Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 20 000Πετρέλαιο κίνησης οχηματων λίτρα 1 900Πετρέλαιο κίνησης για κολυμβητήριο λίτρα 160 000Πετρέλαιο κίνησης μηχανημάτων λίτρα 4 200

title: Προμήθεια καυσίμων ΕΣΔΑΔΚΕ

description: Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 1 800Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 100 000

title: Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και του Δήμου Χαλκιδέων ,με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας,

description: Βενζίνη αμόλυβδη 43 000 lit Πετρέλαιο κίνησης 846 100 lit Πετρέλαιο θέρμανσης 380 000 lit

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

street: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ


name: Ένωσης παροχών υπηρεσιών Στυλιάνος Φουντουλάκης, Ματθαίος Φουντουλάκης, Ανδρέας Λεβάκης

name: Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων–ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

title: Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και εργασίες διαχείρισης ιλύος

description: Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με τον κατάλληλο εξοπλισμό χωματουργικών εργασιών και το κατάλληλο προσωπικό του (που θα πρέπει να κατέχει τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία άδειες χειρισμού των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών), θα εκτελεί τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

street: Γρηγοίιου Ε' 50, 4ος όροφος

street: Ζίλινα 8


Δήμος Χαϊδαρίου

street: Λ. Αθηνών 181-183, Χαϊδαρι


name: Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Εκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Τα αγγελουδάκια"

name: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)

street: Μυλλέρου 73-77

street: Πάροδος Κορίνθου


description: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 550.552,44€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 550.552,44 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- Α. ΦΛΕΜΙΓΚ

street: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1


measure: foreignBidsFromEU

name: Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών

description: Αφορά την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού με την Εγκατάσταση του Λογισμικού του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen 2ης Γενιάς (N.SIS II.

title: Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού με την Εγκατάσταση του Λογισμικού του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen 2ης Γενιάς (N.SIS II).

description:
Σκοπός της προμήθειας αποτελεί η αγορά και χρήση των συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών σε αστυνομικούς σταθμούς που βρίσκονται στα σύνορα για τον εντοπισμό παράνομων μεταναστών.
Το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ΄ «Τεχνικές προδιαγραφές» της διακήρυξης 06/2017 Α.Ε.Α..

street: Π. Κανελλόπουλου 4

NetU Consultants Ltd

street: Λεωφόρος Ακροπόλεως 13 & Θουκυδίδου 2

countryName: CY


title: Στήριξη, στο πλαίσιο της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», των γυναικών μέσω παροχής θέσεων φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους με αναπηρίες σε αντίστοιχες δομές.

street: Μυλλέρου 73-77

Παιχνιδότοπος Ε.Π.Ε.

street: Χατζοπούλου 4


name: Φιλιπς Ελλας Ανωνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών Προϊοντων, Φωτισμού και Ιατρικών Συστήματων

name: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

awardCriteriaDetails:
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση το φύλλο συμμόρφωσης: 70
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από τον προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών, Εγχειρίδιο χρήσεως στην ελληνική γλώσσα): 70
Εγκατάσταση/Επίδειξη λειτουργίας – Εκπαίδευση προσωπικού: 70

street: Χρήστου Λαδά 6

street: Κηφισιας 44

countryName: IS


name: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου (ΟΚΠΑΠΔΗΘ)

street: Μυλλέρου 73-77

street: Γ. Σωτηριάδη και Κ. Ρωμαίου


Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"

street: Αγ. Θωμα 17 - Γουδή


name: Ακτίνα Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορειακών Τουριστικών Μεταφορικών και Τεχνολογικών Επιχειρήσεων

name: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Προμηθειών - Α' Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών

title: «Παροχή υπηρεσιών αναγκαστικών επιστροφών με εμπορικές πτήσεις (με ή άνευ αστυνομικής συνοδείας), για τα έτη 2021 και 2022».

description: Παροχή υπηρεσιών «αναγκαστικών επιστροφών με εμπορικές πτήσεις (με ή άνευ αστυνομικής συνοδείας), για τα έτη 2021 και 2022», της Δράσης με τίτλο: «Η εφαρμογή των αναγκαστικών επιστροφών των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών».

street: Λεωφόρος Μεσογείων 96


title: Ο.Μ. Έδρας - Κ.Ψ.Υ..

description: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης Ο.Μ. Έδρας - Άγιος Νικόλαος και Κ.Ψ.Υ. του Γ.Ν. Λασιθίου.

title: Α.Ο.Μ. Σητείας.

description: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης Α.Ο.Μ. Σητείας.

title: Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας.

description: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας.

title: Ο.Μ. Έδρας - Ψυχαργώς.

description: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης Ο.Μ. Έδρας - Άγιος Νικόλαος, και πετρελαίου θέρμανσης Ξενώνα «Αγάπη» Ψυχαργώς του Γ.Ν. Λασιθίου.

title: Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».

description: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλης «Διαλυνάκειο».

title: Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».

description: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλης «Διαλυνάκειο».

title: Προκήρυξη σύμβασης προμήθειας καυσίμων, για το Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

description: Διακήρυξη δημόσιου, επαναληπτικού άνω του ορίου (διεθνούς) ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων CPV 09100000-0 (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη), για τις ανάγκες της Ο.Μ. Έδρας - Άγιος Νικόλαος, της Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας, της Α.Ο.Μ. Σητείας και του Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» του Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 79157).

street: Κνωσού 4

name: Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (Οργανική Μονάδα Έδρας)


name: Εθνικός ΔιαχειριστήςΣιδηροδρομικής ΥποδομήςΔιεύθυνση Εφοδιασμού

street: Καρόλου 1-3, 2ος Όροφος


name: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού Διεύθυνση Προμηθειών, Τμημα Προμηθειών μη Αμυντικού Υλικού

title: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (604.2/24/17) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω της Υπογραφής Συμφωνίας Πλαισίου Ενός (1) Έτους, για την Προμήθεια Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων, συνολικού Π/Υ 400.000,00EUR (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους ως άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/16 (μοναδικό κριτήριο το χαμηλότερο Ολικό Κόστος των συστημάτων που προσφέρει μια εταιρεία για όλες τις κατηγορίες πλοίων).

description: Υπογραφή Συμφωνίας Πλαισίου Ενός (1) Έτους, για την Προμήθεια Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων, συνολικού Π/Υ 400 000 EUR (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους ως άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/16 (μοναδικό κριτήριο το χαμηλότερο Ολικό Κόστος των συστημάτων που προσφέρει μια εταιρεία για όλες τις κατηγορίες πλοίων).


name: «ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

name: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

name: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

description: 800 ΤΕΜ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 2 ΣΤΟΜΙΩΝ DN150 ΡΝ16 L=1600-1800MM

description: 200 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ300 D400

description: 800 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ) DN50 ΡΝ16

description: 300 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚ ΜΕ ΕΛΑΤ-ΠΛΗΡΗΣ) DN80 ΡΝ16

description: 200 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ) DN150 ΡΝ16

description: 300 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΑΛ ΧΥΤ (ΔΙΑΙΡ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ) DN100 ΡΝ16

description: 5 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN300 ΡΝ25

description: 15 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN300 ΡΝ16

description: 15 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN250 ΡΝ16

description: 5 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN200 ΡΝ25

description: 10 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN200 PN16

description: 25 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN150 ΡΝ25

description: 5 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN150 ΡΝ16

description: 30 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN100 ΡΝ16

description: 20 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN80 ΡΝ25

description: 10 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN80 ΡΝ16

description: 20 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN50 ΡΝ25

description: 25 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΧΥΤ Τ.ΒΕ ΦΛΑΝΤΖ DN50 ΡΝ16

description: 50 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ900 D400

description: 150 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ600 D400

description: 800 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ 750x750 D400) Ή (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ760 D400) - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

description: 450 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 600x900 D400

description: 850 ΤΕΜ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 600x700 D400

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υλικών Δικτύου Ύδρευσης και συγκεκριμένα προμήθεια Ανθρωποθυρίδων για φρεάτια, Πυροσβεστικών Κρουνών, Φίλτρων Προστασίας και Βαλβίδων Αντεπιστροφής, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δικτύου Ύδρευσης.


name: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

title: Οξυγόνο.

street: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 49


title: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.

description: Η παρούσα σύμβαση αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής -συντηήρησης (καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων η κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κλπ) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του δήμου, για εργασίες που τύχον θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2013.

Δήμος Ασπροπύργου

street: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18


Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας

street: Σαμαρά 13


name: Υπουργείο Εσωτερικών Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής - Δ/νση Οικονομικών

street: Π. Κανελλοπούλου 4


name: Ελληνική Δημοκρατία ΠΑΜΘ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Πε Ξάνθης Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

title: ΕΠΙΠΛΑ

title: Σκευή και είδη λοίπου εξοπλισμού

title: Τηλεφωνικός εξοπλισμός

title: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

title: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

title: Σύμβαση προμήθειας σκευών και ειδών λοίπου εξοπλισμού ποσού 26 888,71 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23 %) για την ολοκλήρωση του υποέργου 7 '' προμήθεια σκευών και είδων λοιπού εξοπλισμού '' του έργου <<αναστήλωση φρουραρχείου Ξάνθης - Οικία Χατζηδάκι (Πολυχώρος τέχνης και σκέψης Μάνος Χατζηδάκις)>> το οποίο υλοποίειται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

description: Προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού του υποέργου 8 του έργου «Αναστήλωση φρουραρχείου Ξάνθης–οικία Χατζηδάκι (πολυχώρος τέχνης και σκέψης Μάνος Χατζηδάκις»

street: Διοικητήριο


name: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ/κων Έργων

street: Μετσόβου 33


title: "Προμήθεια εξοπλισμού πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου".

description: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου όπως αναλυτικά αναφέρεται στα τεύχη "μελέτη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού" και "μελέτη ξενοδοχειακού εξοπλισμού".

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

street: Τσόχα 5


title: Προμήθεια Φορτηγών Απορριμματοφόρων Πρέσσας 16m³

title: Προμήθεια Φορτηγού Τριαξονικού με Ανατρεπόμενη Καρότσα

title: Προμήθεια Ημιφορτηγών Pick Up έως 3,5 τόνων 4Χ4

title: Προμήθεια Επιβατικών 1 200 cm³

title: Προμήθεια Δίκυκλων Μοτοσυκλετών 125 cm³

title: Προμήθεια Φορτηγού Πλυντηρίου Κάδων

title: Προμήθεια Ημιφορτηγού Pick Up έως 3,5 τόνων 4Χ2

title: Προμήθεια Οχημάτων 2017 Δήμου Παύλου Μελά

Δήμος Παύλου Μελά

street: Δημητρίου και Καραολή 1


name: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

title: Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Λ.Μεσογείων 357-359

name: κου Γ. Πρίμπα Διευθυντή Διοικητικών Προμηθειών


name: ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

name: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ ΔΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

title: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.2752/2022_ΔΙΑΓΩΝ.937/2022_Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην ΕΑΒ για ένα (+1) έτος

description: Διακήρυξη αριθ. 937/2022 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου,  μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον (+1) έτος, για συνολική εκτιμώμενη μη δεσμευτική ποσότητα κατανάλωσης ίση με είκοσι έξι χιλιάδες μεγαβατώρες (26.000MWh), συνολικού προϋπολογισμού διετίας τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. & Ειδικό Τέλος»C.P.V.: 09123000-7


title: Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, και ανακυκλώσιμων υλικών, 12 m3.

title: Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, και ανακυκλώσιμων υλικών, 16 m3.

description: Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, και ανακυκλώσιμων υλικών, 16 m3.

title: Διακήρυξη διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρων, και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Γαλατσίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού (μαζί με τον ΦΠΑ) 670 840,00 EUR.

Δήμος Γαλατσίου

street: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ


title: Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσεως, τροχήλατος.

description: Προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσεως, τροχήλατου.

title: Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό (DR), 2 ανιχνευτών.

description: Προμήθεια ενός (1) ακτινογραφικού συγκροτήματος ψηφιακού (DR), 2 ανιχνευτών.

title: Monitors, type I, Μ.Ε.Θ. (12 παρακλίνια και κεντρικός σταθμός).

description: Προμήθεια monitors, type I, Μ.Ε.Θ. (12 παρακλίνια και κεντρικός σταθμός).

title: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική».

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική».Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ειδών εξοπλισμού:— ένα (1) ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό (DR), 2 ανιχνευτών,— ένας (1) υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσεως, τροχήλατος,— monitors, type I, Μ.Ε.Θ. (12 παρακλίνια και κεντρικός σταθμός).

street: Υψηλάντου 45 - 47


measure: smeBids

title: Τμήμα Δ: Γεωγραφική ενότητα Κεντρικής ΕΛΛΑΔΑΣ και Δυτικής Μακεδονίας.

description: Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε Κ.Υ.Τ. και Υ/Σ αρμοδιότητας τής Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (Δ.Σ.Σ.Μ.) της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

title: Τμήμα Ε: «Γεωγραφική ενότητα Βόρειας ΕΛΛΑΔΑΣ».

title: Τμήμα Γ: «Γεωγραφική ενότητα Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ».

title: Τμήμα Β: «Γεωγραφική ενότητα Πελοποννήσου».

title: Τμήμα Α: «Γεωγραφική ενότητα Αττικής, Εύβοιας και Λοιπής Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ».

street: Δυρραχίου 89 και Κηφισού

name: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. - Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

id: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΔΜΗΕ)Α.Ε.


name: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια σκευάσματος ελκυστικής ουσίας entomela 75 sl και εντομοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία cyantraniliprole technical για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφέρεια Κρήτης.  Τα σκευάσματα  θα χρησιμοποιηθούν κατά την δακική περίοδο 2023 για την δολωματική  καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με ψεκασμούς εδάφους. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα και απαιτείται προσφορά για πλήρη ποσότητα σε κάθε τμήμα:ΤΜΗΜΑ 1:  προμήθεια 45.360 λίτρων ελκυστικής ουσίας entomela 75 sl αξίας 75.867,26 € (χωρίς ΦΠΑ 13%). ΤΜΗΜΑ 2: προμήθεια 10.770 κιλών εντομοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία cyantraniliprole αξίας 1.233.212,39 € (χωρίς ΦΠΑ 13%). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.309.079,5 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.Τα προς προμήθεια σκευάσματα κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24324000-1 και 24452000-7 αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

street: ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


name: Δήμος Λαρισαίων, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών

street: 9ο χλμ. ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουριού


name: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού - Διεύθυνση Προμηθειών - Α΄ Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών

description: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς των διαβατηρίων και των λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α., καθώς και των δικαιολογητικών έκδοσης αυτών», για το χρονικό διάστημα από 01/9/2021 έως 31/8/2023Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί : α) μονομερές δικαίωμα (προαίρεση) για επαύξηση των διακινούμενων εγγράφων, (περίπτωση έναρξης εκδόσεως ταυτοτήτων νέου τύπου μέχρι 31/08/2023) και β) μονομερές δικαίωμα (προαίρεση) παράτασης της Σύμβασης, για το χρονικό διάστημα από 01/9/2023 έως 31/8/2024,

title: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς των διαβατηρίων και των λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας - Α.Ε.Α., καθώς και των δικαιολογητικών έκδοσης αυτών».

street: Λ. Μεσογείων 96

name: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Προμηθειών

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.

street: Απελλού 1


name: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αμαξοστασίου

street: Αρτεσιανού 1


Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

street: Αγίου Κωνσταντίνου 16


title: Σύμβαση φίλτρων αιμοκάθαρσης

title: Σύμβαση φίλτρων αιμοκάθαρσης

title: Σύμβαση φίλτρων αιμοκάθαρσης

title: Σύμβαση φίλτρων αιμοκάθαρσης

title: Σύμβαση φίλτρων αιμοκάθαρσης

title: Προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης.

description: Φίλτρα Αιμοκάθαρσης.

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

street: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

id: 20/2019ΔΙΑΚΗΡΥΞΗANAΛΩΣΙΜΩΝΥΛΙΚΩΝΤ/ΝΓ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ


awardCriteriaDetails:
1. Πληρότητα και Αρτιότητα της τεχνικής λύσης της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς: 50
2. Πληρότητα, Χαρακτηριστικά και Αξιοπιστία του προσφερόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των έργων: 50
3. Αυτοματισμοί-συστήματα ελέγχου- όργανα - ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ελαχιστοποίηση ενεργειακών και λοιπών λειτουργικών αναγκών: 50

Δήμος Οιχαλίας Νομού Τρικάλων

street: Θησέως 1, Νομού Τρικάλων


name: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας

title: Ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση καταστρώματος οδού κατά τμήματα, στις 5η Ε.Π.Ο., Κ10 και Δ6 οδούς, αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας.

description:
Το έργο του θέματος έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών, για βελτίωση του καταστρώματος της 5ης ΕΠΟ και της Κ10 και Δ6, των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η Π.Ε. Πιερίας. Οι εργασίες που προβλέπονται για την κατασκευή του έργου:
                  α) εκσκαφές σε τμήματα που το οδόστρωμα έχει βαθιά ζυμώματα·
                  β) κατασκευή βάσης σε τμήματα που θα αφαιρεθεί ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας·
                  γ) κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης σε τμήματα που έχουν υποστεί καθίζηση·
                  δ) κατασκευή ασφαλτοτάπητα στα παραπάνω τμήματα και σε τμήματα που το οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές λόγω παλαιότητας (Μπακλαβάδιασμα).

street: 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος,


description: Ετήσια προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΚιλκίςΕνδεικτική ποσότητα: 550.000,00Nm3 ή 6.231.500KWh

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

street: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1


name: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (στο εξής ΠΓΝΛ)

street: Περιοχή Μεζούρλο


name: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού/Τμήμα Εργολαβιών και Εκποιήσεων

street: Ανώτατη Επιτροπή Προμηθειών - Παπαρηγοπούλου 2


name: Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γεν. Γραμματεία Δημ. Έργων/Γεν. Δ/νση Συγκ. Έργων/Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.)

awardCriteriaDetails:
α. Η αποτελεσματικότητα της προταθείσας Έκθεσης Μεθοδολογίας (στάθμιση 40 % στο κριτήριο 1)β. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας Ομάδας Μελέτης (στάθμιση 60 % στο κριτήριο 1): 75
Οικονομική προσφορά: 75

street: Λ. Αλεξάνδρας 19


name: Περιφέρεια Κρήτης Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Τμήμα Προμηθειών


name: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

description: Είδος 1: 960 τεμάχια μονοπολικών αποζευκτών.Είδος 2: 720 τεμάχια τριπολικών αποζευκτών.

title: Μονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες 20KV, με συνθετικούς μονωτήρες.

street: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100


name: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

title: Ορμένιο — Αποχιονιστικό μηχάνημα (>120HP).

description: Η Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, σε EUR, προκειμένου να προβεί στη μίσθωση μηχανημάτων έργων / αποχιονιστικών μηχανημάτων / τρακτέρ εκχιονισμού (παροχή υπηρεσίας), ώστε να δύναται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης χιονοπτώσεων και παγετού, θεομηνιών, κατολισθήσεων και άλλων φυσικών καταστροφών, για την αποκατάσταση προβλημάτων βατότητας, προκαλούμενων από τις προαναφερθείσες αιτίες, στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο ευθύνης τής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για τα έτη 2019 - 2020.

title: ΟΡΜΕΝΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

description: Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές σε €, προκειμένου να προβεί στην Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων / Αποχιονιστικών Μηχανημάτων / Τρακτέρ Εκχιονισμού (Παροχή Υπηρεσίας), ώστε να δύναται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης χιονοπτώσεων και παγετού, θεομηνιών, κατολισθήσεων και άλλων φυσικών καταστροφών για την αποκατάσταση προβλημάτων βατότητας, προκαλούμενων από τις προαναφερθείσες αιτίες, στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τα έτη 2019-2020.

title: ΟΡΜΕΝΙΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (>120HP)

title: ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (>120HP)

title: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΣΟΦΙΚΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΣΟΦΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΣΟΦΙΚΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΣΟΦΙΚΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

title: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

title: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΔΑΔΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΔΑΔΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΔΑΔΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΔΑΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΡΔΑΝΙΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΑΡΔΑΝΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΡΔΑΝΙΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΑΡΔΑΝΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΝΘΕΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΑΝΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΝΘΕΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΑΝΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΥΡΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΑΥΡΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΥΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΑΥΡΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΙΣΥΜΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΑΙΣΥΜΗ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΑΙΣΥΜΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΑΙΣΥΜΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΣΙΔΗΡΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΣΙΔΗΡΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

title: ΣΙΔΗΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΣΙΔΗΡΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

title: ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

title: ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

title: ΓΟΝΙΚΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΓΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

title: ΓΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗΤΣ

title: ΓΟΝΙΚΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΓΟΝΙΚΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(>120HP)

title: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

title: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

title: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ

title: Αποκατάσταση προβλημάτων βατότητας από χιονοπτώσεις - θεομηνίες - κατολισθήσεις και άλλες φυσικές καταστροφές, στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου, για τα έτη 2019 - 2020.

street: Ι. Δραγούμη 1

name: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου)


title: "Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση: 8 Αίθουσες Προκατασκευασμένες 6x6m, 1 γραφείο με wc 3x6m και 4 wc τριών θέσεων 3x4m, δίρριχτα"

description: «Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση:8 Αίθουσες Προκατασκευασμένες 6x6m,1 γραφείο με wc 3x6m και4 wc τριών θέσεων 3x4m, δίρριχτα, για  την προσωρινή στέγαση σχολικών συγκροτημάτων στους Δήμους Νοτίου Πηλίου (5 αίθουσες, 1 γραφείο με wc και 4 wc για το ΕΠΑΛ Αργαλαστής), Πύλου – Νέστορος (1 αίθουσα για τη Χώρα Μεσσηνίας) και Λαγκαδά (2 αίθουσες)».

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

street: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30


description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά, που περιλαμβάνουν Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσεων, Σχεδιασμό Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Media plan & Digital Media Plan), Δημιουργικά και Παραγωγή υλικών προβολής, Προβολή σε ΜΜΕ και Προβολή σε διαδίκτυο και σε social media, Προωθητικές Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας, Έρευνες Κοινής Γνώμης, συνολικής χρονικής διάρκειας 12 μηνών.Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται σε έξι (6) Δράσεις: • Δράση 1: Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσεων• Δράση 2: Σχεδιασμό Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ, διαδίκτυο και social media (Media plan & Digital Media Plan)• Δράση 3: Παραγωγή υλικών προβολής• Δράση 4: Προβολή σε ΜΜΕ• Δράση 5: Προβολή στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης• Δράση 6: Προωθητικές Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας• Δράση 7: Έρευνες κοινής Γνώμης Αναλυτική περιγραφή του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης δίδεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης

title: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά»

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά, που περιλαμβάνουν Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσεων, Σχεδιασμό Πλάνου Μέσων για ΜΜΕ, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Media plan & Digital Media Plan), Δημιουργικά και Παραγωγή υλικών προβολής, Προβολή σε ΜΜΕ και Προβολή σε διαδίκτυο και σε social media, Προωθητικές Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας, Έρευνες Κοινής Γνώμης, συνολικής χρονικής διάρκειας 12 μηνών  και όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβαση της υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Δήμος Πειραιά

street: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

name: Δημαρχείο Πειραιά, Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς


name: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

title: Γνήσια ανταλλακτικά μηχανημάτων Caterpillar.

street: Στουρνάρη 55