name: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

title: Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης και δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ισχυρούς αγκτήρε

description: Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης και δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδόναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο, για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις. Έχει δυνατότητα σταδιακής σύγκλισης για μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια στην εφαρμογή και διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που να αποτρέπει τη σύγκλιση του εργαλείου όταν είναι ανεπιτυχώς φορτισμένο ή φορτισμένο με πυροδοτημένη κεφαλή και του τραυματισμού των ιστών από τους προωθητήρες των αγκτήρων. Σε διαστάσεις: 60mm για κανονικό ιστόΤΕΜ. 5

description: Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης και δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο, για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις. Έχει δυνατότητα σταδιακής σύγκλισης για μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια στην εφαρμογή και διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που να αποτρέπει τη σύγκλιση του εργαλείου όταν είναι ανεπιτυχώς φορτισμένο ή φορτισμένο με πυροδοτημένη κεφαλή και του τραυματισμού των ιστών από τους προωθητήρες των αγκτήρων. Σε διαστάσεις: 60mm για παχύ ιστόΤΕΜ. 2

description: Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης και δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο, για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις. Έχει δυνατότητα σταδιακής σύγκλισης για μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια στην εφαρμογή και διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που να αποτρέπει τη σύγκλιση του εργαλείου όταν είναι ανεπιτυχώς φορτισμένο ή φορτισμένο με πυροδοτημένη κεφαλή και του τραυματισμού των ιστών από τους προωθητήρες των αγκτήρων. Σε διαστάσεις: 90mm για κανονικό ιστόΤΕΜ. 2

description: Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης και δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο, για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις. Έχει δυνατότητα σταδιακής σύγκλισης για μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια στην εφαρμογή και διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που να αποτρέπει τη σύγκλιση του εργαλείου όταν είναι ανεπιτυχώς φορτισμένο ή φορτισμένο με πυροδοτημένη κεφαλή και του τραυματισμού των ιστών από τους προωθητήρες των αγκτήρων. Σε διαστάσεις: 90mm για παχύ ιστόΤΕΜ. 5

title: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 1 με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό

description: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 1  με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα εργαλείων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε διαστάσεις: 60mm για κανονικό ιστόΤΕΜ. 4

title: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 2 με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό

description: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 2  με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα εργαλείων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε διαστάσεις: 60mm για παχύ ιστόΤΕΜ. 4

title: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό

description: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3  με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα εργαλείων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε διαστάσεις: 90mm για κανονικό ιστόΤΕΜ. 4

title: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 4 με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό

description: Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία του α/α 4  με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων αγκτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 20 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 2.5mm για αγγειακούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 14 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 3.5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, (> 18 Newton) ή ισοδύναμο και ύψους ποδιού κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα εργαλείων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε διαστάσεις: 90mm για παχύ ιστόΤΕΜ. 2

title: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμ

description: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)ΤΕΜ. 40

description: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)ΤΕΜ. 5

description: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 80mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ. 5

description: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 100mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ. 9

title: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 9, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυρο

description: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 9, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)ΤΕΜ. 35

title: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 10, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυρ

description: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 10, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)ΤΕΜ.5

title: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 11, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυρ

description: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 11, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 80mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.5

title: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 12, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυρ

description: Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 12, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 100mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.10

title: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις για αυξημένη προσβασιμότητα και ακρίβεια. Δυνατότητα άνοιγμ

description: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις για αυξημένη προσβασιμότητα και ακρίβεια. Δυνατότητα άνοιγματος των σιαγόνων του εργαλείου απο την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, αρθρούμενες με κεκαμένο άκρο, για αυξημένη λειτουργικότητα. Με προ εγκαταστημένο ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής για μεγαλύτερη ασφάλεια, για διάφορα πάχη ιστών. Σε μεγέθη συρραφής 30,45,60 mm για αυξημένη λειτουργικότητα. Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία. Μήκους 16cmΤΕΜ.8

title: Αποστειρωμένο διαφανές κάλυμμα/χειριστήριο μίας χρήσης, για την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή εργαλείου συρραφής διατομής και αναστόμωσης με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, που αποτελεί ασηπτικ

description: Αποστειρωμένο διαφανές κάλυμμα/χειριστήριο μίας χρήσης, για την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή εργαλείου συρραφής διατομής και αναστόμωσης με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, που αποτελεί ασηπτικό φραγμό και διεπαφή ελέγχου και σύνδεσης με τρεις στειλεούς διαφορετικού μήκους για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία.ΤΕΜ.6

title: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής

description: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 31, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικο υψος ποδιου κλιπ σε καθε γραμμη συρραφης και μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια. Να ειναι συμβατες με μηχανικο αλλα και ηλεκτρικο ενδοσκοπικο εργαλειο συρραφης-διατομης-αναστομωσης, για αυξημενη λειτουργικοτητα και οικονομια, σε διαστασεις: 60mm για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 2,0-2,5-3,0mm)ΤΕΜ.8

description: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 31, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικο υψος ποδιου κλιπ σε καθε γραμμη συρραφης και μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια. Να ειναι συμβατες με μηχανικο αλλα και ηλεκτρικο ενδοσκοπικο εργαλειο συρραφης-διατομης-αναστομωσης, για αυξημενη λειτουργικοτητα και οικονομια, σε διαστασεις: 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)ΤΕΜ.20

description: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 31, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικο υψος ποδιου κλιπ σε καθε γραμμη συρραφης και μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια. Να ειναι συμβατες με μηχανικο αλλα και ηλεκτρικο ενδοσκοπικο εργαλειο συρραφης-διατομης-αναστομωσης, για αυξημενη λειτουργικοτητα και οικονομια, σε διαστασεις: 60mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.11

title: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες, με κεκαμένο άκρο, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλώ

description: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες, με κεκαμένο άκρο, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 31, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικο υψος ποδιου κλιπ σε καθε γραμμη συρραφης και μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για αυξημένη ασφάλεια. Να ειναι συμβατες με μηχανικο αλλα και ηλεκτρικο ενδοσκοπικο εργαλειο συρραφης-διατομης-αναστομωσης, για αυξημενη λειτουργικοτητα και οικονομια, σε διαστασεις: 60mm για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 2,0-2,5-3,0mm)ΤΕΜ.5

title: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες με προ εγκαταστημενο ενισχυτικο γραμμων συρραφης, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17

description: Ανταλλακτικες κεφαλες, αρθρουμενες με προ εγκαταστημενο ενισχυτικο γραμμων συρραφης, εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 31, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικο υψος ποδιου κλιπ σε καθε γραμμη συρραφης και μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για αυξημένη ασφάλεια. Να ειναι συμβατες με μηχανικο αλλα και ηλεκτρικο ενδοσκοπικο εργαλειο συρραφης-διατομης-αναστομωσης, για αυξημενη λειτουργικοτητα και οικονομια, σε διαστασεις: 60mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.10

title: Ανταλλακτικες κεφαλες, καμπυλης σχεδιασης (ημικυκλιου), εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α 17 καθώς και με εργαλείο πολλα

description: Ανταλλακτικες κεφαλες, καμπυλης σχεδιασης (ημικυκλιου), εφοδιασμενες με λαμα, συμβατές και κατα συνεπεια του ιδιου κατασκευαστικου οικου με τα παραπανω εργαλεια του α/α  17 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 31, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικο υψος ποδιου κλιπ σε καθε γραμμη συρραφης και μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για αυξημένη ασφάλεια. Να ειναι συμβατες με μηχανικο αλλα και ηλεκτρικο ενδοσκοπικο εργαλειο συρραφης-διατομης-αναστομωσης, για αυξημενη λειτουργικοτητα και οικονομια, σε διαστασεις: 60mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.15

title: Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεγάλου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, για κλειδωμα του κλιπ και αποφυγη διολισθησης

description: Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 15 μεγάλου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, για κλειδωμα του κλιπ και αποφυγη διολισθησης, μήκους 13 ιντσών και μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, για αποφυγη τραυματισμου των αγγειων και περισσότερη ασφάλεια. Κλιση των σιαγώνων 15° για εύκολη προσβαση, εύρος ανοικτού κλιπ 6,5mm, μήκος κλειστού κλιπ 11mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ.ΤΕΜ.4

title: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 21mm μήκους 22cm (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm)ΤΕΜ.3

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 21mm μήκους 22cm (ύψος ανοικτού κλιπ 4,8mm)ΤΕΜ.1

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 25mm μήκους 22cm (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm)ΤΕΜ.2

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 25mm μήκους 22cm (ύψος ανοικτού κλιπ 4,8mm)ΤΕΜ.1

title: Κυκλικοι αναστομωτηρες με τριπλη γραμμη συρραφης για εκμηδενισμο των διαφυγων, κυρτοι με ισχυρους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου κλιμακωτης σχεδιασης διαφορετικου υψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες με τριπλη γραμμη συρραφης για εκμηδενισμο των διαφυγων, κυρτοι με ισχυρους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου κλιμακωτης σχεδιασης διαφορετικου υψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm ), μεσαίους - παχεις & παχεις - πολυ παχεις ιστους. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτες και λαπαροσκοπικές επεμβασεις μηκους 22 εκ. Διαμέτρου 28mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)ΤΕΜ.4

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες με τριπλη γραμμη συρραφης για εκμηδενισμο των διαφυγων, κυρτοι με ισχυρους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου κλιμακωτης σχεδιασης διαφορετικου υψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm ), μεσαίους - παχεις & παχεις - πολυ παχεις ιστους. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτες και λαπαροσκοπικές επεμβασεις μηκους 22 εκ. Διαμέτρου 28mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.16

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες με τριπλη γραμμη συρραφης για εκμηδενισμο των διαφυγων, κυρτοι με ισχυρους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου κλιμακωτης σχεδιασης διαφορετικου υψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm ), μεσαίους - παχεις & παχεις - πολυ παχεις ιστους. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτες και λαπαροσκοπικές επεμβασεις μηκους 22 εκ. Διαμέτρου 31mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)ΤΕΜ.1

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες με τριπλη γραμμη συρραφης για εκμηδενισμο των διαφυγων, κυρτοι με ισχυρους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου κλιμακωτης σχεδιασης διαφορετικου υψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm ), μεσαίους - παχεις & παχεις - πολυ παχεις ιστους. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτες και λαπαροσκοπικές επεμβασεις μηκους 22 εκ. Διαμέτρου 31mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.10

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες με τριπλη γραμμη συρραφης για εκμηδενισμο των διαφυγων, κυρτοι με ισχυρους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου κλιμακωτης σχεδιασης διαφορετικου υψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm), μεσαίους - παχεις & παχεις - πολυ παχεις ιστους. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτες και λαπαροσκοπικές επεμβασεις μηκους 22 εκ. Διαμέτρου 33mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)ΤΕΜ.6

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους:33mm μήκους 22cm (ύψος ανοικτού κλιπ 4,8mm)ΤΕΜ.3

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 21mm μήκους 35cm (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm)ΤΕΜ.3

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 25mm μήκους 35cm (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm)ΤΕΜ.3

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 28mm μήκους 35cm (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm)ΤΕΜ.2

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 28mm μήκους 35cm (ύψος ανοικτού κλιπ 4,8mm)ΤΕΜ.2

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 31mm μήκους 35cm (ύψος ανοικτού κλιπ 4,8mm)ΤΕΜ.4

description: Κυκλικοι αναστομωτηρες, κυρτοι με ισχυρους πεπλατυσμενους αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου ορθογώνιας διατομής που να διαθετουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ: (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για κανονικούς ιστους και περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις του εντέρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Να διαθετουν για κανονικους ιστους, αγκτηρες (κλιπς) τιτανιου με υψος ποδιου μηκους 3,5mm η ισοδυναμο και 4,8mm η ισοδυναμο. Με ανακλινομενη κεφαλη ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου, για την ασφαλή και εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του εργαλείου από την αναστομωτική συρραφή χωρίς κίνδυνο παραβίασής της, και απορογονισμού του ιστού. Για ανοιχτες επεμβασεις μηκους 22 εκ. Και υψηλες αναστομωσεις μηκους 35 εκ. Εφοδιασμενα με τεχνολογια πεπλατυσμενων αγκτηρων και πεπλατυσμενου στα ακρα υποδοχεα, για μεγαλυτερη ανθεκτικοτητα στις στρεβλωσεις κατα την πυροδοτηση, με μηχανισμο αποφυγης επαναπυροδοτησης για περισσότερη ασφάλεια.Να διατιθενται σε διαμετρους: 33mm μήκους 35cm (ύψος ανοικτού κλιπ 4,8mm)ΤΕΜ.1

title: Άκμονας διαμετρου 21,25mm με προανακλιση και ενσωματωμενο καθετηρα μηκους 100cm /18fr για διαστοματικη χρηση με συμβατο κυκλικο αναστομωτηρα με μηκος στυλεου 35cm. Διαμέτρου 21mm

description: Άκμονας διαμετρου 21,25mm με προανακλιση και ενσωματωμενο καθετηρα μηκους 100cm /18fr για διαστοματικη χρηση με συμβατο κυκλικο αναστομωτηρα με μηκος στυλεου 35cm. Διαμέτρου 21mmΤΕΜ.4

title: Άκμονας διαμετρου 21,25mm με προανακλιση και ενσωματωμενο καθετηρα μηκους 100cm /18fr για διαστοματικη χρηση με συμβατο κυκλικο αναστομωτηρα με μηκος στυλεου 35cm. Διαμέτρου 25mm

description: Άκμονας διαμετρου 21,25mm με προανακλιση και ενσωματωμενο καθετηρα μηκους 100cm /18fr για διαστοματικη χρηση με συμβατο κυκλικο αναστομωτηρα με μηκος στυλεου 35cm. Διαμέτρου 25mmΤΕΜ.4

title: Αυτοματες λαβιδες περιπαρσης οισοφαγου-εντερου μιας χρησεως, με ενσωματωμενο ραμμα πολυκλωνου πολυεστερα, με 18 κλιπ απο ανοξειδωτο ατσαλι που κλεινουν σε σχημα β για περισσότερη ασφάλεια, μηκους 4,5

description: Αυτοματες λαβιδες περιπαρσης οισοφαγου-εντερου μιας χρησεως, με ενσωματωμενο ραμμα πολυκλωνου πολυεστερα, με 18 κλιπ απο ανοξειδωτο ατσαλι που κλεινουν σε σχημα β για περισσότερη ασφάλεια, μηκους 4,5 εκ.ΤΕΜ.6

title: Αυτοματες λαβιδες περιπαρσης οισοφαγου-εντερου μιας χρησεως, με ενσωματωμενο ραμμα πολυκλωνου πολυεστερα, με 18 κλιπ απο ανοξειδωτο ατσαλι που κλεινουν σε σχημα β για περισσότερη ασφάλεια, μηκους 6,5

description: Αυτοματες λαβιδες περιπαρσης οισοφαγου-εντερου μιας χρησεως, με ενσωματωμενο ραμμα πολυκλωνου πολυεστερα, με 18 κλιπ απο ανοξειδωτο ατσαλι που κλεινουν σε σχημα β για περισσότερη ασφάλεια, μηκους 6,5 εκ. ΤΕΜ.6

title: Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 20 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, για κλειδωμα του κλιπ και αποφυγη διολισθησης

description: Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 20 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, για κλειδωμα του κλιπ και αποφυγη διολισθησης, μήκους 9,75 ιντσών, μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, για αποφυγη τραυματισμου των αγγειων και περισσότερη ασφάλεια, μηχανισμό καστάνιας με επιλογή on/off για ακουστική και απτική ανάδραση της φόρτωσης, πυροδότησης και σταθεροποίησης του κλιπ στις σιαγώνες για περισσότερη ασφάλεια. Κλιση των σιαγώνων 15° για εύκολη προσβαση, εύρος ανοικτού κλιπ 4,6mm, μήκος κλειστού κλιπ 6mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ.ΤΕΜ.5

title: Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 30 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, για κλειδωμα του κλιπ και αποφυγη διολισθησης

description: Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 30 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, για κλειδωμα του κλιπ και αποφυγη διολισθησης, μήκους 11,5 ιντσών, μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, για αποφυγη τραυματισμου των αγγειων και περισσότερη ασφάλεια, μηχανισμό καστάνιας με επιλογή on/off για ακουστική και απτική ανάδραση της φόρτωσης, πυροδότησης και σταθεροποίησης του κλιπ στις σιαγώνες, για περισσότερη ασφάλεια. Κλιση των σιαγώνων 15° για εύκολη προσβαση, εύρος ανοικτού κλιπ 4,6mm, μήκος κλειστού κλιπ 6mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ.ΤΕΜ.5

title: Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών έως και 7 ΜΜ πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασ

description: Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών έως και 7 ΜΜ πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια σε 1-4 sec μειώνει τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου. Με χειροδιακόπτη, κλείδωμα χειρολαβής για μικρότερη τάση στον ιστό κατά τη λειτουργεία και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής δυνατότητα επιλογής κοπής ή μόνο αιμόσταση, με κυρτές κεραμικές επικαλυμένες σιαγώνες με νανουλικό, βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό, την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό έγκαυμα, αμφίδρομου ανοίγματος, κατά 14ο μήκους 36mm, μήκους κοπής 34mm  για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, περιστρεφόμενη κατά 180ο, παραλληλόγραμμου άξονα μήκους 18cm για καλύτερη λειτουργικότητα και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές τη συστολική πίεση.ΤΕΜ.22

title: Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και σύντηξης ιστών πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπής κοπής δυνατότητα ε

description: Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και σύντηξης ιστών πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπής κοπής δυνατότητα επιλογής κοπής ή μόνο αιμόσταση και χειροδιακόπτη ενεργοποίησης για περισσότερη ασφάλεια. Με ενσωματωμένο καλώδιο, επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών πάχους μέχρι και 7mm. χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2-4 δευτερόλεπτα μειώνοντας τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου. Συνολικού μήκους 21 cm, με κυρτές κεραμικές λεπτές σιαγόνες, επικαλλυμένες με αντικολλητικό νανοϋλικό, και πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές τη συστολική πίεση.ΤΕΜ.8

title: Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών ως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικ

description: Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών ως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγώνες 22° για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό, την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό έγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στειλεό μήκους 23 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3 mm και μήκος κοπής 18,5mm, για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, με ενσωματωμένο καλώδιο. Ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα, μειώνει τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές τη συστολική πίεση.ΤΕΜ.18

title: Σετ αιμορροϊδικής απαγγείωσης και ταυτόχρονης περιφερικής ανάταξης πρόπτωσης ορθού με χρήση υπερήχων. Το σετ να είναι μιάς χρήσης και να περιλαμβάνει α.ειδικά σχεδιασμένο πρωκτοδιαστολέα με κινητό

description: Σετ  αιμορροϊδικής απαγγείωσης και ταυτόχρονης περιφερικής ανάταξης πρόπτωσης ορθού με χρήση υπερήχων.  Το σετ να είναι μιάς χρήσης και να  περιλαμβάνει α.ειδικά σχεδιασμένο πρωκτοδιαστολέα με κινητό καπάκι, υποδοχή καθήλωσης του σένσορα  και σταθερη υποδοχή καθήλωσης του βελονοκάτοχου. Β.Βελονοκάτοχο με σήμανση του σημείου σύλληψης της βελόνας του ράμματος, γ.  προωθητήρα κόμπων και δ. τουλάχιστον 6 χειρουργικά συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα με ειδική ουρολογικής βελόνη 5/8 κύκλου.   Ο πρωκτοδιαστολέας να φέρει υποδοχή για το καλώδιο ψυχρού φωτισμού. Ε.    αιμοστατικός σπόγγο πρωκτού.ΤΕΜ.1

title: Σετ διαδερμικης διαστολής για επεμβάσεις παχέος εντέρου – ορθού, τύπου seastar. Να διαθέτει ποικιλία σχημάτων και μεγεθων (τουλάχιστον 6) που να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε διάφορες ανατομικές

description: Σετ διαδερμικης διαστολής για επεμβάσεις παχέος εντέρου – ορθού, τύπου seastar.  Να διαθέτει ποικιλία σχημάτων και μεγεθων (τουλάχιστον 6) που να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε διάφορες ανατομικές περιοχές  και δυνατότητα επανατοποθέτησης των κορδονιών κατά τη διάρκεια της επέμβασης επιτυγχάνωντας την μέγιστη έκθεση του χειρουργικού τραύματος. Με τουλάχιστον 10 ελαστικά άγκιστρα ανά συσκευασία και 3 διαφορετικούς τύπου hook  από ανωξείδωτο χάλυβα.ΤΕΜ.4

title: Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου, διπολικής ενέργειας. Να είναι κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση & διατομή αγγείων έως 7 mm , για ανοιχτή χειρουργι

description: Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου, διπολικής ενέργειας. Να είναι κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση & διατομή αγγείων έως 7 mm , για ανοιχτή χειρουργική, με αμφίπλευρη λάμα διατομής, με ενσωματωμένο μηχανισμό, λογισμικό , μέτρησης της αντίστασης του ιστού στο καλώδιο του εργαλείου, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση από την γεννήτρια. Να έχει μήκος εργαλείου τουλάχιστον 19 εκ. με μήκος συγκόλλησης 17 χιλ. και μήκος κοπής 15 χιλ.ΤΕΜ.4

title: Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διπολικής ενέργειας. Να είναι κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση & διατομή αγγείων έως 7 ΜΜ, για ανοιχτή χειρουργική, με πιστολοειδή λαβή,

description: Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διπολικής ενέργειας. Να είναι κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση & διατομή αγγείων έως 7 ΜΜ, για ανοιχτή χειρουργική, με πιστολοειδή λαβή, με σύστημα κλειδώματος στην λαβή, και λάμα διατομής, με ενσωματωμένο μηχανισμό, λογισμικό, μέτρησης της αντίστασης του ιστού στο καλώδιο του εργαλείου, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση από την γεννήτρια. Να έχει μήκος τουλάχιστον 20 εκ. με μήκος συγκόλλησης 40 χιλ. και μήκος κοπής 38 χιλ.ΤΕΜ.2

title: Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διπολικής ενέργειας, να είναι κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση & διατομή αγγείων έως 7 ΜΜ, για ανοιχτή χειρουργική, με πιστολοειδή λαβή,

description: Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διπολικής ενέργειας, να είναι κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση & διατομή αγγείων έως 7 ΜΜ, για ανοιχτή χειρουργική, με πιστολοειδή λαβή, με σύστημα κλειδώματος στην λαβή, και λάμα διατομής, με ενσωματωμένο μηχανισμό, λογισμικό μέτρησης της αντίστασης του ιστού στο καλώδιο του εργαλείου , ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση από την γεννήτρια. Να έχει μήκος στειλεού 23 εκ., διάμετρο 5 χιλ., με μήκος συγκόλλησης 20 χιλ. και μήκος κοπής 18 χιλ. Να διατίθεται με σιαγόνες κυρτές  τύπου MΑRYLANDΤΕΜ.4

title: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 23mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 14.6mm, 20 τρισδιάστατα clip από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασ

description: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 23mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 14.6mm, 20 τρισδιάστατα clip  από κράμα τιτανίου  (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασφαλέστερη αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομαλή κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Χρήση ηλεκτροκίνησης για μείωση δύναμης στο ελάχιστο κατά την πυροδότηση και εξασφάλιση σταθερότητας στο άκρο του εργαλείου. Να διαθέτει ύψος ανοικτού clip 5.2mm και εύρος κλεισίματος κλιπ 1.5-2.2mm. Να εμφανίζει στο τέλος της διαδικασίας ηλεκτρονική ένδειξη ασφαλούς πυροδότησης και να διαθέτει φωτιζόμενο παράθυρο με την απεικόνιση της κλιμακας συμπίεσης ιστού. ΤΕΜ.3

title: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 25mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 16.5mm, 22 τρισδιάστατα clip από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασ

description: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 25mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 16.5mm, 22 τρισδιάστατα clip  από κράμα τιτανίου  (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασφαλέστερη αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομαλή κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Χρήση ηλεκτροκίνησης για μείωση δύναμης στο ελάχιστο κατά την πυροδότηση και εξασφάλιση σταθερότητας στο άκρο του εργαλείου. Να διαθέτει ύψος ανοικτού clip 5.2mm και εύρος κλεισίματος κλιπ 1.5-2.2mm. Να εμφανίζει στο τέλος της διαδικασίας ηλεκτρονική ένδειξη ασφαλούς πυροδότησης και να διαθέτει φωτιζόμενο παράθυρο με την απεικόνιση της κλιμακας συμπίεσης ιστού. ΤΕΜ.6

title: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 29mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 20.4mm, 26 τρισδιάστατα clip από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασ

description: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 29mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 20.4mm, 26 τρισδιάστατα clip  από κράμα τιτανίου  (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασφαλέστερη αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομαλή κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Χρήση ηλεκτροκίνησης για μείωση δύναμης στο ελάχιστο κατά την πυροδότηση και εξασφάλιση σταθερότητας στο άκρο του εργαλείου.Να διαθέτει ύψος ανοικτού clip 5.2mm και εύρος κλεισίματος κλιπ 1.5-2.2mm. Να εμφανίζει στο τέλος της διαδικασίας ηλεκτρονική ένδειξη ασφαλούς πυροδότησης και να διαθέτει φωτιζόμενο παράθυρο με την απεικόνιση της κλιμακας συμπίεσης ιστού. ΤΕΜ.8

title: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 31mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 22.5mm, 30 τρισδιάστατα clip από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασ

description: Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας 31mm μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με διάμετρο μαχαιριού 22.5mm, 30 τρισδιάστατα clip  από κράμα τιτανίου  (πρόσμειξη 2.5% βαναδίου-3% αλουμινίου) για ασφαλέστερη αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομαλή κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Χρήση ηλεκτροκίνησης για μείωση δύναμης στο ελάχιστο κατά την πυροδότηση και εξασφάλιση σταθερότητας στο άκρο του εργαλείου. Να διαθέτει ύψος ανοικτού clip 5.2mm και εύρος κλεισίματος κλιπ 1.5-2.2mm. Να εμφανίζει στο τέλος της διαδικασίας ηλεκτρονική ένδειξη ασφαλούς πυροδότησης και να διαθέτει φωτιζόμενο παράθυρο με την απεικόνιση της κλιμακας συμπίεσης ιστού. ΤΕΜ.1

title: Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης με μήκος διατομής 40mm, μήκος συρραφής 51mm, που εφαρμόζει σε χώρο πλάτους 30mm, με 4 γραμμές συρραφής και ενσωματωμένη λάμα στην κασέτα του εργαλείου κα

description: Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης με μήκος διατομής 40mm, μήκος συρραφής 51mm, που εφαρμόζει σε χώρο πλάτους 30mm, με 4 γραμμές συρραφής και ενσωματωμένη λάμα στην κασέτα του εργαλείου και 46 τρισδιάστατα (3D) κλιπ από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο- 3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομοιόμορφη κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο. Για λεπτούς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm- ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm- διάμετρος κλιπ 0.20mm)ΤΕΜ.5

description: Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης με μήκος διατομής 40mm, μήκος συρραφής 51mm, που εφαρμόζει σε χώρο πλάτους 30mm, με 4 γραμμές συρραφής και ενσωματωμένη λάμα στην κασέτα του εργαλείου και 46 τρισδιάστατα (3D) κλιπ από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο- 3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομοιόμορφη κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο. Για παχείς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 4,7mm- ύψος κλειστού κλιπ 2mm-διάμετρος κλιπ 0.23mm)ΤΕΜ.25

title: Ανταλλακτικές κασέτες κυρτού κοπτοράπτη μήκους 40mm και 3D κλιπ από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο- 3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια. Για λεπτούς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5m

description: Ανταλλακτικές κασέτες κυρτού κοπτοράπτη μήκους 40mm  και 3D κλιπ από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο- 3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια. Για λεπτούς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm- ύψος κλειστού κλιπ 1,50mm- διάμετρος κλιπ 0.20mm)TEM. 2

title: Ανταλλακτικές κασέτες κυρτού κοπτοράπτη μήκους 40mm και 3D κλιπ από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο- 3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια. Για παχείς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 4,7mm

description: Ανταλλακτικές κασέτες κυρτού κοπτοράπτη μήκους 40mm  και 3D κλιπ από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο- 3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια. Για παχείς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 4,7mm- ύψος κλειστού κλιπ 2mm-διάμετρος κλιπ 0.23mm)TEM. 10

title: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μήκους συρραφής 60mm για λεπτούς/κανονικούς ιστούς, με 21 clips κράματος τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) με ύψος κλειστού clip

description: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μήκους συρραφής  60mm για λεπτούς/κανονικούς ιστούς, με 21 clips κράματος τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) με ύψος κλειστού clip 1.5mm με δυνατότητα χρήσης με το ένα χέρι διαμέσου δύο ευκρινών χρωματικά διαχωριζόμενων χειρολαβών σύγκλισης - πυροδότησης  που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση κασετών στο ίδιο εργαλείο. Να δύνανται να πυροδοτηθούν έως 8 φορές.TEM. 2

title: Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες 60mm για αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με clip διαμέτρου 0.23mm από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για λεπτούς/κανονικο

description: Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες 60mm για αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με clip διαμέτρου 0.23mm από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου)  για λεπτούς/κανονικούς ιστούς και ύψος ανοιχτού clip 3.6mm - κλειστού 1.5mm περίπουTEM. 3

title: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μήκους συρραφής 60mm για παχείς ιστούς, με 21 clips κράματος τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) με ύψος κλειστού clip 2.0mm με δυ

description: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μήκους συρραφής  60mm για παχείς ιστούς, με 21 clips κράματος τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) με ύψος κλειστού clip 2.0mm με δυνατότητα χρήσης με το ένα χέρι διαμέσου δύο ευκρινών χρωματικά διαχωριζόμενων χειρολαβών σύγκλισης - πυροδότησης  που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση κασετών στο ίδιο εργαλείο. Να δύνανται να πυροδοτηθούν έως 8 φορές TEM. 2

title: Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες 60mm για αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με clip διαμέτρου 0.27mm από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για παχείς ιστούς κα

description: Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες 60mm για αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με clip διαμέτρου 0.27mm από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου)  για παχείς ιστούς και ύψος ανοιχτού clip 4.7mm - κλειστού 2.0mm περίπουTEM. 3

title: Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 55mm με 88 τρισδιάστατα (3D) clips από κράμα τιτανίου, ( πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου ) μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος

description: Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 55mm με 88 τρισδιάστατα (3D) clips από κράμα τιτανίου, ( πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου )   μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα.Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, ειδική προεξοχή στο εμπρόσθιο τμήμα του εργαλείου για την παράλληλη σύγκλειση των σιαγόνων του εργαλείου και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Mε γραμμή συρραφής 61mm - γραμμή διατομής 58mm.Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής. Με μηχανισμό ασφαλείας μη πυροδότησης εάν δεν έχει ασφαλίσει ο μοχλός ευθυγράμμισης/ασφάλισης.. Δυνατότητα πυροδότησης πάνω από 11 φορές ανά εργαλείο.TEM. 25

title: Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά τρισδιάστατα (3D) clip διαμέτρου 0.23mm - ύψους 4.4mm από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3% αλουμι

description: Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά τρισδιάστατα (3D) clip  διαμέτρου 0.23mm - ύψους 4.4mm από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3% αλουμινίου) και έξι γραμμές συρραφής 55mm. Να διαθέτει ύψος κλειστού clip 1.5mm για κανονικούς/λεπτούς ιστούς, 1.8mm για ενδιάμεσους και 2.0mm για παχείς.TEM. 40

title: Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm με τρισδιάστατα (3D) 118 clips από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3% αλουμινίου) μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλ

description: Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm με τρισδιάστατα (3D) 118 clips από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3% αλουμινίου)  μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα.Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, ειδική προεξοχή στο εμπρόσθιο τμήμα του εργαλείου για την παράλληλη σύγκλειση των σιαγόνων του εργαλείου και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Mε γραμμή συρραφής 81mm - γραμμή διατομής 78mm.Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής.Με μηχανισμό ασφαλείας μη πυροδότησης εάν δεν έχει ασφαλίσει ο μοχλός ευθυγράμμισης/ασφάλισης.  Δυνατότητα πυροδότησης πάνω από 11 φορές ανά εργαλείο.TEM. 30

description: Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά τρισδιάστατα (3D) clip  διαμέτρου 0.23mm - ύψους 4.4mm από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3% αλουμινίου) και έξι γραμμές συρραφής 75mm. Να διαθέτει ύψος κλειστού clip 1.5mm για κανονικούς/λεπτούς ιστούς, 1.8mm για ενδιάμεσους και 2.0mm για παχείς.TEM. 44

title: "Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης, μιας χρήσης, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στειλεού 28cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420 κα

description: "Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης, μιας χρήσης, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στειλεού 28cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420 και σιαγώνα απο ανοξείδωτο ατσάλι 416. Να δέχεται κασέτες με αντιολισθητική επιφάνεια, με 88 clips από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο - 3%αλουμίνιο) για 6 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 0.75mm έως 2.3mm). Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό άρθρωσης της κεφαλής μέχρι και 45ο ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανόν να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα που εξασφαλίζει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των δύο σιαγόνων κατά την διάρκεια της πυροδότησης για βέλτιστη αιμάτωση και να ασκεί πίεση ίση με 8gr/mm2 για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής σε όλο το μήκος. Να διαθέτει κλειστό κανάλι στην υποδοχή της ανταλλακτικής κασέτας για να εξασφαλίζεται η υποστήριξή της από τις υψηλές πιέσεις και δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πυροδότησης. Με έλεγχο 3 σημείων διάκενου για ομοιόμορφη εφαρμογή των clip. Να διαθέτει μήκος κοπής 57mm και μήκος συρραφής 60mm. Να έχει δυνατότητα πυροδότησης έως και 12 φορές, ανά ασθενή."TEM. 2

title: Ανταλλακτικές κασέτες ενδοκοπικού κοπτοράπτη, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και εξασφάλισης ορθής τροχι

description: Ανταλλακτικές κασέτες ενδοκοπικού κοπτοράπτη, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και εξασφάλισης ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση. Οι αγκτήρες να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3% αλουμίνιο) και το κάθε άκρο να είναι ελαφρώς κεκκαμένο για αποφυγή στρέβλωσης κατά την πυροδότηση. Με τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλείσιμο κλίπ σε σχήμα «B». Για αγγειακούς ιστούς μήκους 60mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 1.0mm- 2.0mm και ύψος ανοικτού clip 2.6mm - κλειστού 1.0mmTEM. 2

description: Ανταλλακτικές κασέτες ενδοκοπικού κοπτοράπτη, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και εξασφάλισης ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση. Οι αγκτήρες να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3% αλουμίνιο) και το κάθε άκρο να είναι ελαφρώς κεκκαμένο για αποφυγή στρέβλωσης κατά την πυροδότηση. Με τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλείσιμο κλίπ σε σχήμα «B». Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς μήκους 60mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 1.5mm- 2.4mm και ύψος ανοικτού clip 3.6mm - κλειστού 1.5mmTEM. 2

description: Ανταλλακτικές κασέτες ενδοκοπικού κοπτοράπτη, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και εξασφάλισης ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση. Οι αγκτήρες να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3% αλουμίνιο) και το κάθε άκρο να είναι ελαφρώς κεκκαμένο για αποφυγή στρέβλωσης κατά την πυροδότηση. Με τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλείσιμο κλίπ σε σχήμα «B». Για ενδιάμεσους ιστούς μήκους 60mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 1.8mm- 3.0mm και ύψος ανοικτού clip 3.8mm - κλειστού 1.8mmTEM. 2

description: Ανταλλακτικές κασέτες ενδοκοπικού κοπτοράπτη, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και εξασφάλισης ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση. Οι αγκτήρες να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3% αλουμίνιο) και το κάθε άκρο να είναι ελαφρώς κεκκαμένο για αποφυγή στρέβλωσης κατά την πυροδότηση. Με τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλείσιμο κλίπ σε σχήμα «B». Για παχείς ιστούς μήκους 60mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 2.0mm- 3.3mm και ύψος ανοικτού clip 4.1mm - κλειστού 2.0mmTEM. 2

description: Ανταλλακτικές κασέτες ενδοκοπικού κοπτοράπτη, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και εξασφάλισης ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση. Οι αγκτήρες να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3% αλουμίνιο) και το κάθε άκρο να είναι ελαφρώς κεκκαμένο για αποφυγή στρέβλωσης κατά την πυροδότηση. Με τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλείσιμο κλίπ σε σχήμα «B». Για πολύ παχείς ιστούς μήκους 60mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 2.3mm- 4.0mm και ύψος ανοικτού clip 4.2mm - κλειστού 2.3mmTEM. 2

title: Eργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων διαμέτρου 5mm με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος εργασίας στειλεού 9cm με ενεργοποίηση από το χέρι , με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, π

description: Eργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων διαμέτρου 5mm με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος εργασίας στειλεού 9cm με ενεργοποίηση από το χέρι , με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου 16mm, κυρτού άκρου η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 Khz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειαςTEM. 16

title: Eργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων διαμέτρου 5mm με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος εργασίας στειλεού 17cm με ενεργοποίηση από το χέρι , με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό,

description: Eργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων διαμέτρου 5mm με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος εργασίας στειλεού 17cm με ενεργοποίηση από το χέρι , με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου 16mm, κυρτού άκρου η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 Khz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειαςTEM. 2

title: Εργαλείο Υπερήχων μ.χ. για αιμόσταση - διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 20cm διαμέτρου 5mm δυνατότητα περιστροφής 3

description: Εργαλείο Υπερήχων μ.χ. για αιμόσταση - διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 20cm  διαμέτρου 5mm δυνατότητα περιστροφής 360o  (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα) και ενσωματωμένο καλώδιο. Διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου περίπου 18 χιλιοστών η οποία πάλλεται σε επιμήκη κίνηση σε συχνότητα περίπου 50 KHz με οπτική και  ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Να διαθέτει  ξεχωριστά κομβία πρός επιλογή  αιμόστασης- διατομής  αγγείων  5 mm  και   7 mm.TEM. 38

title: Διπολική μη διάφανης λαβίδα Συγκόλλησης και Διατομής αγγείων έως και 7mm, με ενσωματωμένο καλώδιο, αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, διαμέτρου 13mm με κυρτά άκρα μήκους 38mm, πλάτος σιαγώνων

description: Διπολική μη διάφανης λαβίδα Συγκόλλησης και Διατομής αγγείων έως και 7mm, με ενσωματωμένο καλώδιο, αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, διαμέτρου 13mm  με κυρτά άκρα μήκους 38mm, πλάτος σιαγώνων 6mm, ενσωματωμένη κοπτική λάμα, μήκος ενσωματωμένου καλωδίου τροφοδοσίας 3m, περιστροφή στυλεού κατά 3600, κλείδωμα χειρολαβής, ξεχωριστά κομβία ενεργοποίησης και κοπής, μήκος άξονα 20cm και τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό. Να διαθέτει ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου. TEM. 16

title: Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5 mm και μήκους εργαλείου 25cm με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτους 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων εως 7mm,

description: Διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλησης και διατομής  αγγείων, διαμέτρου 5 mm και μήκους εργαλείου 25cm με κυρτά άκρα μήκους 24mm και πλάτους 5mm. Να διαθέτει δυνατότητα απολίνωσης αγγείων εως 7mm, ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλείδωμα χειρολαβής, περιστροφή 360°, τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, αντικολλητική επικάλυψη σιλικόνης, ξεχωριστά κομβία ενεργοποιήσης και κοπής, με άνοιγμα σιαγόνων μεγαλύτερο από  13 mm και μήκος κοπής περίπου 22 mm με  ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου. Το εργαλείο να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και να είναι συμβατό με γεννήτρια που υποστηρίζει τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, υπερήχων και προηγμένης διπολικής διαθερμίας. Να διαθέτει ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου. TEM. 10

title: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 33.7cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις (6.3x10.8mm), μεγάλου μεγέθους. Γι

description: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 33.7cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις  (6.3x10.8mm), μεγάλου μεγέθους. Για καλύτερη ορατότητα κατά την τοποθέτηση, να διαθέτει άκρο με τουλάχιστον 300 κλίση και μπλε χρωματισμένα clip. Να διαθέτει ένδειξη των τελευταίων clip.TEM. 2

title: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 29.2cm, εφοδιασμένες με 30 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις (4.3x6.0mm), μεσαίου μεγέθους. Για

description: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 29.2cm, εφοδιασμένες με 30 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις (4.3x6.0mm), μεσαίου μεγέθους. Για καλύτερη ορατότητα κατά την τοποθέτηση, να διαθέτει άκρο με τουλάχιστον 300 κλίση και μπλε χρωματισμένα clip. Να διαθέτει ένδειξη των τελευταίων clip.TEM. 2

title: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 29.2cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις (4.3x6.0mm), μεσαίου μεγέθους. Γι

description: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 29.2cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες  αυλακώσεις  (4.3x6.0mm), μεσαίου μεγέθους. Για καλύτερη ορατότητα κατά την τοποθέτηση, να διαθέτει άκρο με τουλάχιστον 300 κλίση και μπλε χρωματισμένα clip. Να διαθέτει ένδειξη των τελευταίων clip.TEM. 2

title: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 23.8cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις (4.3x6.0mm), μεσαίου μεγέθους. Γι

description: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 23.8cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες  αυλακώσεις  (4.3x6.0mm), μεσαίου μεγέθους. Για καλύτερη ορατότητα κατά την τοποθέτηση, να διαθέτει άκρο με τουλάχιστον 300 κλίση και μπλε χρωματισμένα clip. Να διαθέτει ένδειξη των τελευταίων clip.TEM. 2

title: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 23.8cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις (2.1x3.8mm), μικρού μεγέθους. Για

description: Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, μήκους 23.8cm, εφοδιασμένες με 20 clip τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες  αυλακώσεις  (2.1x3.8mm), μικρού μεγέθους. Για καλύτερη ορατότητα κατά την τοποθέτηση, να διαθέτει άκρο με τουλάχιστον 300 κλίση και μπλε χρωματισμένα clip. Να διαθέτει ένδειξη των τελευταίων clip.TEM. 2

title: Kit αιμορροϊδεκτομής που αποτελείται από έναν ειδικό ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα μεγέθους 33mm μη αποσπώμενης κεφαλής, μέγιστου αποθηκευτικού χώρου 19cc, διάμετρο μαχαιριού 24.4mm, με ύψος ανοιχτού

description: Kit αιμορροϊδεκτομής που αποτελείται από  έναν ειδικό  ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα μεγέθους 33mm μη αποσπώμενης κεφαλής,  μέγιστου  αποθηκευτικού χώρου 19cc,  διάμετρο μαχαιριού 24.4mm, με ύψος ανοιχτού κλιπ 4mm. Να διαθέτει κατάλληλη διαβάθμιση βάθους εφαρμογής, με 28 clips από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου )  και δυνατότητα σύγκλεισης κλιπ από 0,75-1.5mm,  με μηχανισμό ελέγχου της πυροδότησης, από έναν κυκλικό διαστολέα πρωκτού, ένα πρωκτοσκόπιο περίπαρσης και ένα σταθεροποιητή ράμματος.TEM. 1

title: Απορροφήσιμα αιμοστατικά μικροινίδια Οξειδωμένης Αναγεννώμενης Κυτταρίνης με ψεκαστικό μηχανισμό. Να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερόλεπτων, με αποδεδειγμένη δεισδυτική ικανότητα στο αίμα

description: Απορροφήσιμα αιμοστατικά μικροινίδια Οξειδωμένης Αναγεννώμενης Κυτταρίνης με ψεκαστικό μηχανισμό. Να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερόλεπτων, με αποδεδειγμένη δεισδυτική ικανότητα στο αίμα φθάνοντας την κύτη της αιμορραγικής περιοχής, βάσει μελέτης. Να έχει βακτηριοκτόνο δράση για το μέγιστο εύρος μικροοργανισμών ΛΧΠ συμπεριλαμβανομένων των : Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis, Proteus vulgaris, Micrococcus luteus, Corynebacterium xerosis, Streptococcus pyogenes Group A, penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP), η οποία να αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσεως. Τουλάχιστον 3 γραμμάρια ουσίας.TEM. 2

title: Εφαρμογέας 42 εκατοστών δύο χρήσεων, απαρτιζόμενο από μεταλικό εξωτερικό αυλό 37 εκατοστών, και εσωτερικό εύκαμπτο ακροφύσιο 42 εκατοστών για βέλτιστη χειρουργική τοποθέτηση και τη στόχευση ανατομικά

description: Εφαρμογέας 42 εκατοστών δύο χρήσεων, απαρτιζόμενο από μεταλικό εξωτερικό αυλό 37 εκατοστών, και εσωτερικό εύκαμπτο ακροφύσιο 42 εκατοστών για βέλτιστη χειρουργική τοποθέτηση και τη στόχευση ανατομικά δυσπρόσιτων περιοχών. Δυνατότητα χρησιμοποίησης εσωτερικού αυλού αυτοτελώς, καθώς και σε συνδυασμό με τον μεταλικό. Δυνατότητα διαπεράσεως κάνουλας διαμέτρου 5 χιλιοστόμετρων και άνω.TEM. 2

title: Eργαλεία διατομής / αναστόμωσης, μήκους 100 mm, με κλιπς από κράμα τιτανίου (4% βανάδιο-6%αλουμίνιο), με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τ

description: Eργαλεία διατομής / αναστόμωσης, μήκους 100 mm, με κλιπς από  κράμα τιτανίου (4% βανάδιο-6%αλουμίνιο),  με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου,  με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου και ειδικό έκκεντρο μηχανισμό (CAM mechanism) για την επαρκή συμπίεση του ιστού κατά την έναρξη της πυροδότησης. Για παχείς ιστούς (ύψος κλειστού κλιπ 2mm).TEM. 12

title: Ανταλλακτικές κασσέτες για τα εργαλεια του α/α 91. Για παχείς ιστούς (ύψος κλειστού κλιπ 2mm) μήκους 100mm

description: Ανταλλακτικές κασσέτες για τα εργαλεια του α/α 91. Για παχείς ιστούς (ύψος κλειστού κλιπ 2mm) μήκους 100mmTEM. 15

title: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, για αγγειακούς, λεπτούς και παχείς ιστούς, με κλιπ από τιτάνιο, με ξεχωριστή σκανδάλη σύγκλισης- πυροδότησης. 60mm

description: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, για αγγειακούς, λεπτούς και παχείς ιστούς, με κλιπ από τιτάνιο, με ξεχωριστή σκανδάλη σύγκλισης- πυροδότησης. 60mmTEM. 5

title: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, για αγγειακούς, λεπτούς και παχείς ιστούς, με κλιπ από τιτάνιο, με ξεχωριστή σκανδάλη σύγκλισης- πυροδότησης. 90mm

description: Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, για αγγειακούς, λεπτούς και παχείς ιστούς, με κλιπ από τιτάνιο, με ξεχωριστή σκανδάλη σύγκλισης- πυροδότησης. 90mmTEM. 5

title: Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία σε μήκη: 60mm του α/α 93

description: Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία σε μήκη: 60mm του α/α 93TEM. 5

title: Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία σε μήκη: 90mm του α/α 94

description: Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία σε μήκη: 90mm του α/α 94TEM. 5

title: Εργαλεία διατομής-συρραφής κοπτοράπτες 55 / 60 mm με δύο ή τρείς γραμμές συρραφής, με κλιπς τιτανίου για κανονικούς / παχείς ιστούς.

description: Εργαλεία διατομής-συρραφής κοπτοράπτες 55 / 60 mm με δύο ή τρείς γραμμές συρραφής, με κλιπς τιτανίου για κανονικούς / παχείς ιστούς. TEM. 5

title: Ανταλλακτικές κασσέτες 55 / 60 mm για τα εργαλείατου α/α 97

description: Ανταλλακτικές κασσέτες 55 / 60 mm για τα εργαλείατου α/α 97TEM. 5

title: Εργαλεία διατομής-συρραφής κοπτοράπτες 75 / 80 mm με δύο ή τρείς γραμμές συρραφής, με κλιπς τιτανίου για κανονικούς / παχείς ιστούς.

description: Εργαλεία διατομής-συρραφής κοπτοράπτες 75 / 80 mm με δύο ή τρείς γραμμές συρραφής, με κλιπς τιτανίου για κανονικούς / παχείς ιστούς. TEM. 5

title: Ανταλλακτικές κασσέτες 75 / 80 mm για τα εργαλεία του α/α 99

description: Ανταλλακτικές κασσέτες 75 / 80 mm για τα εργαλεία του α/α 99TEM. 5

title: Εξωλκέας (αποσυρραπτικό) κλίπς δέρματος, με πλαστικές χειρολαβές.

description: Εξωλκέας (αποσυρραπτικό) κλίπς δέρματος, με πλαστικές χειρολαβές.TEM. 76

title: "Συρραπτικό Δέρματος το οποίο να περιέχει 35 αγκτήρες μεγάλου μεγέθους (W-Wide). Η χειρολαβή τους να είναι εργονομικά κατασκευασμένη. Τα κλιπ να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικό για

description: "Συρραπτικό Δέρματος το οποίο να περιέχει 35 αγκτήρες μεγάλου μεγέθους (W-Wide).Η χειρολαβή τους να είναι εργονομικά κατασκευασμένη.Τα κλιπ  να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικό για ιατρική χρήσηκαι να είναι ιδιαίτερα αιχμηρά προκειμένου να επιτυγχάνεται τέλεια και κατά το δυνατό ατραυματική διείσδυση.Η διάμετρος των κλιπς να είναι 0,6mm.Η διάσταση των συρραπτικών (clips) να είναι πλάτους 7,2mm και μήκους 4,9mm.Στην κορυφή της κεφαλής του συρραπτικού να υπάρχει τοποθετημένο ένα διαφανές παραθυράκι,μέσω του οποίου να διακρίνετε εύκολα εάν υπάρχει έτοιμος αγκτήρας για την επόμενη συρραφή."TEM. 1.250

title: Ψαλιδι κυρτου ακρου, ασυρματης γεννητριας υπερηχου, μιας χρησης, καταλληλο για την ανατομη, διατομη και πηξη αγγειων διαμετρου εως και 5 χιλιοστων, μηκους 13, 26, 39 εκατ. Που διαθετει ενσωματωμενο κο

description: Ψαλιδι κυρτου ακρου, ασυρματης γεννητριας υπερηχου, μιας χρησης, καταλληλο για την ανατομη, διατομη και πηξη αγγειων διαμετρου εως και 5 χιλιοστων, μηκους 13, 26, 39 εκατ. Που διαθετει ενσωματωμενο κουμπι δυο ταχυτητων (min & max) προσφεροντας χειρουργικη λειτουργικοτητα τοσο στο πεδιο της αιμοστασης, οσο και της ανατομης. Ο στειλεος να διαθετει  ενεργο παλλομενο ακρο μηκους 14,5 χιλιοστων και δυνατοτητα περιστροφης 360 μοιρων, προσφεροντας πληρη ελευθερια κινησεων κατα τη χρηση του. Μήκους 13cmTEM. 4

description: Ψαλιδι κυρτου ακρου, ασυρματης γεννητριας υπερηχου, μιας χρησης, καταλληλο για την ανατομη, διατομη και πηξη αγγειων διαμετρου εως και 5 χιλιοστων, μηκους 13, 26, 39 εκατ. Που διαθετει ενσωματωμενο κουμπι δυο ταχυτητων (min & max) προσφεροντας χειρουργικη λειτουργικοτητα τοσο στο πεδιο της αιμοστασης, οσο και της ανατομης. Ο στειλεος να διαθετει  ενεργο παλλομενο ακρο μηκους 14,5 χιλιοστων και δυνατοτητα περιστροφης 360 μοιρων, προσφεροντας πληρη ελευθερια κινησεων κατα τη χρηση του. Μήκους 26cmTEM. 4

title: Σετ γενικής χειρουργικής μιας χρήσης μεθόδου ράδιο χειρουργικής διπλής συχνότητας 4 mhz -1,7 mhz με επιλογή διπολικής σε BIPOLAR HEMO & BIPOLAR TURBO. Το σετ να περιλαμβάνει: - Κεραία Μεταφοράς Ραδι

description: Σετ γενικής χειρουργικής μιας χρήσης μεθόδου ράδιο χειρουργικής διπλής συχνότητας 4 mhz -1,7 mhz  με επιλογή διπολικής σε BIPOLAR HEMO & BIPOLAR TURBO. Το σετ να περιλαμβάνει:  - Κεραία Μεταφοράς Ραδιοκύματος-Μεγάλη, μίας χρήσης, μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz - Χειρολαβή 3 Πλήκτρων (τομή-τομή/αιμόσταση-αιμόσταση), μίας χρήσης, με υποδοχή για ηλεκτρόδια με “shaft” 1/16’’ & 3/32’’ μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz.   - Ηλεκτρόδιο Ακίδα για Διατομή Δέρματος μεταβλητού μήκους, μίας χρήσης με “shaft”1/16’’, Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz - Ηλεκτρόδιο Σπάτουλα ½ ‘’ Μήκος –Για Διατομή Υποδόριου & Παρασκευή Ιστών, μίας χρήσης με “shaft”1/16’’ μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz.TEM. 10

title: Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου ψαλιδοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειρο

description: Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου ψαλιδοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 15-16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαστάσεων στειλεού 9-10cm. Να συνοδεύεται από συνοδό εξοπλισμό - γεννήτρια στην οποία να προσαρμόζονται τα παραπάνω εργαλεία.TEM. 3

title: Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειρ

description: Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 15-16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαμέτρου 5mm και μήκους 20-22cm. Να συνοδεύεται από συνοδό εξοπλισμό - γεννήτρια στην οποία να προσαρμόζονται τα παραπάνω εργαλεία.TEM. 7

description: Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 20-21mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαμέτρου περίπου 10mm και μήκους 20-22cm. Να συνοδεύεται από συνοδό εξοπλισμό - γεννήτρια στην οποία να προσαρμόζονται τα παραπάνω εργαλεία.TEM. 11

title: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 55 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 56 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

description: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 55 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 56 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣTEM. 10

title: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α 109 ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 55 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 56 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

description: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α 109 ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 55 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 56 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣTEM. 10

title: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 75 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 76 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.

description: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 75 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 76 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.TEM. 10

title: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α 111 ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 75 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 76 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ

description: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α 111 ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ 75 ΧΙΛ. ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 76 ΚΛΙΠΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 3,85 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.TEM. 10

title: Εργαλείο υπερήχων για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως και 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, διαθέσιμο σε μήκη 13cm, 21cm, 35cm, 43cm. Να έχ

description: Εργαλείο υπερήχων για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως και 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, διαθέσιμο σε μήκη 13cm, 21cm, 35cm, 43cm. Να έχει εξωτερική διάμετρο 5.5mm, κυρτού άκρου 19mm, από κράμα τιτανίου, να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση (συχνότητα λειτουργίας) 55.5KHz. Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστού τύπου σκανδάλη με επιλογέα ενέργειας min και Max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολίνωση. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (Hand Activation) ή με ποδοδιακόπτη χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Ο στυλεός να είναι από τιτάνιο ώστε να επιτυγχάνεται μόνωση και σωστή κατανομή βάρους. Να είναι μιας χρήσης. Να παρέχεται μετατροπέας 99 χρήσεων. Να συνοδεύεται από αυτορρυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση της ενέργειας εξόδου σε δύο κλίμακες (min και Max), όπου ο χειριστής θα επιλέγει από τη σκανδάλη. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμβατή λειτουργία στα 55.5KHz. Να παρέχονται εγχειρίδιο χρήσης και τεχνικές προδιαγραφές εργοστασίου. Ο προμηθευτής να έχει επίσημη εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και να διαθέτει όλα τα μεγέθη.TEM. 4

title: Εργαλείο ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, έως και 7mm, μιας χρήσεως, διαμέτρου 5 mm και μήκους 17 cm με άκρο τύπου Maryland,Να έχει μήκος σιαγόνων 21,5 mm, και ενσωματωμένη λάμα κοπής

description: Εργαλείο ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, έως και 7mm, μιας χρήσεως, διαμέτρου 5 mm και μήκους 17 cm με άκρο τύπου Maryland,Να έχει μήκος σιαγόνων 21,5 mm, και ενσωματωμένη λάμα κοπής μήκους 20 mm η οποία να ενεργοποιείται μέσω σκανδάλης. Να διαθέτει μηχανισμόκαθήλωσης του ιστού με κατεύθυνση από την κορυφή των σιαγόνων προς το εγγύτερο σημείο του εργαλείου, εξασφαλίζοντας την ίδια πίεση και θερμική  εξάχνωση σε όλο το μήκος του ιστού. Να διαθέτει πλήκτρο ενεργοποίησης του κύκλου άπαξ. Να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο. Να φέρει κλείδωμα χειρολαβήςTEM. 2

title: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ)

description: Προμήθεια του είδους «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (συρραπτικά), οικονομικής χρήσης 2022 και 2023, CPV: 33162200-5 σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για (1) έτος 322.581,12€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 400.000,00€ με ΦΠΑ (24%) και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 645.162,98€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 800.000,00€ με το ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»

street: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 41


currency: EUR

name: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ν.Π.Δ.Δ.

documentType: awardNotice

scheme: CPV

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

street: Τέρμα Ικάρων - Φοίνικας - Καλαμαριά

countryName: GR

"Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε"

street: Εθνικής Αμύνης 42

initiationType: tender


name: ISS ASPIS Security Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας A.E.

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Πληρότητα της δυνατότητας αντιμετώπισης του έργου φύλαξης των επιμέρους και του συνόλου των εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. σε σχεση με τον προτεινόμενο μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό: 40
Πληρότητα, ρεαλιστικότητα, αποτελεσματικότητα προτεινόμενης οργάνωσης για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης: 40
Αξιοπιστία και ρεαλιστικότητα της μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου και επόπτευσης των εργασιών φύλαξης: 40
Διαδικασίες διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού φύλαξης και ειδική εκπαίδευση της προτεινόμενης στελέχωσης της ομάδας φύλαξης: 40

mainProcurementCategory: services

street: 1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου


Γενικό Νοσοκομείο "Ασκληπιείο Βούλας"

street: Βας. Παυλου 1, Αθήνα


name: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

measure: smeBids

description: ΤΜΗΜΑ 2: «Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 49.270,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. ήτοι συνολικής αξίας 61.094,80 €

description: ΤΜΗΜΑ 1: «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1.100 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 278.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 344.720,00 ευρώ.

description: ΤΜΗΜΑ 3: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δέλτα με την ανάπτυξη συστήματος υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής δημοτικών αποβλήτων», εκτιμώμενης αξίας 198.610,96 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικής αξίας 246.277,59 €

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ (2022) & ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

description: Αντικείμενο της σύμβασης για τα Τμήματα 1 και 2 είναι η προμήθεια καινούριων τροχήλατων πλαστικών κάδων 1.100 λίτρων για τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων, από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένων ανταλλακτικών, όπου είναι και πιο επιρρεπή σε φθορές, όπως καπάκια κάδων και ρόδες, έτσι ώστε σε περίπτωση καταστροφής, για να μην αχρηστευθεί μερικώς ή ολικώς ο κάδος να αντικαθίσταται άμεσα με καινούριο ανταλλακτικό.Αντικείμενο της σύμβασης για το Τμήμα 3 είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων σε χώρους ευθύνης του Δήμου Δέλτα και ενός (1) γερανού βυθιζόμενων κάδων σε υφιστάμενο απορριμματοφόρο, για την συλλογή των απορριμμάτων.

Δήμος Δέλτα

street: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13


Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας

street: Καραϊσκάκη 1


name: 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

title: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων.

description: Διακήρυξη 479/2017 (ΚΗΝΔΗΣ 43987) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων.

street: Περιοχή Μεζούρλο Τ.Θ. 2101


name: Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Διοίκηση 1Η Υ.Π.Ε. Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία"

street: Θηβων Κ' Παπαδιαμαντοπουλου - Γουδι


name: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)

title: Στήριξη, στο πλαίσιο της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», των γυναικών μέσω παροχής θέσεων φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους με αναπηρίες σε αντίστοιχες δομές. H φιλοξενία βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες δομές για 11 μήνες.

street: Μυλλέρου 73-77

Κεφαλά Ευδοκία

street: Κ. Αιτωλού 18


Δήμος Βόλου

street: Πλατεία Ρήγα Φεραίου


name: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

title: 11339 - Επιδιορ/κές & επισκ/κές εργασίες των ηλεκ/κών κυκλωμάτων,στις περιφερειακές συσκευές πυραν/σης & κεντρικού ελέγχου,για αποκατ/ση βλαβών και υποστ/ξη λειτουργίας των συστ/των πυρ/σίας εγκατ.ΣΘΕ

description: Παροχή υπηρεσιών, για εκτέλεση επιδιορθωτικών και επισκευαστικών εργασιών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στις περιφερειακές συσκευές πυρανίχνευσης και κεντρικού ελέγχου, για  αποκατάσταση βλαβών, προληπτική και κατασταλτική συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας και κεντρικού ελέγχου (BMS), των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

description: Παροχή υπηρεσιών για εκτέλεση επιδιορθωτικών και επισκευαστικών εργασιών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στις περιφερειακές συσκευές πυρανίχνευσης και κεντρικού ελέγχου, για αποκατάσταση βλαβών, προληπτική και κατασταλτική συντήρηση, και υποστήριξη λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας και κεντρικού ελέγχου (BMS), των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

street: Πανεπιστημίου 30

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΛΥΒΟΣ

street: Ρόδων 10


description: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι α) η εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οργάνων και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών που λειτουργούν στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, καθώς και στην προμήθεια των εξαρτημάτων αυτών που έχουν φθαρεί ή βανδαλιστεί ή που εκλείπουν και απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου μας, β) η επιθεώρηση και την πιστοποίηση της λειτουργίας 27 παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 28492 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009), σύμφωνα με την οποία η τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας σχετικών ελέγχων και με την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης .

description: προμήθεια καλλωπιστικών φυτών, δενδρυλλίων για τη φύτευση διαφόρων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και Σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα , γλαστρών και διαφόρων άλλων μικροϋλικών απαραίτητων για την συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό την ανάπτυξη του πρασίνου στο Δήμο μας.

title: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

description: Ομάδα Α: Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού και εξαρτημάτων παιδικών χαρών. Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρώνΟμάδα Β: Καλλωπιστικών φυτών, δενδρυλλίων και σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών & πασσάλων

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

street: ΚΟΡΑΗ 36 και ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


title: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

street: Δραγάνα Αλεξανδρούπολης


title: Προμήθεια καυσίμων με προμηθευτή την εταιρεία "ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε."

title: Προμήθεια καυσίμων με προμηθευτή την εταιρεία "ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΑΜΙΑΣ V.D. OIL Ε.Π.Ε."

title: Προμήθεια καυσίμων

description: Προμήθεια καυσίμων. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά: α) βενζίνη super, 7.000 λίτρα, β) βενζίνη αμόλυβδη, 16.000 λίτρα, γ) πετρέλαιο κίνησης, 120.000 λίτρα και δ) πετρέλαιο θέρμανσης 118.727 λίτρα.

Δήμος Λαμιέων

street: Ερυθρού Σταυρού & Φλέμιγκ

id: ΔΗΜΟΣΛΑΜΙΕΩΝ

ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε.

street: ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΑΜΙΑΣ V.D. OIL Ε.Π.Ε.

street: Θέση Τσαρουχόκαμπος


name: Οργανισμός 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

description: Προμήθεια του είδους«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ», (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) του Γ.Ν.Καρδίτσας.

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ», (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

description: Διακήρυξη αρ. 7/2023  α/α ΕΣΗΔΗΣ 194314 Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ», (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) CPV 33696600-1, ΚΑΕ 1359, ενταγμένο στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2023 Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης 290.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής του Γ.Ν.Καρδίτσας.

street: Τέρμα Ταυρωπού

id: ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

description: Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο υγρών πετρελαιοειδών (υγρά καύσιμα και λιπαντικά), για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων και κίνησης των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, και των κάτωθι νομικών προσώπων του.Συνολική δαπάνη ανά ομάδα και αναθέτουσα αρχή - φορέαΑ/Α - Ονομασία - Καύσιμα / Λιπαντικά - Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 1) Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων: 255949,00 61427,76 317376,762) Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων: 59.735,76 0 59.735,763) Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων: 28.904,40 0 28.904,404) Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων - Μεσσαπίων (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.): 12.320,64 0 12.320,64Γενικό σύνολο: 418337,56

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

description: Προμήθεια λιπαντικών. Α2) ΛιπαντικάΑ/Α - Τύπος λιπαντικού - Μονάδα μέτρησης - Ποσότητα - Τιμή μονάδας - Δαπάνη (EUR):1) SAE 20-50W LT 240 6,40 1.536,002) SAE 10-40W LT 1400 6,90 9.660,003) SAE 10-40W για βενζινοκινητήρες LT 200 6,90 1380,004) SAE 15-40W πετρελαιοκινητήρες LT 40 5,00 200,005) λάδι υδραυλικού API 68 LT 2350 4,60 10810,006) αντιψυκτικό αδιάλυτο, με προδιαγραφή G12 LT 100 4,80 480,007) αντιψυκτικό αδιάλυτο, με αντισκωριακές ιδιότητες (για θερμοκρασία τουλάχιστον έως -25ºC) LT 300 5,90 1770,008) ad blue LT 1200 4,55 5460,009) γράσο λιθίου NLGI:1(ΒΑΡΕΛΙ 200LT) KG 200 7,50 1500,0010) νερό απιονισμένο LT 200 1,30 260,0011) λάδι υδραυλικού Caterpillar αυτόματου T-04,SAE 10W LT 400 6,80 2720,00Σύνολο: 35.776,00ΦΠΑ 24 %: 8.586,24Γεν. σύνολο Α2: 44.362,24

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

title: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

description: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΤΟΥ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.

street: Αβάντων 18

Σχολική Επιτροπή Α΄Βάθμιας Εκ/σης

street: ΑΒΑΝΤΩΝ 18

Αφοί Οικονόμου ΟΕ

street: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 75


name: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας

title: Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τις ανάγκες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

title: Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τις ανάγκες φύλαξης των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

description: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

awardCriteriaDetails:
Η συμφωνία με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης: 70
Η εξειδικευμένη γνώση και η εμπειρία της εταιρείας σε φύλαξη δημοσίων υπηρεσιών και κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα: 20
Πρόσθετες παροχές υπηρεσιών πέρα από τις προβλεπόμενες στην παρούσα διακήρυξη: 10

street: Αγ. Σπυρίδωνος

Mega Sprint Guard Security A.E.

street: 1ο χιλ. Π. Οδού Λαγκαδά–Σοχού


measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Πολεμική Αεροπορία - Υπηρεσία Προμηθειών

title: Δ.40/20 [Εργοστασιακή Συντήρηση (2) Τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066B, APU, A/Φ C-27J]

description: Εργοστασιακή συντήρηση (2) τεμαχίων υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066B, APU, A/Φ C-27J.

title: Δ.40/20 [Εργοστασιακή συντήρηση (2) τεμαχίων υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066B, APU, A/Φ C-27J].

description: Σύναψη σύμβασης για την εργοστασιακή συντήρηση (2) τεμαχίων υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066B, APU, A/Φ C-27J.

street: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 40, 4ος όροφος

LEONARDO SPA AIRCRAFT DIVISION

countryName: IT