name: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.

name: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.

name: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Felültöltős autokláv 48 literes

description: 1 db Felültöltős autokláv 48 literesMűszaki specifikáció:Kifejezetten laboratóriumi felhasználásra tervezett felültöltős autokláv, minimum 48 literes nettó kamratérfogattal. Sterilizációs hőmérséklet: 105 ~ 126 Co. Kamra anyaga: rozsdamentes acél. Minimum 2 db rozsdamentes acél drótkosárral. Biztonsági szeleppel ellátott. Időzítő: 1-180 perc. Kamraméret: 290-350 x 650-700 mm. Külső méret: minimum 420 x 540 x 1000 mm.Teljesítmény 2,8 kW. Tömeg nettó maximum 67 kg azzal, hogy a minimumkövetelménynélKedvezőbb kamratérfogat esetén a tömeg ezt meghaladhatja. Jótállás min. 12 hónap.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén azEgyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum III. kötete tartalmazza.

title: Pacemaker és programozó készülék

description:
Pacemaker és programozó készülék.
                  Műszaki specifikáció:
                  Pacemaker programozó (1 darab):
                  Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a laboratóriumunkban meglévő BIOTRONIK pacemakerekkel, azok programozására alkalmasnak kell lennie. A készüléknek a beültetett BIOTRONIK implantátumok intraoperatív tesztek elvégzésére, beültetéskori bemérésére, lekérdezésére, programozására és utánkövetésére, valamint valós idő és a tárolt IEGM-ek markerekkel együttes megjelenítésére és kinyomtatására alkalmasnak kell lennie.
                  Beültetéskor elvégezhető mérések: elektróda impedancia, érzékelési paraméterek és hullámgörbék, ingerlési küszöbérték, időintervallumok (pl. retrográd vezetési idő). Utánkövetéskor elvégezhető mérések és programozások: elektróda impedancia, érzékelési paraméterek és hullámgörbék, ingerlési küszöbérték, időintervallumok (pl. retrográd vezetési idő). Trendek és holter adatok, működési módok, működési paraméterek, időzítések, elem állapota és várható élettartama. Az implantátumra a hordozható programozókészülék segítségével tölthető fel az aktuális implantátumprogram. Ezen kívül, a programozó készülék az adatok az implantátumból való lekérdezésére és tárolására is szolgál. Ugyanakkor EKG- és IEGM-monitorként is működik. A programozó készülék az implantátummal a programozó fejen keresztül kommunikál. Színes TFT-érintőképernyővel rendelkezik, amelyen egyidejűleg jeleníti meg az EKG-t, az IEGM-et (intrakardiális elektrogram), a markereket és a funkciókat.
                  Részletes műszaki paraméterek a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete szerint.
                  Pacemaker (5 darab):
                  Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a laboratóriumunkban meglévő BIOTRONIK eszközökkel. Beültethető pacemaker, kétüregű implantátum. Az automatikus funkcióknak köszönhetően a pacemaker problémamentesen és időtakarékosan implantálható, állítható be és ellenőrizhető. Automatikus inicializálás a beültetés után: az implantátum önállóan felismeri a beültetett elektródákat, beállítja a polaritást és 10 perc elteltével aktiválja az automatikus funkciókat. Az utolsó 10 lekérdezés, valamint az utóvizsgálatok adatai szintúgy regisztrálódnak, mint az aritmiás epizódok; ezek további adatokkal együtt kerülnek tárolásra, hogy mind a páciens mind pedig az implantátum állapota bármikor megítélhető legyen. Az elektródák működőképességének ellenőrzésére, az implantátumban az impedancia - függetlenül a stimulációs impulzustól - automatikusan és küszöb alatt mérhető. Programozó készülék segítségével történő utóvizsgálatnál, a programozó fej felhelyezése után, a tesztelés során az IEGM markerekkel jelenik meg. Érzékelés: a P- és R-hullámok amplitúdóját a rendszer az implantátumban folyamatosan és automatikusan méri a változó amplitúdókat. A pitvar és kamra érzékelését a rendszer automatikusan és folyamatosan szabályozza. A mérési adatok alapján kiszámítható az átlagérték és a tendencia megjeleníthető. Ingerküszöbök: az implantátumban mind a pitvari mind pedig a kamrai ingerküszöböt rendszer automatikusan határozza meg; az amplitúdó-vezérlés segítségével. Az ingerlési amplitúdók úgy vannak beállítva, hogy minden ingerküszöb-módosulásra, a páciens számára optimális pitvari és kamrai amplitúdójú stimuláció jöjjön létre. A kétüregű pacemaker a kísérletekhez alkalmas rövid késleltetésekre is (15ms). A pacemaker alkalmas nagyállat kísérletes modelleken való alkalmazásra is.
                  Részletes műszaki paraméterek a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete szerint.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Ultrahang vizsgálófejek

description:
2 db Ultrahang vizsgálófej
                  Műszaki specifikáció:
                  Phased array ultrahang vizsgálófej felnőtt kardiológiai ultrahang vizsgálatokhoz (1 db):
                  Kompatibilis a laboratóriumunkban már meglévő General Electric Vivid S5 ultrahang berendezéssel. Felfekvő felület mérete (minimum): 19 x 27 mm. Frekvenciatartomány: 1.35 - 4.0 MHz. Látószög: 90 fok. Maximális vizsgálati mélység: legalább 30 cm.
                  Phased array ultrahang vizsgálófej gyermekkardiológiai ultrahang vizsgálatokhoz (1 db):
                  Kompatibilis a laboratóriumunkban már meglévő General Electric Vivid S5 ultrahang berendezéssel. Felfekvő felület mérete (minimum): 17 x 23 mm. Frekvenciatartomány: 2.7 - 8 MHz. Látószög: 90 fok. Maximális vizsgálati mélység: minimum 16 cm.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Kisállat mérőrendszer

description:
1 db Kisállat mérőrendszer és katéterek
                  Műszaki specifikáció:
                  Kisállat mérőrendszer (1 darab): A mérőrendszer alkalmas a bal kamrai nyomás és térfogat változás mérésére patkányban a megfelelő nyomás/térfogat katéter segítségével (a rendszer nem tartalmazza). Az rendszerben lévő nyomás/térfogat egység két analóg nyomás, egy kompozit térfogat, valamint maximum 7 térfogat szegmens mérésére alkalmas. A kombinált nyomás/térfogat értékek valós idejű megjelenítését a mérőrendszerhez integrált szoftver végzi és kirajzolja a nyomás/térfogat görbét a szív funkció meghatározásához. Az együttesbe integrált adatfelvevő és a szoftver megjeleníti és számolja a szív hemodinamikai paramétereit az adatrögzítés és az analízis során:; On-line adatfelvétel 16 parallel csatornán; Szimultán adat felvétel és jel analízis; Két, egymástól független elektromos stimulálás; Széles sávú low-pass szűrők; AC vagy DC bemenet; a következő paraméterek számítása, megjelenítése: Bal kamrai nyomás (LVP); Bal kamrai térfogat; Pulzusszám; Nyomás változás sebessége (dP/dt); Térfogat változás sebessége (dV/dt); Szisztolés és end-diasztolés nyomás; EKG; Hőmérséklet. A rendszerrel szállított szoftver tartalmazza az összes speciális modult, mint például: EKG analizáló modul, vérnyomás analizáló modul, és csúcs értékek analízis modulja. Rendszer tartozékok: 1db számítógép + 1 db színes nyomtató/szkenner.
                  Katéterek kisállat mérőrendszerhez (3 db szükséges): A katéter csúcstechnológiai megoldást kínál a kutatóknak a kardiovaszkuláris rendszerből elvezethető kiváló minőségű jelek regisztrálására. A transzducer a katéter csúcsi részében helyezkedik el, tehát a szenzor közvetlenül a jel forrásánál található, így valós idejű („real-time") jel regisztrálás történik páratlan pontossággal. Az egyedi katéter tervezés szignifikáns előnyökkel járjon a hagyományos folyadékkal feltöltött katéter modellekhez képest. Előnyös a fenntartott jel integritás, a katéter elmozdulása miatti artefaktumok megjelenésének kiküszöbölése. A katéterek szilárd állapotú érzékelő technológiája biztosítja a nyomás és nyomás-volumen jelek valósághű megjelenítését, így ezek ideálisak a kardiovaszkuláris mérések kivitelezésére. Műszaki paraméterek: A katéter átmérője 2.0F, 12/12,5 cm a munka-hossza, 4 platina elektródával, melyek 0,5 mm-re vannak egymástól, valamint az elektróda párok távolsága 12 mm. A nyomás szenzor középen helyezkedik el. A katéter teljes hossza max. 115 cm. A Polyimide-Nylon katéter egyidejűleg méri a bal kamrai nyomást és térfogatot folyamatosan, in vivo körülmények között, altatott patkányban. Minimálisan invazív, folyamatos nyomás és nyomás-térfogat mérés. A katéter meghajlás, mozgás miatti mesterséges nyomás és térfogatváltozások kiküszöbölése. Sokszegmensű platina elektródák az eltérő szív kamra méretekhez való alkalmazásra.
                  A mérőrendszernek kompatibilisnek kell lennie a meglévő ADInstruments mérőkészülékkel és perifériákkal.
                  Betanítás: legfeljebb 3 főnek, minimum 4 órában.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Nagyállat mérőrendszer és katéterek

description:
1 db Nagyállat mérőrendszer
                  Műszaki specifikáció:
                  Nagyállat (pl. kutya) mérőrendszer (1 darab): A rendszer alkalmas a szív bal kamrai nyomás és térfogat változások mérésére kis- (patkány) és nagyállatban (kutya) a megfelelő nyomás/térfogat katéter segítségével (a rendszer nem tartalmazza). A műszer együttes alapját képező rendszer egy integrált hardware és szoftver rendszer, melyet kísérletes adatok regisztrálására, megjelenítésére, rögzítésére, és analízisére terveztek. A hardware speciális regisztráló egységből, valamint a célfeladatokra készített kiegészítő alegységekből áll, melyeket kiegészítő szoftvermodulok tesznek alkalmassá a célfeladatok ellátására. Ezen szoftverek a speciális hardware egységhez kapcsolt számítógépen futnak. A rendszerben lévő Nyomás/Térfogat Egység két analóg nyomás, egy kompozit térfogat, valamint maximálisan 7 térfogat szegmens mérésére alkalmas. A kombinált nyomás/térfogat értékek valós idejű megjelenítését a mérőrendszerrel integrált szoftver végzi és kirajzolja a nyomás/térfogat görbét a szív funkció meghatározásához. A mérőrendszerrel integrált adatfelvevő és szoftver megjeleníti és számolja a szív hemodinamikai paramétereit az adatrögzítés és az analízis során. Műszaki paraméterek: mérőrendszer (integrált szoftverrel); méret (10 % tolerancia): 70 mm × 240 mm × 260 mm; tömeg: max 2.5-3 kg; táp: 90-250V, 50-60Hz váltóáram (automatikusan); On-line adatfelvétel 16 párhuzamos csatornán; Szimultán adat felvétel és jel analízis; Két, egymástól független elektromos stimulálás; Széles sávú low-pass szűrők; AC vagy DC bemenet; legalább 240 MHz-es processzor (16 MB belső memória); USB 2.0 kommunikációs port; következő paraméterek számolása: Bal kamrai nyomás (LVP); Bal kamrai térfogat; Pulzusszám; Nyomásváltozás sebessége (dP/dt); Térfogatváltozás sebessége (dV/dt); Szisztolés és végdiasztolés nyomás; EKG paraméterek; Hőmérséklet. A rendszerrel szállított szoftver tartalmazza az összes speciális modult, mint például: EKG Analízis Modul, vérnyomás analízis modul és csúcsérték analízis modul. Rendszer tartozékok: 1db számítógép + 1 db színes nyomtató/szkenner. A rendszer legyen használható nagy állaton (kutya, sertés, bárány).
                  Katéter nagyállat (pl. kutya) mérőrendszerhez (2 db): A katéterek csúcstechnológiai megoldást kínáljanak a kutatóknak a kardiovaszkuláris rendszerből elvezethető kiváló minőségű jelek regisztrálására. A transzducer a katéter csúcsi részében helyezkedjen el, tehát a szenzor közvetlenül a jel forrásánál található, így valós idejű („real-time) jel regisztrálás történik páratlan pontossággal. A speciális katéter tervezés és kivitelezés szignifikáns előnyökkel járjon a hagyományos folyadékkal feltöltött katéter modellekhez képest. Előnyös a fenntartott jel integritás, a katéter elmozdulása miatti artefaktumok megjelenésének kiküszöbölése. A speciális katéterek szilárd állapotú érzékelő technológiája biztosítja a nyomás és nyomás-volumen jelek valósághű megjelenítését, így ezek ideálisak a kardiovaszkuláris mérések kivitelezésére. Műszaki paraméterek: A katéter átmérője 7.0F, 58mm a munka-hossza, 12 platina elektródával, melyek 7 mm-re vannak egymástól, valamint az elektróda párok távolsága 1 mm. A nyomás szenzor az E4-E5 elektród pár között helyezkedik el. A katéter teljes hossza max 125 cm. Ez a Nylon katéter egyidejűleg méri a bal kamrai nyomást és térfogatot folyamatosan, in vivo körülmények között, altatott állatban. Minimálisan invazív, folyamatos nyomás és nyomás-térfogatmérés. A katéter meghajlás, mozgás miatti mesterséges nyomás és térfogatváltozások kiküszöbölése. Sokszegmensű platina elektródák az eltérő szív kamra méretekhez való alkalmazásra.
                  A mérőrendszernek kompatibilisnek kell lennie a meglévő ADInstruments mérőkészülékkel és perifériákkal.
                  Betanítás: legfeljebb 3 főnek, minimum 4 órában.

title: Kutya pacemaker készülék

description:
5 db Kutya pacemaker készülék
                  Minimum műszaki előírások:
                  Kutya krónikus pitvari nagyfrekvenciájú (380-450/perc) ingerlésre alkalmas pacemaker speciális programmal.
                  IS-1 szabvány elektróda csatlakozó elengedhetetlen.
                  Változtatható ingerlési impulzusszélesség.
                  Mágnessel programozható pacemaker.
                  Mágnessel ki- és bekapcsolható pacemaker.
                  Méretei: maximum 60 x 40 x 18 mm.
                  Tömege maximum 50 gramm.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Nitrogén tároló termék

description:
2 db Nitrogén tároló 20 literes
                  Szállítható nitrogén tároló lefagyasztott szövet- és vérminták szállításához.
                  Nitrogén kapacitás: 10 liter; nyak átmérő: 20-22 cm; statikus nitrogén elpárolgás: 0,7-0.8 liter/nap; statikus tárolási időtartam: 14 nap; súlya feltöltött állapotban: 24-25 kg; Súlya üresen: 15-16 kg; Tartály mérete: 20-21 liter, nagy átmérőjű belső tér, akár vérzsákkazetták tárolásához is legalább 4 db 2" cryobox /400 db 2 ml-es minta/); gőz alapú nitrogén tárolás; alumínium vázszerkezet vákuum szigeteléssel; könnyen kezelhető fogantyú; zárható fedél (zár/lakat nem tartozék); Kemény burkolatú konténer a tartály szállításához; IATA (nemzetközi repülőgépüzemeltetők társasága) tanúsítvánnyal rendelkezik.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Rezgésmentes asztal

description:
1 db Rezgésmentes asztal Faraday kalitkával és csendes kompresszorral
                  Rezgésmentes asztal: 85-100 cm x 85-100 cm rozsdamentes.
                  — acéllapos rezgésmentes asztal speciális kiképzéssel,
                  — Patch-clamp műszeregyüttes elhelyezésre speciálisan fejlesztve. A nyomáshatár ameddig rezgésmentesít: max 7 bar.
                  A Faraday kalitka mérete 95-100 cm x 95-100 cm x 190-200 cm.
                  — speciális porszort acéllemez rozsdamentes anyagból.
                  Csendes kompresszor: alapértelmezett nyomás: 2.5 bar; belső puffer térfogata: 3.0 dm; tápfeszültség 230 VAC.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Elektroforézis rendszer (2.)

description:
1 db Elektroforézis rendszer Western blot kísérletek kivitelezéséhez
                  — Vertikális elektroforézis eszköz, amely alkalmas 1 vagy 2 darab, maximum 10x8 cm gélek futtatására. Az eszköz minimum az alábbi részekből áll: alsó és felső puffer kamra, biztonsági fedél, üveg (10 darab) és alumínium (5 darab) lapok, rugós szorítók (4 darab), 10 zsebes fésű (2 darab), távtartó (4 darab) és a gélöntéshez szükséges kiegészítő eszköztartozékok,
                  — Vertikális elektroforézis eszköz, amely alkalmas 1 vagy 2 darab, maximum 10x8 cm gélek futtatására. Ezen eszköz az előző eszköz alap változata, mely nem tartalmazza a fésűket, távtartókat és a gélöntéshez szükséges kiegészítőket,
                  — Transzfer tank eszköz, mely alkalmas gyors és hatékony transzferre fehérjék és nuklainsavak esetén kis méretű gélekből PVDF, nylon vagy nitrocellulóz membránra. Kapacitása egyszerre minimum 4 gél. Blottolható gélméret maximum 10x9 cm. Az eszközt kétféle vastagságú szivaccsal kérjük szállítani: 3 és 6 mm vastagságú legyen,
                  — Gélöntő készlet eszköz, mellyel egyszerre minimum 5 darab, maximum 10 darab, 10x8cm-es gélt tudunk készíteni,
                  — Tápegység eszköz, mely szükséges gélelektroforézis és blottoló készülék áram alá helyezéséhez. Minimum követelmény: 10-300 V kimenő feszültség, 4-500 mA kimenő áramerősség. Időzítő 1-999 perc között állítható,
                  — Távtartó alkatrész az egymásra helyezett üveglapok közötti megfelelő rés kialakítására. A vertikális elektroforézis eszközzel kompatibilis. Vastagsága 0,75 mm. Mennyiség: 2 szett,
                  — Távtartó alkatrész az egymásra helyezett üveglapok közötti megfelelő rés kialakítására. A vertikális elektroforézis eszközzel kompatibilis. Vastagsága 1 mm. Mennyiség: 4 szett,
                  — Fésű alkatrész, a minta felviteléhez szükséges zsebek kialakítására alkalmas. A vertikális elektroforézis eszközzel kompatibilis. Vastagsága 0,75 mm. Zsebek száma minimum 15. Mennyiség: 2 darab,
                  — Fésű alkatrész, a minta felviteléhez szükséges zsebek kialakítására alkalmas. A vertikális elektroforézis eszközzel kompatibilis. Vastagsága 1 mm. Zsebek száma minimum 15. Mennyiség: 4 darab.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

description:
1 db Odyssey system vagy azzal egyenértékű készülék / Fluoreszcens géldokumentációs és képanalizáló készülék
                  A készüléktől minimálisan elvárt funkcionalitás (alkalmazások):
                  — Két különböző fehérje különböző fluoreszcens jelének együttes detektálása gélben és bloton (Western blot),
                  — Sejten belüli (in cell) fluoreszcens western esszé és/vagy bakteriális plate fluoreszcens képalkotása,
                  — Fehérje gél dokumentáció (pl. Coomassie festett gél),
                  — Infravörös vagy NIR jelzett nukleinsav gélek dokumentációja.
                  Műszaki paraméterek:
                  — Excitációs forrás: lézer,
                  — Lézer életidő: legalább 20,000 óra,
                  — Lézer forrás: min. 2db szolid fázisú dióda lézer,
                  — Detekció módja:
                  — fotodióda köteg; dinamikus tartomány 4 log (manuálisan) illetve 6 log (autoscan módban).
                  Vagy.
                  — 8MP feletti felbontású CCD kamera.
                  Garancia: legalább 1 év.
                  Kezelő szoftver.
                  — Alkalmas legyen a készülék minden funkciójának kihasználására,
                  — Bővíthető belső adatbázissal dolgozzon, mely az összes megvilágításról, filterről és kamerabeállításról tartalmazzon adatokat a hardver könnyebb konfigurálásához az egyes kisérleteknél.
                  Kiértékelő szoftver.
                  — Alkalmas legyen a készülék által generált adatok gyors és széles skálájú kiértékelésére,
                  — A képek (nyers és korrigált formában) és adatok exportálhatóak és feldolgozhatóak legyenek más kiértékelő programok számára is,
                  — Moduláris szoftver esetén a gyártó által kifejlesztett teljes modulválasztékot tartalmazza, és a későbbiekben megjelenő program-frissítések ingyenesen elérhetőek legyenek,
                  — Telepíthető legyen a munkaállomástól független számítógépre is.
                  Munkaállomás.
                  Asztali vagy táblagép alapú.
                  Betanítás: legfeljebb 1 fő részére, minimum 8 órában.
                  A készülék átadásakor az üzembe helyezést követően a készülék fő funkcióinak bemutatása és teljes körű betanítás. Az oktatás keretében ellátandó főbb feladatok: a készülék működtetése (ki-, bekapcsolása), a biztonságos üzemeltetés előírásainak ismertetése; a berendezést vezérlő szoftver rövid ismertetése, használatának bemutatása.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Valós idejű PCR készülék

description:
1 db Érintőképernyős, 96 férőhelyes valós idejű PCR készülék, mely számítógép nélkül (stand alone) is vezérelhető
                  Legyen képes legalább 10-125 ul minta befogadására egy mintatartó.
                  A blokk cserélhető legyen. Cserélhető fajtájú blokkok száma: minimum 1 db.
                  Multiplex vizsgálatra legyen képes - egy csőben detektálható targetek száma: minimum 2 db.
                  Gerjesztéshez használt LED-ek száma: minimum 1 db.
                  Befogadjon 96 lyukú lemezt illetve különálló műanyag csövet is.
                  Peltier alapú rendszerrel változtassa a blokk hőmérsékletét.
                  Képes legyen soronkénti hőmérséklet grádienst létrehozni a reakció optimalizálásához, legalább 1-24 Celsius tartományban, de legalább 30-100 Celsius tartományban állítható legyen a gradiens érték.
                  Az optikai gerjesztés és detektálás félvezetőkkel történjen.
                  A tetőfűtést 105 Celsius-ig biztosítsa.
                  Dinamikus tartomány 10 nagyságrend.
                  Maximális fűtési sebesség minimum 2,5 Celsius fok/másodperc,
                  Fűthető tetővel rendelkezik.
                  A gerjesztő / detektáló hullámhossz legalább 450 től,- min 700 nm-ig terjedjen.
                  A készülék hardverrésze alkalmas legyen olvadásgörbe és un. HRM analízisre, és az ajánlattevő opcionálisan tudjon HRM programot is ajánlani.
                  A készülék szoftvere legyen alkalmas az eredmények statisztikai feldolgozására, relatív és abszolút kvantifikálásra, olvadáspont analizisre PCR hatékonyság számítására.
                  Az ajánlat tartalmazzon vezérlőegységet, laptopot a statisztikai értékeléshez.
                  A készülék rendelkezik: Real Time PCR licensz, és CE jelzés.
                  Az ajánlat tartalmazzon induló készletet: lemez 50 db, fedőfólia 100 db,
                  A szervíz részéről a kiszállás és diagnosztizálás 1 munkanapnál ne legyen több. Meghibásodás esetén - amennyiben a készülék helyben nem javítható vagy a javítás meghaladja a 10 napot - cserekészülék biztosítása.
                  A rendszer dedikáltan működjön Win 10 -el is.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Ketrecrendszer

description:
8 db állattartó ketrec rozsdamentes aktivitás kerékkel kísérleti patkány számára
                  2154F0105 tip. aktivitás ketrecrendszer 2154F001 tip. átlátszó polikarbonát ketrecalj patkányoknak, rm. acél aktivitás kerékkel
                  Teljes méret: 480*315*470 mm.
                  A ketrecrendszer könnyen szétszerelhető és minden része mosható és fertőtleníthető.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Ultramélyhűtő készülék (2.)

description:
1 db -80 oC ultramélyhűtő
                  Műszaki paraméterek:
                  Hűtés -50– -86oC-ig.
                  Térfogat min. 800 liter.
                  Tárolási kapacitás: min. 40 000 db 2 ml kriocső részére.
                  Tartalmaz: min. 30db UR0068ALU rekesz és min. 600 db dobozt (2 ml kriocső részére.
                  Belső: 304 rozsdamentes acél, polcok: 4db Fogyasztás: alacsony.
                  Zaj: max. 55 dB.
                  Helyigény/szigetelés: VIP (vákuumos).
                  Hűtőközeg: környezetbarát (GREEN), EN60335-2-24. Hűtésrendszer: kaszkád.
                  Védelem: CO2 backup rendszer.
                  Adatgyűjtés: USB hőmérséklet és riasztási események (PT1000).
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Elektroforézis és transzfer rendszer

description:
1 db Elektroforézis és transzfer rendszer
                  1. Dupla széles elektroforézis és transzfer egység
                  Elektroforézis eszköz dupla széles, vertikális (1 db) hozzá tartozó kiegészítőkkel (platina elektródák, 2 db 1 mm vastag 20 zsebes fésű távtartóval és tömítéssel, 2 szett üveglap, egy darab konverziós lap).
                  Hozzá tartozó Dupla széles mini-blottoló készülék (1db) hozzá tartozó kiegészítőkkel (platina elektróda panelek, blottoló kazetta, adapterek).
                  Alkatrészek:
                  1.1 Blottoló kazetta alkatrész (1 db) blottoló egységbe való
                  1.2 Fésű alkatrész (2 db) 1,5 mm vastag 20 férőhelyes
                  1.3 Fésű alkatrész (1 db) 1,5 mm vastag 17 férőhelyes
                  1.4 Tömítés alkatrész (3 db) 1,5 mm vastag
                  1.5 Tömítés alkatrész (1 db) 1,0 mm vastag
                  1.6 Távtartó szett alkatrész (1 db) 1,5 mm vastag
                  1.7 Üveglap alkatrész (2 db) méret: 20x10 cm
                  Elektroforézis eszköz - Műszaki paraméterek: Üveglap méret (W xH): 20 x 10 cm, Ajánlott puffer térfogat: max. 240ml (belső), max. 400ml (külső). Belső hűtés.
                  Szakmai jellemzők: Egy alkalommal a készülék maximum 102 minta futtatására legyen alkalmas. Alkalmas SDS-PAGE-re, natív -és nukleinsav PAGE-re.
                  Dupla széles mini-blottoló készülék - Műszaki paraméterek: Készülék méret (W x D x H): 24 x 9,5 x 16 cm, Kazetta kapacitás: maximum 2 darab, Blottolásra alkalmas kazetta/üveglap mérete (W x H): 20 x 10 cm, Puffer térfogat: max 1,5 liter (1 kazetta esetén).
                  Szakmai jellemzők: Egyszerre blottolható a megfuttatott 102 minta. Alkalmas Western, Southern és Northern blotra is.
                  2. Mini-tápegység (1db) Elektroforézishez és blottoláshoz alkalmas
                  Műszaki paraméterek: Kimenő feszültség: 5-600 V (1 V lépésközzel) Kimenő áramerősség: 1-500 mA (1 mA lépésközzel) Maximális kimenő teljesítmény: 120 W Csatlakozók: 4 pár, színkódolt Időzítő: 1-1440 perc (1 perc lépésközzel).
                  Szakmai jellemzők: A kimenő teljesítmény szabályozható a feszültség vagy áramerősség maximalizálásával. Beépített funkciók: áramszünet utáni automatikus helyreállító funkció, terhelés mentesség érzékelése, túlfeszültség elleni védelem.
                  3. Vertikális elektroforézis készülék (1 db) a működéséhez szükséges kiegészítőkkel (platina elektródák, 2db 1,5 mm vastag 10 zsebes fésű távtartóval és tömítéssel, gélöntő állomás, min 10 db üveglappal és 2 db alumínium lappal)
                  Hozzá tartozó alkatrészek:
                  3.1 Puffer kamra alkatrész (1 db) Hoefer külső puffer kamra
                  3.2 Fésű alkatrész (1 db) 1,5 mm 10 férőhelyes
                  3.3 Fésű alkatrész (3 db) 1,0 mm 10 férőhelyes
                  3.4 Távtartó szett alkatrész (1 db) 1 mm vastag
                  3.5 Üveglap alkatrész (min 10 db) méret: 10 x 10,5 cm
                  Műszaki paraméterek: Gél lemez méret: 10 x 8 cm, Maximális feszültség: 500 V, Maximális áramerősség: 500 mA.
                  Egy kísérlet alkalmával maximum 36 minta futtatható.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Epifluoreszcens mikroszkóp készülék

description:
1 db Epifluoreszcens mikroszkóp készülék
                  — Felső állású kutatómikroszkóp 100W halogén áteső fényű megvilágítással, beépített „légyszem lecsékkel” az egyenletes, árnyékmentes fényeloszlás biztosítása érdekében a látómező szélein is. A mikroszkóp külső előcentrált lámpaházzal rendelkezzen,
                  — A mikroszkóp vázba épített ND8, ND32 semleges szűrők, valamint az NCB11 kék szűrő egyszerű mozdulattal a fényútba billenthető legyen, lehetővé téve ezzel a színhőmérséklet módosítását valamint a fény intenzitásának változtatását,
                  — 3 utas trinokuláris tubus,
                  — Fix fényerő üzemmód, valamint a mikroszkóp oldalán elhelyezett beépített foto gomb,
                  — "Fly-eye" optikai rendszer, a homogén megvilágításhoz,
                  — Beépített kameraexponáló gomb,
                  — 10x/22mm látóterű okulárok, dioptria korrekcióval mindkét okuláron,
                  — Fázis kontraszt kondenzor, fázislemezekkel, 10x objektívhez.
                  Revolver:7 pozíciós.
                  Objektivek:
                  — Plan Fluor 4X min. N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm,
                  — Plan Fluor 10X min. N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm fázisobjektív,
                  — Plan Fluor 20X min. N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm,
                  — Plan Apochromat UV korrigált 20X min. N.A. 0.75, W.D 1.00mm,
                  — Plan Fluor 40X min. N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm,
                  — Plan Apochromat 100X Lambda olajimmerziós, min. N.A. 1.45, W.D. 0.13,
                  — PLAN Apochromat UV korrigált 60X vízimmerziós, min. N.A. 1.20, W.D. 0.29mm.
                  CFI Plan Apochromat 100X Lambda Oil objektív, numerikus apertura minimum 1.45.
                  CFI 60 optikai rendszer, nagy fényáteresztésű, végtelenre korrigált objektívek.
                  Fényforrás: 130W-os előcentrált, hosszú élettartamú (~2000 óra) fémhalogén fluoreszcens fényforrás, melyen több fokozatban változtatható a gerjesztő fény intenzitása.
                  Fluorescens szűrők min. 3 db: DAPI, TRITC, FITC.
                  Motorizált tárgyasztal 114x75mm mozgási távolsággal.
                  Controller: tárgyasztal mozgatása max. 300mms-1 -ig, Intelligent Scanning Technology (IST), USB vagy RS232 kommunikáció, programozható TTL, interactive Control Centre-rel kompatibilis, upgradelhető.
                  Interaktív control centre: a tárgyasztal, fókusz mozgatásához, a kijelzőn visszajelzést ad a pontos pozícióról mindhárom koordinátában. Joystick segítségével az X, Y tengelyek mentén, gomb segítségével Z fókusz állítható.
                  Képkészítő- és analizáló szoftver:
                  — A szoftver legyen kompatibilis a fent leírt mikroszkóp összeállítással és lássa el a hardver komponensek teljes körű vezérlését,
                  — Alkalmas kvantitatív képelemzésre és alapvető képfeliratozásra,
                  — Alkalmas manuális, valamint képszegmentáción alapuló automatikus mérésekre,
                  — Alkalmas többcsatornás fluoreszcens felvételek készítése,
                  — Alkalmas AVI filmek készítésére,
                  — Alkalmas nagy látóterű mozaik képek összeillesztésére,
                  — Opcionálisan upgradelhető, bővíthető.
                  Kamera:
                  SCMOS kamera,min.5 megapixel teljes felbontás.
                  — A kamera kvantumhatásfoka tegye lehetővé az egyedi molekula detekciót,
                  — Aktív Pixelek min: 2560 x 2160, pixel méret min (W x H; μm)6.5x6.5,
                  — Kiolvasási zaj(median, e-) 1.2 @ 200 MHz, 1.45 @ 560 MHz,
                  — Hűtes 0oC up to +27oC ambient),
                  — Pixel Well mélység (e-)30,000,
                  — Max Kiolvasási sebesség (MHz) 560 MHz,
                  — Max kép sebesség teljes felbontáson min (fps)40,
                  — interfész: USB 3.0,
                  — Global shutter expozíciós mód.
                  Betanítás: legfeljebb négy főnek, minimum 3 óra.
                  A 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet (továbbiakban: Kr.) 46.§(3)bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelm.KD III.Köt. tart.

title: PCR készülék

description:
1 db PCR készülék
                  — Mintakapacitás: min. 96 x 0.2 ml csövek, 0.2 ml cső stripek, vagy 1 x 96-lyukú csésze,
                  — Minimális hőmérsékletváltozás 4 oC/sec,
                  — Átlagos hőmérsékletváltozás 2,5 oC/sec,
                  — Hőmérséklettartomány: 4-100oC,
                  — Hőmérséklet pontosság ±0.5oC a programozott értéktől,
                  — Hőmérséklet egyenletessége: ±0.5oC csészéről csészére 30 s-on belül a célhőmérséklet elérését követően,
                  — Grádiens tartomány: 30-100oC,
                  — teljesítmény paraméterek 100-150 VAC, 50-60 Hz; 220-240 VAC, 50-60 Hz; 700 W maximum,
                  — Kijelző: min. 5.7'' VGA színes érintőképernyő,
                  — csatlakozó: 1 USB A,
                  — Memória: min. 500 program; USB-vel bővíthető.
                  Betanítás: legfeljebb 4 főnek, minimum 1 óra.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: C02 inkubátor készülék

description:
1 db C02 inkubátor készülék
                  — Cu tartalmú rozsdamentes acél anyagú belső tér, lekerekített sarkokkal,
                  — IR szenzor,
                  — Beépített dekontaminációs rendszer: minimum UV lámpa,
                  — CO2 szabályozás: 0-20 %, pontosság: min. 0,15 %,
                  — Páratartalom tartomány: 95 %,
                  — Hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklet+5oC...+50oC,
                  — Térfogat: min. 165 l,
                  — Polcok száma: min. 5,
                  — Direkt levegőbefúvás és fűtés -,
                  — Mikroprocesszoros vezérlőegység,
                  — LCD érintőképernyő,
                  — Az inkubátorhoz tartozó CO2 reduktor kétfokozatú nyomáscsökkentő szeleppel,
                  — A készülék beüzemelése a forgalmazó által.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Elektroforézis rendszer (1.)

description:
1 db Elektroforézis rendszer
                  — vertikális elektroforézis készülék.
                  C.B.S. a működéséhez szükséges kiegészítőkkel (a készülék ára tartalmazza, gyárilag jár hozzá): platina elektródák, recirkulációs portok, 2db 1mm vastag 34 zsebes fésű távtartóval és tömítéssel, 2 szett üveglap egy darab konverziós lappal egy gél futtatása esetében.
                  Műszaki paraméterek:
                  Készülék minimum méret (W x D x H): 45 x 19 x 12 cm Üveglap minimum méret (W x H): 33 x 10 cm.
                  Gél futtatási idő: 30-90 perc.
                  Az egy gélen egyidejűleg futtatható minták száma: minimum 10 db.
                  Ajánlott puffer térfogat: 250ml (belső), 400ml (külső) Szakmai jellemzők:
                  A 33cm széles rendszer ideális nagy mintaszám esetén, ahol a rövidebb futtatási út is megfelelő eredményt biztosít. Egy alkalommal a készülék maximum 204 minta futtatására alkalmas. A belső hűtésért felelős rész pontos hőmérsékletszabályozást tesz lehetővé a kísérlet reprodukálhatósága érdekében. Alkalmas SDS-PAGE- re, natív -és nukleinsav PAGE-re, valamint nagy mintaszám szűrésére.
                  — Tripla széles mini-blottoló készülék #EBU-302, C.B.S. Scientific vagy azzal egyenértékű, a működéséhez szükséges kiegészítőkkel (a készülék ára tartalmazza, gyárilag jár hozzá): platina elektróda panelek, egy blottoló kazetta szivacs lappal, adapterek.
                  Műszaki paraméterek:
                  Készülék minimum méret (W x D x H): 38 x 10 x 16 cm Kazetta kapacitás: maximum 2 darab.
                  Blottolásra alkalmas kazetta/üveglap mérete (W x H): 33 x 10 cm.
                  Puffer térfogat: 2 liter (1 kazetta esetén), 1,9 liter (2 kazetta esetén).
                  Szakmai jellemzők: Egyszerre blottolható akár az összes elektroforézis készülékkel megfuttatott 204 minta. A belső hűtésért felelős rész pontos hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé a kísérlet reprodukálhatósága érdekében. Alkalmas Western, Southern és Northern blotra is.
                  Mini-tápegység #EPS-300 X, C.B.S. Scientific vagy azzal egyenértékű.
                  Műszaki paraméterek:
                  Kimenő feszültség: 1-300 V (1 V lépésközzel) Kimenő áramerősség: 1-500 mA (1 mA lépésközzel) Maximális kimenő teljesítmény: 90 W.
                  Csatlakozók: 4 pár, színkódolt.
                  Időzítő: 1-1440 perc (1 perc lépésközzel) Minimum méret (L x W x H): 320 x 240 x 73 mm.
                  Szakmai jellemzők:
                  Szükséges gélelektroforézis és blottoló készülék áram alá helyezéséhez. A kimenő teljesítmény szabályozható a feszültség vagy áramerősség maximalizálásával. Számos biztonsági előny van beépítve a tápegységbe, többek között áramszünet utáni automatikus helyreállító funkció, terhelés mentesség érzékelése, túlfeszültség elleni védelem.
                  — tartalmaz pluszban két db egycsatornás mechanikus pipetta, Eppendorf Research Plus #613-0862 vagy azzal egyenértékű.
                  Műszaki paraméterek: Állítható térfogat: 0,5-10 ul Pontosság: ±8,0 - ±1,0 %.
                  Ismételhetőség: ±5,0 - ±0,4 %.
                  Betanítás: legfeljebb egy főnek, minimum 1 óra.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Sztereomikroszkóp készülék

description:
1 db Sztereomikroszkóp készülék
                  Stemi 508 doc sztereomikroszkóp fej.
                  — Apokromatikus greenough rendszer,
                  — Kamera port 100vis/100doc,
                  — Zoom tartomány 8:1 (0.63x...5.0x), mindkét oldalon állítható, minimum 32-szeres,
                  — Kikapcsolható klikstop mechanizmus.
                  0.63x-0.8x-1x-1.25x-1.6x-2x-2.5x-3.2x-4x-5x
                  — Szabad munkatávolság előtétlencse nélkül 92 mm,
                  — Betekintési szög 35o, állítható pupillatávolság 55...75 mm,
                  — látómezőszám: 23 mm,
                  — M49/50 menet előtétobjektívekhez és analizátorhoz,
                  — Okulárok PL 10x/23mm Br. foc,
                  — Porvédő üveg M50 / M49x0.75,
                  — Kamera adapter 60N C-Mount 2/3" 0.5x,
                  — Állvány: tartórúd SA.
                  Min. 670 mm x 200 mm x 170 mm,
                  360 - 690 mm állítható kinyúlás és 60o forgatás max 8 kg teherbírás;
                  A csomag tartalmazza a dönthető mikroszkóptartó fejet (32/200 tartórúddal).
                  És a függőleges oszlopot (40/610).
                  Talp SDA (D) min. 350 mm x 350 mm x 50 mm,
                  Stemi vagy azzal egyenértékű befogó-fókuszáló egység 32mm-es oszlopra.
                  — d=76 mm, mozgástartomány min. 50 mm, teherbírás min. 5 kg.
                  Előtétlencse, 0,4x-es nagyítású, munkatávolság: min. 210mm.
                  Hidegfényforrás CL 4500 LED.
                  Körfény megvilágító ECO d=66 mm, 9/2000 mm.
                  Adaptergyűrű A53 --> d=66 mm.
                  Porvédő.
                  Betanítás: legfeljebb egy főnek, minimum 1 óra.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Haemosys készülék

description:
2 db Haemosys készülék
                  Mérési paraméterek:
                  — véráramlás,
                  — vérnyomás,
                  — diasztolés vérnyomás,
                  — szisztolés vérnyomás,
                  — átlagos vérnyomás,
                  — jobb kamrai nyomás,
                  — bal kamrai nyomás,
                  — szívfrekvencia,
                  — szegmentális kontraktilitás,
                  — hőmérséklet,
                  — elektrokardiogram (EKG),
                  — 1 db SPEL Haemosys vagy azzal egyenértékű rendszer,
                  — EKG, vérnyomás és maghő szimultán regisztrálása.
                  Műszaki paraméterek:
                  — 1 db AD jelátalakító egység Ni-DAQ kártyával, USB csatlakozóval, 16 csatornás, 1 db USB kábel,
                  — 230V, 50-60 Hz, 315 mA,
                  — Élő állatokban (in vivo) haemodinamikai) pl.: vérnyomás: 0-250 Hgmm, EKG (3 független elvezetés egyenként pl. 0-1000 mV), szívfrekvencia (0-2 kHz), testhőmérséklet 0-100 oC folyamatos regisztrálására és kiértékelésére szolgáló adatgyűjtő és feldolgozó rendszer. A készülék alkalmas továbbá perctérfogat termodilúciós módszerrel történő mérésére, bal kamrai nyomásgörbék, illetve azok derivált értékeinek megjelenítésére és kiértékelésére,
                  — Adatrögzítés frekvenciája: 2 kHz - 3 db EKG,
                  — 1 db elvezető kábel 4 db lueres tűvel,
                  — 1 db vérnyomás mérő szenzor,
                  — 1 db testhőmérséklet szenzor,
                  — Csatlakozók: 1 db AIF-01, 1 db AIF-02, 1 db jack aljzat.
                  Windows 10 kompatibilis regisztráló szoftver.
                  Betanítás: legfeljebb két főnek, minimum 1 óra.
                  Csak azonos műszaki paraméterekkel - ide értve a minimumkövetelményeket és az értékelési szempontok szerinti paramétereket is - rendelkező eszközök ajánlhatók meg.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Fluoreszcens plate reader készülék

description:
1 db Fluoreszcens plate reader készülék
                  Tetszőleges formátumú (legalább 6-384 mérőhely) mérőlemez (microplate) befogadására, termosztálására, programozható rázására és mérésére legyen képes.
                  Fényforrása nagyenergiájú xenon villanólámpa (high energy xenon flash lamp) minden módban.
                  Abszorbancia mérését legalább 220-1000 nm (nanométer) között, továbbá abszorbancia spektrum felvételét tegye lehetővé.
                  Fluoreszcencia intenzitás mérését legalább 240-800 nm (nanométer) között tegye lehetővé.
                  Fluoreszcencia excitációs és emissziós spektrum felvételét tegye lehetővé legalább 320-720 nm (nanométer) között.
                  Fluoreszcens gerjesztésnél folytonosan (max. 1 nm felbontásban) állítható különböző sávszélességek száma: min. 2 db érték.
                  Alsó és felső mérési mód is lehetséges legyen minden mérési módban.
                  TRF (time resolved fluoreszcencia)-fel bővíthető legyen, mely érzékenysége ne legyen rosszabb 50fM Europium, 384 well (20uL)-nél.
                  A lumineszcencia mérés érzékenysége ne legyen rosszabb: 0.5 pM ATP, 384 well (20uL)-nél.
                  Fluoreszcencia intenzitás mérés érzékenysége felső pozícióban és monokromátorral: ne legyen rosszabb 1,0 pM-nél.
                  Automata és manuális Z fókusz beállítás is lehetséges legyen az optimális érzékenységhez, melynek um-ben kifejezett flexibilitása ne legyen rosszabb 100um-nél.
                  Egyes mérőhelyek (wellek) térbeli 2D szkennelését végezze legalább 20x20 mátrixban wellenként.
                  A hőmérséklet szabályozható legyen a leolvasó térben, minimális tartomány: szobahőmérséklet + 4 C foktól legalább + 45 C fokig.
                  Rázás módban beállítható legyen a lineáris, orbitális és dupla orbitális (sejtes assay) program, sebességgel, amplitudóval és idővel.
                  1 db injektor tartozzon hozzá, melyek legalább 5-400μl (mikroliter) térfogattartományban állítható legyenek és visszafolyatással mérhető holttérfogata ne legyen rosszabb 100uL-nél.
                  Számítógépes vezérléssel rendelkezzen, USB kommunikációval, a műszervezérlő szoftver legalább két szakaszra tagolható, kinetikai méréseket tegyen lehetővé egy mérésen (assay-ében) belül.
                  Betanítás: legfeljebb három főnek, minimum 2 óra.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Kisállat lélegeztető készülék

description:
1 db Kisállat lélegeztető készülék
                  Ideális kisállatok lélegeztetésére egértől a tengerimalacig (10g-1kg).
                  A tracheális nyomás valós idejű, grafikus kijelzésére.
                  Felhasználó barát, színes érintőképernyő.
                  Változtatható nyomás illetve térfogat vezérelt üzemmódok.
                  Belső nyomás monitorozó rendszer észleli az alul illetve túlnyomást.
                  Manuális vagy programozott évétel.
                  Belégzés és kilégzés tartás.
                  Műszaki paraméterek: Ajánlott tömeg tartomány 10 g-1kg (Változtatható volumen és frekvencia (10 g-1 kg súlyú állatig).
                  Fajok egér- tengerimalac.
                  Csatlakozó méret: állathoz és forráshoz 3,6-3,8mm (0,14-0,15in).
                  Csatlakozó méret: az állattól és kilégzéstől 4,0mm (0,16in).
                  Szabályzás típusok: térfogat és nyomás.
                  Légzés térfogat tartomány 50ul-5ml.
                  Légzés térfogat pontosság 0,1ul.
                  Légzés térfogat felbontás: 1ul.
                  Csúcs belégzési nyomás: (PIP) 0-50 cm H2O.
                  PIP pontosság: 0,7cmH2O PIP felbontás: 1 cm H2O.
                  Légzés gyakoriság 10-300 bpm I:E arány: 20-80 %.
                  Gázellátás: szoba levegő vagy nem gyúlékony kevert gáz.
                  Sóhaj lélegzet: 0-20 %-a a légzéstérfogatnak(Térfogat üzemmódban) vagy a PIP-nek (nyomás üzemmódban) Biztonsági risztások: Túl és alulnyomáskor.
                  Bemeneti jel: TTL, 0-5 VDC.
                  Kimeneti Jel: TTL 0-5 VDC 5 mA.
                  Tá kommunikáció:RS-485.
                  Tápegység: 100-240 VAC 50/60Hz.
                  Bemeneti erő csatlakozó: 2,5mm ID x 5,0 mm OD dugalj.
                  Csatlakozó lélegeztető kit + tarchea kanül.
                  Izoflurán altatógáz kompatibilitás.
                  Betanítás: legfeljebb egy főnek, minimum 1 óra.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Autokláv készülék

description:
1 db felültöltős autokláv
                  Laboratóriumi felhasználásra tervezett felültöltős autokláv, min. 25 literes nettó kamratérfogattal.
                  Sterilizációs hőmérséklet: 105 ~ 126 0C.
                  Kamra anyaga: rozsdamentes acél. 3 db rozsdamentes acél drótkosárral. Biztonsági szeleppel ellátott.
                  Időzítő: 1-180 perc.
                  Kamraméret: min. 280 x 450 mm.
                  Külső méret: min. 400 x 500 x 800 mm.
                  Szárítási funkció: min. félautomata.
                  Betanítás: legfeljebb egy főnek, minimum 1 óra.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Ultramélyhűtő készülék (1.)

description:
1 db Ultramélyhűtő készülék
                  A készülék belső tárolási kapacitása, űrtartalma min. 200 liter közötti legyen.
                  Alkalmas legyen min. 200 db 2”, 133 cm x 133 cm dobozok tárolására.
                  Hőmérséklet beállítási tartománya min.-70,0 0C legyen.
                  Rakodási szint: min. 3.
                  Belső hőszigetelt ajtók száma: min. 5 db.
                  A készülék mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik.
                  A készülék LED kijelző panellel rendelkezik.
                  A fagyasztó hűtőrendszere kaszkád felépítésű.
                  A készülék szigetelése PUF rendszerű.
                  A belső tér anyaga rozsdamentes acél.
                  A fagyasztó külső ajtaja zárható.
                  Vákuumleeresztő szelep a gyors ajtónyitás érdekében.
                  A minták biztonsága szempontjából a fagyasztó CO2-backup védelmi rendszerrel összekapcsolható.
                  Működési zajszint: <56 dB(A).
                  Napi átlagfogyasztás: < 11 kWh.
                  A működéshez szükséges átlag szobahőmérséklet legalább +30,0 0C.
                  12 hónap teljes körű jótállás, karbantartási szerződéskötési lehetőséggel
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Patkány futtató pad készülék

description:
1 db 5 sávos patkány futtató pad érintő képernyős kontroll egységgel +szoftver PC-re való adatrögzítéshez
                  5 sávos patkány futtató pad érintő képernyős kontroll egységgel:
                  — Párhuzamos futtatási lehetőségek (szimultán hány db állat futtatható egyszerre egyidőben) száma: min. 5 db,
                  — A futtatópad sebessége és dőlésszöge állítható, ezáltal lehetővé teszi a patkányok kényszerű mozgását, edzését és kifáradásuk pontos mérését,
                  — állíthatósága: sebesség: 150 cm/s,
                  — állítható dőlésszög: -25 – +25 fok között,
                  — folyamatos elektromos sokk intenzitás (állítható: 0 - 2 mA-ig),
                  — minimum mozgás terület (cm): 5 x (53 x 10 x 15),
                  — egyszerű tisztántartás,
                  — számítógépes adatrögzítés: (sebesség, dőlésszög, indítás, megállás, állat ingerlés alkalomszáma és ideje).
                  Szoftver PC-re való adatrögzítéshez.
                  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
                  Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
                  A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00040 sz. projekt keretében

description:
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére 25 részajánlati körben „Szív- és vázizom-kutatás az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében (MYOTeam)” projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00040) keretében.
               Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
               Az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.


measure: bids

measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

title: Integrált vezetésirányítási rendszer(ICC) upgrade

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

description: Adásvételi szerződés / Integrált Vezetés Irányítási (ICC) rendszer upgrade beszerzés

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
1Többletjótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, min. további 0 hónap, max. további 12 hónap): 20
Ár – Súlyszám:: 80

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Nyílt eljárás

street: Lehel Utca 35-37.

countryName: HU

initiationType: tender


title: Emelt szintű egészségügyi szolgáltatás

title: Emelt szintű eg��szségügyi szolgáltatás

description: Emelt szintű egészségügyi szolgáltatás a Debreceni Törvényszék dolgozói részére

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails:
1előzetes időpontegyeztetés alapján várakozásmentesség biztosítása: 15
2a vizsgálati helyszínen kísérő biztosítása: 15
Ár szempont –:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Debreceni Törvényszék

street: Széchenyi Utca 9

Debreceni Egyetem

street: Egyetem Tér 1.


currency: HUF

name: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

name: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság

name: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

documentType: awardNotice

title: Haladás - Balassa környezetfejlesztés 2. ütem

description:
1500 m2 –es terület környezetrendezés, öntözőrendszer kialakítása, növénytelepítés, parki berendezések telepítése.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

awardCriteriaDetails:
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap): 20
Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: 10
Ár szempont –: 1

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

street: Üllői Út 400

street: Gábor Áron Utca 2/A

countryName: Magyarország

street: Donáti Utca 38/A

VORG-SZET Szerelő és Szolgáltató Kft.

street: Ráday Utca 22.


title: Vállalkozási szerződés - Óvoda épület kivitelezése

title: Vállalkozási szerződés-

description: Óvoda épület kivitelezése

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails:
1Teljes körű jótállás időtartama (egész hónapban kifejezve, legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap) (hónap): 20
2Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (min. 0 főmax.5 fő) (fő): 10
Ár szempont –:

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

street: Petőfi út 1

Nyír-Komplett Kft.

street: Lujza u. 22.

MOR-EX Kft.

street: Bujtos u. 14.

FOUR-ROAD Kft.

street: Kállói út 123.


name: Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

measure: smeBids

name: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

title: „Közösségi közlekedésre alkalmas 31 db új 3-tengelyes szóló, emelt komfortfokozatú T100- as, M3/III.kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.”

description:
Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban.
                  Az autóbuszok részletes leírását a Műszaki Dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények" tartalmazza.
                  Lízing konstrukció:
                  Finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,
                  Futamidő: 72 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,
                  Önerő: nettó 10 %, mely a futamidő legelején, a teljes ÁFA megfizetésével egyidejűleg, egy-összegben esedékes. Az önerő a kötelezettséget csökkenti.
                  Finanszírozás devizaneme: HUF,
                  Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket.
                  Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott feltételek szerint.
                  Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően 12 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felüli vállalás, értékelési részszempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újra kezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
                  Fődarabok: a motor, futóművek, kormánymű, nyomatékváltó.
                  Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a Műszaki Dokumentációban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezetén, a karosszéria külső burkolatain nem keletkezik szilárdsági és korróziós okból törés, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.
                  Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
                  Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

title: „Közösségi közlekedésre alkalmas 31 db új 3 tengelyes szóló, emelt komfortfokozatú T100- as, M3/III. kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.”

description:
A VOLÁN Buszpark Kft. által lízingkonstrukcióban beszerzendő „Közösségi közlekedésre alkalmas 31 db új, 3 tengelyes szóló, emelt komfortfokozatú Tempo100-as, M3/III. kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel” a VOLÁNBUSZ Zrt. és a Közlekedési Központok közösségi és szabadáras közlekedési feladatainak ellátása érdekében.
               Új autóbusz: az 5/1990 KÖHÉM rend. 2.§ (4) bek. d.) pont szerint.
               Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú és típusú autóbuszokat kíván beszerezni.
               E tényekre tekintettel a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50.§ (1) bek. k. pont)

street: Üllői Út 131.

street: József Attila u. 8.


title: Földgázkereskedő kiválasztása

description:
Földgáz-adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérők részére – 283 fogyasztási hely, amelyből 36 db 20 m3/h feletti kapacitással vételez, 227 db 20 m3/h alatti kapacitással vételez – a magyar földgázhálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgázenergia – szerződött földgázmennyiség m3 értékének meghatározása (QL) = 34,00 MJ/gnm3 (15 oC-on) – versenypiaci beszerzése a 2018.10.01. – 2019.09.30. közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító, mindösszesen 18 565 426 m3 (+ 9 282 713 m3 opció) mennyiségű (maximum mennyiség opcióval együtt 27 848 139 m3) földgáz megvásárlására vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, mely magában foglalja a rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.
                  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szállított földgáz meg kell, hogy feleljen a 19/2009. (I.30.) Korm.rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak.
                  Ajánlatkérőnkénti szerződött mennyiség (m3):
                  Budapesti Gazdasági Egyetem 804 561.
                  Neumann János Egyetem 693 225.
                  Színház- és Filmművészeti Egyetem 80 160.
                  Soproni Egyetem 560 640.
                  Kaposvári Egyetem 1 077 711.
                  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem 613 152.
                  Eszterházy Károly Egyetem 856 000.
                  Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. 123 646.
                  Magyar Táncművészeti Főiskola 184 000.
                  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 290 272.
                  Pécsi Tudományegyetem 1 457 915.
                  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 278 579.
                  Óbudai Egyetem 753 292.
                  Testnevelési Egyetem 186 797.
                  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 281 600.
                  Szegedi Tudományegyetem 6 327 200.
                  MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 72 400.
                  Semmelweis Egyetem 1 735 994.
                  Széchenyi István Egyetem 500 875.
                  Miskolci Egyetem 424 000.
                  Eötvös József Főiskola 80 000.
                  Állatorvostudományi Egyetem 615 516.
                  Pécsi Tankerületi Központ 567 890.
                  Ajánlatkérőnkénti opciós mennyiség (m3):
                  Budapesti Gazdasági Egyetem 402 280.
                  Neumann János Egyetem 346 612.
                  Színház- és Filmművészeti Egyetem 40 080.
                  Soproni Egyetem 280 320.
                  Kaposvári Egyetem 538 856.
                  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem 306 576.
                  Eszterházy Károly Egyetem 428 000.
                  Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. 61 823.
                  Magyar Táncművészeti Főiskola 92 000.
                  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 145 136.
                  Pécsi Tudományegyetem 728 958.
                  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 139 290.
                  Óbudai Egyetem 376 646.
                  Testnevelési Egyetem 93 398.
                  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 140 800.
                  Szegedi Tudományegyetem 3 163 600.
                  MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 36 200.
                  Semmelweis Egyetem 867 997.
                  Széchenyi István Egyetem 250 438.
                  Miskolci Egyetem 212 000.
                  Eötvös József Főiskola 40 000.
                  Állatorvostudományi Egyetem 307 758.
                  Pécsi Tankerületi Központ 283 945.
                  A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

title: Földgázkereskedő kiválasztása

description: Földgázkereskedő kiválasztása a 2018.10.01. – 2019.09.30. közötti időszakra.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Széchenyi István Egyetem

street: Egyetem tér 1.

name: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

street: Temesvári krt. 62.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

street: Zugligeti út 9-25.

Pécsi Tankerületi Központ

street: Színház Tér 2

Eötvös József Főiskola

street: Szegedi Út 2

Óbudai Egyetem

street: Bécsi Út 96/B

name: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

street: Műegyetem Rakpart 3

Pécsi Tudományegyetem

street: Vasvári Pál Utca 4.

Eszterházy Károly Egyetem

street: Eszterházy Tér 1.

Miskolci Egyetem

street: Egyetemváros -

Állatorvostudományi Egyetem

street: István u. 2.

street: Tass puszta 0165 hrsz

Kaposvári Egyetem

street: Guba Sándor utca 40.

Magyar Táncművészeti Főiskola

street: Columbus u. 87-89.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

street: Széchenyi tér 1.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

street: Rákóczi Út 21

Testnevelési Egyetem

street: Alkotás utca 44.

Semmelweis Egyetem

street: Üllői Út 26.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

street: Liszt Ferenc Tér 8.

Budapesti Gazdasági Egyetem

street: Buzogány utca 11-13.

Nyugat-magyarországi Egyetem

street: Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Neumann János Egyetem

street: Izsáki Út 10

Szegedi Tudományegyetem

street: Dugonics Tér 13

E2 Hungary Zrt.

street: Infopark sétány 1.


name: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

title: „Iskola bővítés I. ütem kivitelezési munkái”

description:
Iskola bővítés I. ütem kivitelezési munkái
1. A meglévő épülethez átközlekedő folyosóval kapcsolódva készül két szinten összesen négy db új tanterem az épület É-Ny-i végében.
2. Az átjáró a meglévő épület folyosójához kapcsolódik, az új tantermek tehát a főbejáratról, belső közlekedéssel megközelíthetőek ugyanúgy, ahogy a meglévő tantermek is.
3. Az új tantermekhez külön vizesblokk nem tervezett, a WC használat biztosított a meglévő épületben a folyosó végén elhelyezett illemhelyekben
4. Az új tantermekhez a folyosó végén szertárt tervezünk.
5. Az új tantermekben kézmosó tervezett.
6. Az átjáróból a földszinten a meglévő menekülőlépcső átfordításával- az udvar felé kijáratokat tervezünk.
Jelen közbeszerzés tárgya az I. ütem, azaz a földszinti két tanterem megvalósítása a tervdokumentáció és az I. ütem költségvetési kiírása szerint

awardCriteriaDetails:
1Jótállás időtartama (hónap): 20
2Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (max. 5 db): 10
Ár szempont –:

Győrzámoly Község Önkormányzata

street: Rákóczi u. 45.

street: Richter János utca 3.

Dibusz Kft.

street: Széchenyi u. 4.

DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.

street: István u. 189.


name: FUX Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

name: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Áramvezető és védővezető sodronyok szállítása

description: Keretmegállapodás áramvezető és védővezető sodronyok szállítására

street: Anikó Utca 4

street: Besenyői Út 8

VLG Kábelkereskedelmi Kft.

street: Bajza utca 1.


title: Vállalkozási szerződés az „Ábrahámhegy Község Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése” című TOP -1.2.1-15-VE1-2016-00022 pályázathoz kapcsolódóan a községi strand területén kabinsor létesítése” tárgyban

awardCriteriaDetails:
1Az M.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 30
Ár szempont – Megnevezés::

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési ��rtesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

street: Badacsonyi Út 13.


description: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében „A Szárliget tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében”

awardCriteriaDetails:
1Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap): 30
Ár szempont –: 3

Nemzeti Sportközpontok

street: Hermina út 49.

Szárliget Község Önkormányzata

street: István utca 49.

Kiszi-Kő Plusz Kft.

street: Fő tér 1.

Trigon-Home Kft.

street: Városligeti fasor, 24. fszt. 1.


name: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

name: Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

name: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

title: „Tervezési szerződés a Kecskemét Károly Róbert krt. II. ÜTEM útépítési engedélyezési tervének elkészítésére kivitelezésre is alkalmas tartalommal és kidolgozottsággal (egyesített terv).”

title: „Tervezési szerződés a Kecskemét Károly Róbert krt. II. ÜTEM útépítési engedélyezési tervének elkészítésére kivitelezésre is alkalmas tartalommal és kidolgozottsággal (egyesített terv)”

street: Kossuth Tér 1.

street: Katona József tér 6. II./8A

GULIT Bt.

street: Vígkedvű Mihály utca 10. III. em. 13.

Partner Mérnöki Iroda Kft.

street: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

street: Dombóvári Út 17-19. B. épület

Via Futura Kft.

street: Zenta u. 1.

CTB Mérnökiroda Kft.

street: Fehérló u. 20.


title: Óvodák és Bölcsődék energetikai korszerűsítése

title: Közintézmények energetikai korszerűsítése

title: Oktatási Intézmények energetikai korszerűsítése

title: Épületek energetikai korszerűsítése

description:
Vállalkozási szerződés a TOP 3.2. l-16-BK l-2017-00070, TOP 3.2.1-16-BKl -2017-00073, valamint a TOP 3.2. l-16-BKl -2017-00069 tárgyú projektek keretében épületek energetikai korszerűsítésére az alábbiak, illetve a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint.
Az egyes teljesítési helyszíneken:
• Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése, napelem táblák elhelyezése, rögzítése,
• elektromos összekötés kialakítása
• tartószerkezet kialakítása
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad.
A teljes mennyiség részletesen a dokumentációban kerül kifejtésre.

awardCriteriaDetails:
1A jótállás hónapokban meghatározott mértéke: 30
Ár szempont –:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

street: Kossuth Lajos utca 1

Greenergy-Service Karbantartó Kft.

street: Tomori Utca 34

Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft.

street: Szurdokpart Út 86


title: Távmunkaeszközökhöz szükséges mobil internet szolgáltatás teljesítése (701/2/2018)

description:
Távmunkaeszközökhöz szükséges mobil internet szolgáltatás teljesítése.
                  500 db előfizetés (SIM)

title: Mobil távközlési szolgáltatás teljesítése, telefonkészülékek szállítása 701/1/2018

description:
Mobiltávközlési szolgáltatás teljesítése, telefonkészülékek szállítása.
                  808 db telefonkészülék:
                  — 413 db középkategóriás Android készülék,
                  — 145 db prémiumkategóriás Android készülék,
                  — 250 db iPhone készülék.
                  Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott készülékekkel műszakilag egyenértékű készülékeket is elfogad.

description:
Mobiltávközlési eszközök és szolgáltatások beszerzése a következők szerint:
               1. rész: Mobiltávközlési szolgáltatás teljesítése, telefonkészülékek szállítása.
               2. rész: Távmunkaeszközökhöz szükséges mobilinternet-szolgáltatás teljesítése

Országgyűlés Hivatala

street: Kossuth Lajos Tér 1-3.

name: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda

Magyar Telekom Nyrt.

street: Krisztina krt. 55.


title: IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Utastéri légcsatorna burkolatok beszerzése többcélú teres kocsikhoz

description:
A közbeszerzés tárgya: IC+ többcélú teres vasúti személykocsi sorozatgyártásához szükséges extrudált alumínium termékek szállítása utastéri légcsatornához.
                  A közbeszerzés mennyisége: összesen 35 készlet, egy járműhöz 1 készlet szükséges.
                  A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

description: IC+ többcélú teres vasúti személykocsi sorozatgyártásához szükséges extrudált alumíniumtermékek szállítása utastéri légcsatornához

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

street: Könyves Kálmán Körút 54-60

Szikametró89 Kft.

street: Fecske Utca 7


title: Adásvételi szerződés

description:
Asztali és mobil munkaállomások, perifériák beszerzése az alábbiak szerint:
                  100 db (+ 10 db opció) irodai munkaállomás,
                  30 db (+ 3 db opció) tervezői munkaállomás,
                  50 db (+ 5 db opció) notebook,
                  120 db (+ 12 db opció) irodai monitor,
                  30 db (+ 3 db opció) tervezői monitor,
                  30 db külső USB DVD-RW
                  A részletes paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
                  Az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban – a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében – meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
                  Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű teljesítést elfogadja. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában egyenértékű terméket jelöl meg, úgy szakmai ajánlatként csatolnia kell a termék magyar nyelvű gyártói adatlapját, energiahatékonysági adatlapját, továbbá a műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való tételes megfelelést igazoló dokumentumot annak igazolására, hogy a megajánlott termék a műszaki leírás műszaki elvárásainak megfelel.
                  Valamennyi megajánlott terméknek gyári összeszerelésűnek kell lennie, a gyártói támogatásnak vonatkoznia kell rá, szállításának hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell történnie, és csak új, korábban soha nem használt termékek kerülhetnek szállításra.
                  Az Ajánlattevőnek gyártói nyilatkozatot kell mellékelnie az ajánlatában a hivatalos hazai garanciális szervizellátásról és az előírt garancia biztosításáról.

description: Asztali és mobil munkaállomások, perifériák beszerzése.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

street: Kalotaszeg utca 31.

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

street: Újvilág Utca 50-52.


title: vállalkozási szerződés

title: Kivitelezési szerződés

description: a VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázat keretében „mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” építési beruházáshoz, és a kiviteli dokumentáció beszerzéséhez kapcsolódó munkálatok ellátására. Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák.

awardCriteriaDetails:
1Teljesítési határidő (min. 5 hónap - max. 8 hónap): 15
2A felhívás III.1.3. M/2 alpontban meghatározott alkalmassági előírás igazolására megnevezett szakember 36 hónapon felüli többlettapasztalata (hónapban): 15
Ár szempont – Megnevezés::

Grape-stone Press Kft.

street: Budafoki út út 187-189.

A&T Technology Kft.

street: Agostyáni ú t 77.

Orostherm Kft.

street: Bajnok u. 3.

SUSPECT BAU Kft.

street: Eötvös J u. 4.

Szonita Hungary Kft.

street: Szinyei Merse utca 10.


name: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

description:
A jelen közbeszerzés tárgya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által, a KEHOP-1.6.0-15-2016-00020 azonosítószámú „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” elnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt) keretében megrendelt 3 db konténerszállító gépjármű (6x6, EURO 6) beszerzése.
                  A Projekt Kedvezményezettje a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
                  A Kedvezményezett (BM OKF) és az Ajánlatkérő (BM HEROS Zrt.) között 2017. május 31. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjának alapján, 9-47/2017. iktatószámon szerződés jött létre a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) a KEHOP-1.6.0-15-2016-00020 azonosítószámú „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” tárgyában.
                  A konténerszállító gépjármű legyen alkalmas közúton, közepes és nehéz terepviszonyok között, nagy tömegű oltó vagy egyéb anyag és/vagy felszerelések szállítására. A különböző cserefelépítmények alkalmazásával a jármű felhasználható vízszállítás, erdei tűzoltás, árvízvédelmi felszerelések szállítására valamint egyéb logisztikai és oltási feladatok ellátására.
                  A gépjármű legyen új. Új terméknek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 6 hónapnál.
                  A megajánlott konténerszállító gépjárműnek meg kell felelnie a 6/1990 KÖHÉM rendelet előírásainak és az MSZ EN 1846 szabvány (1-2-3) S2 kategóriára előírt követelményeinek, amelyeket a részletes ajánlattételi dokumentáció műszaki leírás fejezetében foglaltak másként nem írnak elő, valamint az 58/2015. (X. 27.) számú BM rendeletnek vagy azzal egyenértékű szabvány előírásainak.
                  A konténerszállító gépjármű legyen alkalmas a DIN 14505:1993 szabvány szerinti méretekkel rendelkező, legfeljebb 10 500 kg össztömegű konténerek mozgatására, szállítására.
                  Főbb járműtechnikai jellemzők:
                  — háromtengelyes kivitel, 6x6 kerékképlet,
                  — dízel üzemű motor, mely megfelel az EURO VI. előírásoknak,
                  — motor teljesítménye legalább 340 kW,
                  — sebességváltó legalább 12 előremeneti és legalább 2 hátrameneti fokozattal,
                  — rendelkezzen terep (kúszó) fokozattal,
                  — összkerék meghajtást biztosító osztómű,
                  — 40 mm-es csapos vonófejjel szerelt, mely alkalmas legalább 15 000 kg össztömegű vontatmány vontatására,
                  — egy légterű, légkondicionált, 1+1 fő részére helyet biztosító vezetőfülke,
                  — 1570 mm névleges horogmagasságú berendezésekhez készült konténer cserélő berendezés,
                  — a jármű első részére beépített csörlővel legyen felszerelve.
                  Speciális felszereltségre vonatkozó információk:
                  A gépjárművet megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel kell ellátni.
                  A vezetőfülkében a műveletirányító rendszer működtetéséhez mindkét ülőhelyről kezelhető tablet kerüljön beépítésre a műszaki leírásban részletezett elemekkel, valamint elektromos és mechanikus előkészítéssel.
                  A konténerszállító gépjárműveket a katasztrófavédelmi bevetéshez szükséges málha felszerelésekkel kell ellátni, melyek listáját a műszaki leírás tartalmazza.
                  Az ajánlattevő vállalja, hogy külön díjazás nélkül biztosítja a gépjármű kezelésének és használatának képzését, legalább 10 fő részére, legalább 3x8 óra időtartamban.
                  A konténerszállító gépjárműre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
                  Ajánlattevőnek műszaki ajánlatában meg kell adnia:
                  — a megajánlott gépjármű előírt paramétereit,
                  — a megajánlott jótállási időt.

description: Adásvételi szerződés 3 db konténerszállító gépjármű beszerzésére.

street: Asztalos Sándor út 2.

Volvo Hungária Kft.

street: Cinkotai út 34.


name: ROADING Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

name: MUMGÉP Magyar Út- és Mezőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság

name: BALI-ÉP BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság

title: kivitelezési szerződés

title: Zsana ipari övezetben ingatlanok, lakóingatlanok, ipari létesítmények vízellátása közüzemi hálózatról, TOP-1.1.1-15. Iparterületek fejlesztése

awardCriteriaDetails:
1Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember (MV-VZ-R felelős műszaki vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több): 30
Ár szempont – Megnevezés::

Zsana Önkormányzata

street: Kossuth utca 3.

street: Szabadkai utca 1.

street: Lechner tér 14. II. em. 6.

ÉKISZ Építőipari Kft.

street: Kiskőrösi út 16.

street: Fő utca 71.


name: Borsod-Bau 2000 Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Domaép Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

title: Multifunkciós közösségi tér kialakítása

title: Multifunkciós közösségi tér kialakítása

description:
Borsodnádasd központjában, a Köztársaság utca elején található az 1900-as években épült késő eklektikus stílusban épült épület. Az épület egykoron a település jegyzőjének lakásaként szolgált. Az épület az átalakítások és felújítások során elveszítette a stílusát meghatározó építészeti díszítő elemeit. Jelen felújítás egyik vezérszempontja, hogy a szerkezeti felújításon kívül az épület ismét visszaszerezze eredeti arculatát. A felújítás után az épület a helytörténeti múzeumnak ad teret, helyet.
Meglévő épület szerkezete:
Alapozás : beton vagy kő alapozás
Lábazat: homokkő lábazat
Felmenő falazat : tégla
Födém : fa födém
Tetőszerkezet: fa tetőszerkezet
Tetőhéjalás: fémfedés

awardCriteriaDetails:
1Jótállás időtartama (a törvényes jótállási időtartamon felül) (hónap): 20
2A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő irányító szakember szakmai gyakorlata (év): 5
3Helyi munkavállaló foglalkoztatása (minimum 8, maximum 48 óra) (óra): 5
Ár szempont –:

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

street: Köztársaság Út 12.

street: Tompa Mihály Út 0345/33

street: Kossuth Lajos Utca 82 11510

Bódva-Ép Kft.

street: Petőfi Út 5