title: Konfokális lézer szkenning rendszer elektrofiziológiai mérőállomással

description:
Mennyisége: 1 db Konfokális lézerszkenning-rendszer elektrofiziológiai mérőállomással.
                  Főbb műszaki jellemzők:
                  1. Lézerek és becsatolásuk:
                  — 405 nm/30 mW dióda lézer,
                  — 458/488/515 nm Ar lézer,
                  — 561 nm DPSS lézer,
                  — 633 nm He-Ne lézer,
                  — Lézer becsatoló optikai rendszer min. 100 kombinációban látható és nem látható.
                  Hullámhosszúságú lézerekhez.
                  2. Pásztázó egység:
                  — Két független, linearizált mozgatású galvo szkenner tükör,
                  — X-Y szkennelés sebessége min 20 fps (512x512 pixel felbontás mellett),
                  — Szkennelési zoom faktor: 0,8x – 10x,
                  — 10x10mm látómező,360 fokban szabadon forgatható,
                  — vonal, kép, 3D, 4D halom és sorozatok pásztázása.
                  3. Detektor egység:
                  — 1 db konfokális fotoelektronsokszorozó (PMT) detektor,
                  — 1 db konfokális hűtött fotoelektronsokszorozó (PMT) detektor,
                  — 1 db konfokális GaAsP detektor,
                  — 1 db átesőfényű detektor,
                  — 16 bites adatgyűjtési lehetőség,
                  — 16x16 - 4096x4096 pixel felbontás,
                  — legalább 16 pásztázás átlagolási lehetősége.
                  4. Patch-clamp rendszer
                  — áram- és feszültség-clamp erősítő egyedi ioncsatorna és teljes sejtek méréséhez 2 mérőfejjel,
                  — legalább két mérőfej egyidejű fogadására alkalmas,
                  — vezérlő programból állítható, szabadon paraméterezhető ingerlési protokoll,
                  — beépített 50/60 Hz zajszűréssel rendelkező adatgyűjtő egység,
                  — legalább 8 db analóg bemeneti és kimeneti csatorna, és 8 db digitális kimeneti csatorna,
                  — USB kábeles számítógépes kapcsolódás,
                  — külső triggerelhetőség,
                  — elektrofiziológiai mérő- és feldolgozó program,
                  — high end PC legalább 8 GB RAM, MS Windows® operációs rendszer.
                  5. Mikromanipulátor rendszer
                  — 20 mm-es munkatávolság 7 nm-es lépésközzel (XYZ),
                  — 0-50o-os megközelítési szög,
                  — 3-7 mm átmérőjű pipetták fogadására alkalmas,
                  — legalább 10 db mikromanipulátor párhuzamos vezérlésére alkalmas központi egység,
                  — elektromos zajmentes működési mód.
                  Ajánlattevő feladata a rendszer leszállítása, a teljes rendszer üzembe helyezése, valamint.
                  Alapszintű felhasználói képzés a rendszer telepítését (felhívás II.2.7. pont) követően 1 hónapon belül legalább 1 fő részére legalább 8 munkaóra időtartamban.
                  Ajánlattevő feladata továbbá a teljes körű jótállás (mely magában foglalja minden alkatrész és fogyóeszköz térítésmentes cseréjét is) időtartama alatt a készülék helyszíni javítása a meghibásodás bejelentését követően maximum hét napon belül.
                  A rendszerrel szembeni további részletes minőségi és funkcionális követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
                  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

title: Sokfunkciós kétdetektoros HTS mikrotálca leolvasó

description:
Mennyisége: 1 db, kétdetektoros, duálemissziós jelolvasásra alkalmas, hibridtechnológiájú (filter+ monokromátor) HTS mikrotálca-olvasó készülék, amely minden gyakori, nem radiometriás jelöléses technika olvasására alkalmas.
                  Minimumkövetelmények:
                  A készüléknek képesnek kell lennie az emissziós jel olvasására egy időben két párhuzamos dényúton, filteres és monokromátoros módban, felső és alsó detektálási módban egyaránt, nem szekvenciális filterváltós, hanem dikroikus tükörmodulokkal való szétválasztás révén.
                  A készüléknek képesnek kell lennie automatikusan felismerni a behelyezett filtereket és dikroikus tükörmodulokat bárkódolt olvasással.
                  A készüléknek képesnek kell lennie UV/Vis abszorbancia, fluoreszcencia intenzitás és TRF alsó és felső detektálásra, lumineszcencia, fluoreszcencia polarizáció, AlphaScreen/AlphaLisa mérésére, valamint szimultán és szkevenciális AlphaPlex olvasásra is. TRF alsó detektálási határa 30 fM europium.
                  A készülék detektorának elég érzékenynek kell lennie Image Flashplate leolvasására.
                  Főbb műszaki paraméterek:
                  — Monokromátor: quad (négyszeres) rendszerű, dupla monokromátor mind a gerjesztési, mind a kiolvasási oldalon. Sávszélesség: <8 nm.
                  — Monokromátor és filter alapú optikai kiépítés egyidejű megléte a készülékben, hibrid kiépítés,
                  — Detektor,
                  — Alsó és felső leolvasás,
                  — Mikrotálca rázó: lineáris, orbitális és dupla orbitális rázás,
                  — Mikrotálca magasságot detektáló rendszer,
                  — Mikrotálca vonalkód-leolvasó rendszer: egyaránt a rövid és a hosszú mikrotálca oldalon,
                  — Filtereket és dikroikus tükröket azonosító bárkód rendszer.
                  Minden gerjesztési és emissziós filter, valamint dikroikus tükörmodul felismerése és kezelése automatikusan történik a bárkód rendszerű felismerőrendszer által. A készüléknek legalább 1 db dikroikus tükörmodullal kell rendelkeznie.
                  — Speciális, adott festékekre, jelölésekre optimalizált dikroikus tükörblokkok,
                  — Extra érzékenységű lumineszcencia külön PMT-vel,
                  — Nagy érzékenységű TRF modul,
                  — Lézeres Alpha modul,
                  — Hőmérsékleti kontroll,
                  — Diszpenzer rendszer,
                  — Mikrotálca adagoló modul,
                  — Security Software,
                  — Olvasási sebesség igény on-the-fly üzemmódban fluoreszcencia intenzitás és abszorbancia.
                  Mérésre kinetikai módban:
                  1536-well mikrotálcára 20 sec vagy kevesebb
                  384-well mikrotálcára 10 sec vagy kevesebb
                  96-well mikrotálcára 6 sec vagy kevesebb
                  — A készülék képes legyen 3456 mérőhelyes mikrotálcák leolvasására nagyon alacsony térfogatú.
                  Minták méréséhez Ajánlattevő feladata a készülék leszállítása, üzembe helyezése, valamint használatának betanítása (1 fő részére min. 8 munkaórában).
                  A megvásárolni kívánt termék részletes minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
                  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
                  A II.2.5.) pontban a 2. értékelési részszempont szövege karakterkorlát miatt nem jeleníthető meg teljes egészében, ezért Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont teljes szövegét a következőképpen adja meg:
                  2. A készülékben egyszerre elhelyezhető és a készülék által automatizáltan váltható jelölésoptimalizált dikroikus tükörmodulok száma, melyek bárkódos felismerése független a filterek bárkódos felismerésétől (nem filterkockás felismerés). Súlyszám: 15.

title: Nagyfelbontású, nagy tömegpontosságú hibrid tömegspektrometriás rendszer Computing szerver konfigurációval és monitorral

description:
Mennyisége: 1 db Nagyfelbontású, nagy tömegpontosságú hibrid tömegspektrometriás rendszer computing szerver konfigurációval és monitorral.
                  Főbb műszaki jellemzők:
                  1. Nagyfelbontású, nagy tömegpontosságú hibrid tömegspektrométer
                  Elemei:
                  — Kvadrupol tömegszűrő,
                  — ionterelő multipólus,
                  — lineráis ioncsapda,
                  — orbitális ioncsapda,
                  — ETD egység,
                  — ionforrások,
                  — számítógép és szoftverek mérésvezérlésre,
                  — nagyteljesítményű számítógép adattárolásra és feldolgozásra,
                  — nitrogén generátor.
                  Műszaki paraméterek:
                  — Tömegtartomány legyen min. m/z 50–6 000,
                  — Orbitális ioncsapda felbontása legyen 15 000–450 000 (FWHM) m/z 200 esetén,
                  — Pásztázási sebesség orbitális ioncsapda esetén legalább 15 Hz, lineáris ioncsapda esetén legalább 20 Hz
                  — Orbitális ioncsapda tömegpontosság legyen < 3 ppm külső kalibrációval, < 1 ppm belső kalibrációval.
                  — Érzékenység (fűtött ESI, lineáris ioncsapda): 100 fg rezerpin injektálása esetén legalább 100:1.
                  Jel/zaj viszony az m/z 609 molekula ion m/z 397 és m/z 448 átmenetére, full scan MS/MS módban.
                  — Dinamikus tartomány: >5 000 egy orbitális ioncsapda felvételen belül,
                  — MSn lehetőség: n = 1-10,
                  — Egyidejű prekurzor izoláció: legalább 15 MS/MS felvételenként,
                  — Polaritásváltás: legalább egy teljes pozitív és negatív módú ciklus kevesebb, mint 1,1 s alatt 30 000.
                  Felbontás mellett.
                  2. Nano UHPLC rendszer
                  — Legyen teljesen integrált nano UHPLC rendszer, amelyet a tömegspektrométer szoftvere is tud vezérelni,
                  — Nyomástartomány legyen legalább 0 – 1 200 bar,
                  — Áramlástartomány legyen legalább 20 – 2000 nl/perc,
                  — Tartalmazzon két áramlási szenzort a gradiens keverés pontossága érdekében,
                  — Tartalmazzon fecskendő pumpát,
                  — Injektálás reprodukálhatósága legyen jobb, mint 0,4 % RSD,
                  — Keresztszennyezés legyen jobb, mint 0,05 %, koffein esetén,
                  — Mintatálca kapacitása legalább 6 x 8 HPLC fiola,
                  — Tartalmazzon karbantartást nem igénylő, kerámia szelepeket,
                  — Tartalmazzon holttérfogatmentes, kézzel állítható csatlakozókat a megbízható és gyors csatlakozás érdekében.
                  — Legyen lehetőség közvetlen vezérlésre az érintőképernyő segítségével,
                  — Tartalmazzon hűthető mintatérrel rendelkező automata mintaadagolót, ami képes ≤7 oC-on tartani.
                  A mintát.
                  3. Online mintaelőkészítő és folyadékkromatográfiás rendszer
                  — Tegye lehetővé a biológiai minták (plazma, szérum, vizelet, könny) akár közvetlen injektálását, a mintaelőkészítés idejének és hiba lehetőségeinek csökkentése érdekében,
                  — Tartalmazzon két független folyadékkromatográfiás csatornát, az egyiken történjen a mintaelőkészítés, a másikon az analitikai elválasztás,
                  — Tartalmazzon 2 darab ultranagynyomású folyadékkromatográfiás pumpát,
                  — Tartalmazzon hűthető mintatérrel rendelkező automata mintaadagolót,
                  — Tartalmazzon ultranagynyomású váltószelep modult,
                  — Tartalmazzon kettős elválasztási mechanizmust (méretkizárást és kémiai megkötést) kombináló mintaelőkészítő oszlopot,
                  — Tartalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiás oszlopot,
                  — Tartalmazzon vezérlő és módszerfejlesztő szoftvert,
                  — Legyen teljesen kompatibilis a tömegspektrometriás rendszerrel és vezérlő szoftverével,
                  — Legyen üzemeltethető közvetlen UHPLC módban is,
                  — Képes legyen 0,1μl-100 μl injektálási térfogat-tartományban a minta injektálására.
                  Ajánlattevő feladata a készülék leszállítása, a teljes rendszer üzembe helyezése, valamint a rendszer használatának betanítása legalább 1 fő részére legalább 8 munkaóra időtartamban.
                  Ajánlattevő feladata továbbá a teljes körű jótállás (mely magában foglalja minden alkatrész és fogyóeszköz térítésmentes cseréjét is) időtartama alatt a készülék helyszíni javítása a meghibásodás bejelentését követően maximum hét napon belül.
                  A rendszerrel szembeni részletes minőségi és funkcionális követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
                  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

title: Biomolekuláris kölcsönhatások meghatározására alkalmas, a termoforézis elvén működő, fluoreszcens jelzés nélküli molekulák fluoreszcencia intenzitás változásának mérésén alapuló mérőműszer

description:
Mennyisége: 1 db biomolekuláris kölcsönhatások meghatározására alkalmas, a termoforézis elvén működő, fluoreszcens jelzés nélküli molekulák fluoreszcenciaintenzitás-változásának mérésén alapuló mérőműszer.
                  A beszerzésre kerülő mérőműszer termoforézis elvén és fluoreszcensintenzitás-változás mérésén alapul és alkalmas biomolekuláris kölcsönhatások kvantitatív meghatározására. A műszer fluoreszcens jelzés nélküli fehérjék saját triptofán fluoreszcencia változását méri és a hozzá csatlakozó szoftver biztosítja a mérés programozását és a mérési eredmények kiértékelését. A módszer alkalmas a molekulákban a hidratációs burok, valamint a töltések és a méret mikroszkópikus hőmérséklet grádiens hatására bekövetkező változásainak detektálására. A meghatározási módszer a molekulák hőmérséklet grádiens hatására bekövetkező irányított mozgásán alapul, amit termoforézisnek neveznek. A módszer lehetővé teszi a biomolekuláris interakciók széleskörű meghatározását az ionok és fehérje fragmentumok kötődésétől a nagyméretű komplexek (pl. liposzómák, riboszómák) képződéséig.
                  Főbb műszaki jellemzők:
                  1. Műszaki paraméterek:
                  1. Termoforézis készülék, amely a fehérjékben jelen lévő triptofán fluoreszcenciát gerjeszti és a fluoreszcenciaemissziót detektálja. Fehérjék/peptidek saját triptofán fluoreszcencia változásának meghatározása 280 nm-en történő gerjesztéssel és az emisszió meghatározásával 350 nm-en.
                  2. Lehetővé teszi fluoreszcens jelzés nélküli molekulák vizsgálatát 10-50 nM koncentrációtól.
                  3. Hőmérséklet grádiens létrehozása infravörös lézerrel.
                  4. Minták sorozatelemzése kapilláris formátumban, kis mintatérfogatban.
                  5. Termoforézis paraméterek: (i) LED energia beállítása a fluorofor gerjesztésére; (ii) infravörös lézer
                  Beállítása a helyi hőmérséklet grádiens indukálására.
                  6. Működési hőmérséklet 22–45 oC között 0,3 oC pontossággal.
                  7. A minták valós időben történő analízise.
                  8. Fluoreszcencia meghatározása különböző körülmények mellett: állandó hőmérsékleten, hőmérsékletugrás, termoforézis és visszatérő diffúzió során.
                  9. A működést biztosító számítógép, operációs rendszer és szoftver biztosítsa a készülék programozását, tegyen lehetővé adatanalízist, adattárolást és a kölcsönhatási paraméterek meghatározását.
                  2. Tudományos jellemzők
                  1. Fluoreszcens jelzés nélküli molekulával alkalmas negatív és pozitív termoforézis, vissza-diffúzió, iIdőbeli fluoreszcencia változás és stacionárius állapot meghatározására hőmérséklet ugrást követően.
                  2. Molekulák elemzése széles molekula-tömeg tartományban.
                  Minimális elvárás legalább 40 Da-2.5 MDa molekula-tömeg tartományban végezhető elemzések.
                  3. Biomolekulák kötődésének vizsgálata széles kötődési affinitás tartományban egyszerű ionok vagy kismolekulák célmolekulákhoz történő kötődése, valamint nagy molekula-komplexek kölcsönhatása esetén.
                  Minimális elvárás: kötődési affinitás meghatározása Kd = 10 nM - 500 mM tartományban.
                  4. Kis mennyiségű mintaigény. Jelzett minták elemzése alacsony koncentrációban és kis térfogatban.
                  Minimális elvárás legalább 10-50 nM koncentrációban is végezhető mérések fluoreszcens jelzett mintákkal.
                  5. Mintasorozat egyidejű vizsgálati lehetősége.
                  Minimális elvárás legalább 10 db minta egyidejű elemzése.
                  Ajánlattevő feladata a készülék leszállítása, a teljes rendszer üzembe helyezése, valamint a rendszer használatának betanítása legalább 1 fő részére legalább 3 munkanap időtartamban.
                  Ajánlattevő feladata továbbá a teljes körű jótállás (mely magában foglalja minden alkatrész és fogyóeszköz térítésmentes cseréjét is) időtartama alatt a készülék helyszíni javítása a meghibásodás bejelentését követően maximum hét napon belül.
                  AK a II.2.7) pontban a 2 hónap alatt 60 napot ért.
                  A megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
                  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

title: Biomolekuláris kölcsönhatások meghatározására alkalmas, termoforézis elvén működő, fluoreszcens jelzett molekulák fluoreszcencia intenzitás változásának mérésén alapuló mérőműszer

description:
Mennyisége: 1 db, biomolekuláris kölcsönhatások meghatározására alkalmas, termoforézis elvén működő, fluoreszcens jelzett molekulák fluoreszcencia intenzitás változásának mérésén alapuló mérőműszer.
                  A beszerzésre kerülő termoforézis elvén és fluoreszcens intenzitás változás mérésén alapuló, biomolekuláris kölcsönhatások meghatározására alkalmas mérőműszer a hozzá csatlakozó szoftverrel biztosítja a mérés programozását és a mérési eredmények kiértékelését. A MikroSkálás Termoforézis (MST) egy könnyen kivitelezhető, gyors és pontos módszer a biomolekuláris kölcsönhatások kvantitatív meghatározására. A módszer alkalmas a molekulákban a hidratációs burok, valamint a töltések és a méret mikroszkópikus hőmérséklet grádiens hatására bekövetkező változásainak detektálására. A meghatározási módszer a molekulák hőmérséklet grádiens hatására bekövetkező irányított mozgásán alapul, amit termoforézisnek neveznek. A módszer lehetővé teszi a biomolekuláris interakciók széleskörű meghatározását az ionok és fehérje fragmentumok kötődésétől a nagyméretű komplexek (pl. liposzómák, riboszómák) képződéséig.
                  Főbb műszaki jellemzők:
                  1. Műszaki paraméterek:
                  1. Termoforézis készülék két fluoreszcens szűrővel, biztosítson két különböző hullámhosszon történő gerjesztést és detektálást.
                  2. Tegye lehetővé fluoreszcens festékkel jelzett molekulák vizsgálatát nM koncentrációtól.
                  3. Hőmérséklet grádiens létrehozása infravörös lézerrel.
                  4. Minták sorozatelemzése kapilláris formátumban, kis mintatérfogatban.
                  5. Termoforézis paraméterek: (i) LED energia beállítása a fluorofor gerjesztésére; (ii) infravörös lézer beállítása a helyi hőmérséklet grádiens indukálására.
                  6. Működési hőmérséklet 22-45 °C között 0.3 °C pontossággal.
                  7. A minták valós időben és natív állapotban történő analízise.
                  8. Fluoreszcencia meghatározása különböző körülmények mellett: állandó hőmérsékleten, hőmérséklet ugrás, termoforézis és visszatérő diffúzió során.
                  9. A működést biztosító számítógép, operációs rendszer és szoftwer biztosítsa a készülék programozását, tegyen lehetővé adatanalízist, adattárolást és a kölcsönhatási paraméterek meghatározását.
                  2. Tudományos jellemzők
                  1. Fluoreszcens festékkel kapcsolt molekulát alkalmazva alkalmas negatív és pozitív termoforézis, vissza-diffúzió, időbeli fluoreszcencia változás és stacionárius állapot meghatározására hőmérséklet ugrást követően.
                  2. Molekulák elemzése széles molekula-tömeg tartományban.
                  Minimális elvárás legalább 40 Da-2.5 MDa molekula-tömeg tartományban végezhető elemzések.
                  3. Biomolekulák kötődésének vizsgálata széles kötődési affinitás tartományban egyszerű ionok vagy kismolekulák célmolekulákhoz történő kötődése, valamint nagy molekula-komplexek kölcsönhatása esetén.
                  Minimális elvárás: kötődési affinitás meghatározása Kd = 1 nM – 500 mM tartományban.
                  4. Kis mennyiségű mintaigény. Jelzett minták elemzése alacsony koncentrációban és kis térfogatban.
                  Minimális elvárás legalább 1-10 nM koncentrációban is végezhető mérések fluoreszcens jelzett mintákkal.
                  5. Mintasorozat egyidejű vizsgálati lehetősége.
                  Minimális elvárás legalább 10 db minta egyidejű elemzése.
                  6. Biomolekulák közötti kötődési affinitás meghatározására azok natív állapotban, a kötődő partner(ek) immobilizálása nélkül, sokféle oldatösszetételnél az általánosan alkalmazott pufferekben és akár komplex biológiai folyadékokban is.
                  Ajánlattevő feladata a készülék leszállítása, a teljes rendszer üzembe helyezése, valamint a rendszer használatának betanítása legalább 1 fő részére legalább 3 munkanap időtartamban.
                  Ajánlattevő feladata továbbá a teljes körű jótállás (mely magában foglalja minden alkatrész és fogyóeszköz térítésmentes cseréjét is) időtartama alatt a készülék helyszíni javítása a meghibásodás bejelentését követően maximum hét napon belül.
                  A termék további minőségi és funkcionális követelményeit a műszaki leírás részletesen tartalmazza.
                  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

description: DEK-464_Adásvételi szerződés tárgyi eszközök beszerzésére a GINOP-2.3.3-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében.

Debreceni Egyetem

street: Egyetem Tér 1.

Carl Zeiss Technika Kft.

street: Neumann J. u. 3.

Per-Form Hungária Kft.

street: Ungvár u. 43.

Unicam Magyarország Kft.

street: Kőszeg Utca 29.

NanoTemper Technologies GmbH

street: Floessergasse 4

countryName: DE


currency: HUF

name: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság

name: HARMAT-BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Alapközmű Korlátolt Felelősségű Társaság

measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

documentType: awardNotice

title: Szeged, Kolozsvári tér rekonstrukció

scheme: CPV

title: Szeged, Kolozsvári tér rekonstrukció

description: "Szeged, Kolozsvári tér rekonstrukció" átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails:
1Jótállási időtartam (min. 24 hó- maximum 48 hó): 30
Ár szempont –:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

street: Széchenyi Tér 10.

countryName: HU

street: Bajai Út 2/a

countryName: Magyarország

street: Harmat Utca 16.

HPQ PLUS Kft.

street: Arany J. Utca 7.

street: Dorozsmai Út 35

initiationType: tender


name: Global Glasshouse Kertészeti Beruházás Szervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

name: NEMES AGRO Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Üvegház építése

title: Üvegház építése

documentType: tenderNotice

description: Automatizált kertészeti üvegház építési vállalkozási szerződés keretében.

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
1Kötelező jótállási időn túl vállalt jótállás időszaka (hónap): 20
2Az alkalmasság megítéléséhez megadott szakember alkalmasság minimum követelményét (36 hónap) meghaladó tapasztalata (hónap): 10
Ár szempont –:

procurementMethodDetails: Nyílt eljárás

street: Dózsa György Utca 6

street: Berekhát Tanya 20/a


name: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság

measure: smeBids

title: Egységes betegazonosító rendszer bevezetése III

description: EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése”az alábbiak szerint:A Projekt az Állami Szívkórházban meglévő Főnix-Pro medicai rendszer (HIS) bővítése érdekében szükséges informatikai rendszer elemeinek, szoftverek, licencek szállítását, eszközök konfigurálását, implementációs munkák elvégzését, dokumentálását és oktatását tartalmazza az alábbiak szerint:1 db betegazonosító rendszer az alábbiakban részletezve:Betegazonosításra alkalmas mobil tablet (min. 128 GB SSD, min. 4 GB memória, Bluetooth, első és hátsó kamera, min. 12” képernyőméret, Windows 10 Pro) a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, HIS modul és BetAzon CAL) 50 dbBetegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás (min. 8 GB DDR4, min. 256 SSD, min. 23” monitor, Windows 10 Pro) a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, Irodai csomag, HIS modul és BetAzon CAL) 10 dbMonitorozó eszköz (8 GB memória, 512 GB háttértár, webkamera, operációs rendszer, Irodai csomag) 2 dbVonalkód olvasó eszköz (bidirekcionális olvasási típus, 650 nm lézerdióda, min 100 pásztázás/sec), karszalagok menedzselésére 10 dbBetegazonosító karszalag nyomtató (direkt termál nyomtatás, 32 bit RISC processzor, min. 8 MB flash memória, min. 16 MB SDRAM, duál kommunikációs interfész, min 300 dpi felbontás, legkisebb nyomtatási hossz: 76 mm, legnagyobb nyomtatási hossz: 558 mm, min. 51 mm/sec nyomtatási sebesség) 10 dbBetegazonosító karszalag (Egészségügyi alkalmazásra alkalmas, Vonalkód olvasóval és/vagy kamerával azonosítható betegazonosítót tartalmaz, Vízálló, Ellenáll a Kórházban jelentkező speciális igénybevételnek, A megajánlott karszalag nyomtatóval kompatibilis) 20 000 dbKözponti betegazonosító rendszer-szoftver (Központi szerver alkalmazás, mely képes működni a Kórház jelenlegi medikai szerverén, A rendszer adatbázisa a Kórház jelenlegi MS SQL Server-ében kerüljön tárolásra, Fogadja és adatbázisában adminisztrálja a karszalagok előállítását, a betegek főbb adataival együtt, Fogadja és adatbázisában adminisztrálja a betegazonosítási eseményeket, függetlenül attól, hogy ez milyen módon történt (fix telepítésű munkaállomáson vonalkód olvasóval, mobil tableten), Integrációs szoftver licenc az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerhez és FŐNIX-Pro Kórházi medikai rendszerhez) 1 dbKülső adatmentő hardver (NAS) (2 db HP dual 10gb hálózati kártya, HP MSA 1040 storage, 12 db HPE 1.2TB 2.5in háttértároló, 4 db HP 2m Multi-módusú optikai kábelek)1 dbSzerverbővítés (2 db Intel XEON E5-2620 Six-Core 64-bit processor - 2.40GHz Basefrequency) 1 dbWifi lefedettséget biztosító AP (802.11 a/b/g/n szabványok szerinti működés, konkurens dual -band működés, WPA, WPA2 PSK és Enterprise szabványok biztosítása, 802.3 af szabvány szerinti tápellátás, Menedzsment: HTTP/HTTPS, SNMP, SSH, Telnet) 100 dbWifi rendszer kiépítése 1 dbRendszer működésének oktatása 8 munkaóra, max. 15 fő 1 alkalomA műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.

description: EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése-III”

mainProcurementCategory: goods

Állami Szívkórház

street: Gyógy tér 2.

street: Róbert Károly Krt. 70-74.


name: IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

name: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

name: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

name: LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Merck Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Spektrofluoriméter és TCSPC készülék

description: 1 db HORIBA Fluoromax Plus spektrofluoriméter és TCSPC készülék vagy azzal egyenértékűFényforrás: xenon lámpa, folytonos fényűOptikai rács a gerjesztő és az emissziós oldalon is; Pontosság ±0,5 nmTermosztálható mintatartó.Gerjesztési referenciaként funkcionáló fotodióda hasznos tartomány legalább a 200-750 nm tartománybanEmissziós detektor: standard, nagy érzékenységű legalább a 200-750 nm tartománybanGerjesztési ablak („excitation shutter”): Számítógépesen vezérelhető (nyitás, zárás)Integrálási idő: állítható legalább a 0,1-60 s (minimum követelmény)Rés („slit”) szélesség: legalább a 1-20 nm „bandpass”, folytonosan, vagy fokozatonként állítható legyen számítógépes vezérlésselTCSPC („time correlated single photon counting”) ELVŰ MÉRŐBERENDEZÉS, ami csatlakoztatható a „steady-state” készülékhez, vagy önálló egységként alkalmas fluorimetriás élettartam mérések kivitelezésére.A vezérlés számítógépről történjen, melynek árát a tartalmazza a beszerzés a szoftver licence-szel együtt.Élettartam mérés paraméterei:Mérhető élettartam értékek, standard detektorral: legalább a 150 ps - 0,1 s tartománybanMérési tartomány: legalább a 10 ns-0,1 s tartománybanMaximum ismétlési ráta legalább („repetition rate”): 1 MHzCserélhető LED fényforrásokhoz optimalizált készülékLED fényforrás legalább 2 db. (295 vagy 290 és 350 vagy 360 nm)Optikai szűrő(k), ha a megadott fényforrás megköveteli a használatátTovábbi alkatrészek:Vezérlő számítógép. Műszer szállítása, üzembehelyezése és műszerhasználat betanításaBetanítás: legfeljebb 4 főnek, minimum 2 óra.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Izotermális titráló kaloriméter (ITC)

description: 1 db Izotermális titráló kaloriméterMűködési hőmérséklet tartomány: 2oC - 80oC,Zajszint: max. 2.5 nanoW (0 478 nano cal/s)Hőmérséklet stabilitás: jobb mint ± 0 0002 oC (25 oC-on)Válaszidő: max. 12 sCella térfogat és geometria: maximum 0,25 ml-es, hengeres vagy érme alakúA titráló oldat adagolására szolgáló injektor: max. 0.25 mlCella anyaga: arany vagy HastelloyA minta keverése: legalább a 0-400 rpm tartományban állíthatóSzámítógépes vezérléssel és teljes kiértékelő szoftverrel rendelkezzen.Az ajánlatkérő a teljesítést sikeres tesztüzemhez köti, mely maximum 2 munkanapig tarthat az üzembehelyezést követően és tartalmazza az ajánlatkérő által megkívánt tesztméréseket, melyek célja a megajánlott műszaki jellemzők reprodukálása.Ún. demo/kiállítási készülékek nem fogadhatók el.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Microplate reader

description: 1 db Microplate readerTetszőleges formátumú mérőlemez (microplate) befogadására, termosztálására, programozható rázására és mérésére legyen képes: legalább 6-384 mérőhelyFényforrása nagyenergiájú xenon villanólámpa (high energy xenon flash lamp) minden módban.Abszorbancia mérését, továbbá abszorbancia spektrum felvételét tegye lehetővé: legalább 220-1000 nm (nanométer) közöttFluoreszcencia intenzitás mérését tegye lehetővé: legalább 240-800 nm (nanométer) közöttA fluoreszcencia intenzitás monokromátorral való mérésének az érzékenysége nem lehet rosszabb felső mérésében 1.00pM, 384 well (20uL)-nél. (a vonatkozó adatokat: pM, 384w, 20uL kell megadni).Fluoreszcencia excitációs és emissziós spektrum felvételét tegye lehetővé: legalább 320-720 nm (nanométer) közöttFluoreszcens gerjesztésnél és emisszió mérésnél valamint lumineszcens mérésnél 320-720nm között legalább 10-100 nm (nanométer) közötti sávszélessség érték 1nm-es léptékben való folytonos beállítását tegye lehetővé.Alsó és felső mérési mód is lehetséges legyen minden mérési módban.TRF (time resolved fluoreszcencia)-et mérjen. érzékenysége nem lehet rosszabb 50fM Europium, 384 well (20uL)-nélHullámhossz-váltás maximális ideje (hullámhossz-különbségtől függően) 0.1-0.35sec (szekvenciális kettős gerjesztés/emisszió) legyen.Delfia-Eu, LANCE és LanthaScreen méréshez tartalmazzon optikai rendszert.A lumineszcencia mérés érzékenysége: min. 0.5 pM ATP, 384 well (20uL)-nél. Spektrum felvétele legyen lehetséges lumineszcens módban is.Automata és manuális Z fókusz beállítás is lehetséges legyen az optimális érzékenységhez, melynek um-ben kifejezett flexibilitása nem lehet rosszabb 100um-nél.Egyes mérőhelyek (wellek) térbeli 2D szkennelését végezze: min. 25x25 mérőpont kijelölése wellenkéntA hőmérséklet szabályozható legyen a leolvasó térben: minimális tartomány: szobahőmérséklet + 4 C foktól legalább + 60 C fokigSejtes vizsgálatok támogatására tartalmazzon CO2/N2/O2 koncentráció/nyomás szabályozására alegységet, mely 0.1-20 % között szabályozza a CO2 és O2.Rázás módban beállítható legyen a dupla orbitális program, sebességgel, amplitudóval és idővel.2 db injektor tartozzon hozzá, melyek legalább 5-400μl (mikroliter) térfogattartományban használhatóak.Az injektor visszafolyással mért holttérfogatának értéke legfeljebb 200 μl érték.Számítógépes vezérléssel rendelkezzen, USB kommunikációval, a műszervezérlő szoftver legalább négy szakaszra tagolható, kinetikai méréseket tegyen lehetővé egy mérésen (assay-ében) belül. Tegye lehetővé a programváltoztathatóságot a vezérlő és értékelő szoftverekben.Tegye lehetővé a gázvezérlő/-szabályozó alegység tengerszinthez való magassági korrekcióját.Az ajánlatkérő a teljesítést sikeres tesztüzemhez köti, mely maximum 2 munkanapig tarthat az üzembehelyezést követően és tartalmazza az ajánlatkérő által megkívánt tesztméréseket F/L/ABS/TRF módban, melyek célja a megajánlott műszaki jellemzők reprodukálása.Ún. demo/kiállítási készülékek nem fogadhatók el.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja - 321/2015. Korm. r 46. § (3)A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelmények KD III. kötet.

description: 1 db Ellenőrzött légterű kesztyűs manipulátor (glove box)A beszerezni kívánt ellenőrzött légterű kesztyűs manipulátr (glove box) inert atmoszférában - oxigén- (és ha szükséges víz-) mentes atmoszférát kell, hogy biztosítson elsősorban vizes közegű titrálásokhoz / spektrofotometriás mérésekhez és egyéb pl. (NMR minták) előkészítéséhez.A berendezésnek <1 ppm oxigén (és ha szükséges < 1ppm víz) tartalom mellett, automatikus nyomásszabályozással kell működnie, az oxigénszintet a berendezésnek mérnie kell. A készüléknek képesnek kell működni magas vízkoncentráció (adott hőmérsékleten telítéshez közeli értékek) mellett is.A berendezésnek képesnek kell lennie arra, hogy elektromos eszközök működhessenek (szivárgásmentesen) a berendezésen belül (208-230 volt, 50/60 Hz) és szükség van egy zártkörű termosztálás (25oC) hűtő/fűtőközegének (víz) ki illetve bevezetésére is, valamint az elektromos eszközök számítógépes RS232 csatlakozáson (vagy RS232-vé alakítható USB) keresztül történő vezérléséhez is. (A vezérelt eszköz van belül, számítógép kívül.)A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy működés közben (alacsony oxigénszint mellett) vegyületekek (esetleg kisebb eszközöket, műszereket) be, illetve mintákat ki lehessen venni (oxigén- (és ha szükséges víz-) mentesíthető) átviteli kamra segítsségével.Egy pár, az enyhe túlnyomást elviselő beépített kesztyű szükséges a belső térben történő manipuláláshoz.Belső világítás is szükséges kapcsolóval.Munkatérfogat: szélesség min 80 cm / mélység min 60 cm / magasság min 70 cm.Átlátszó ablak a munkaterület láthatósága érdekében: szélesség min 60 cm magasság min 40 cm.Átviteli kamrába egy 30 cm x 20 cm x 20 cm -es tárgynak be kell férnie.Az oxigén monitor méréstartomány (legalább): 0-100 ppm.A termosztát vizköréhez 3/8”-os vagy 10 mm vagy 12 mm-es csőmérethez szükséges szivárgásmentes be és kivezetés.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a beszerelés és bemutatás/betanítás költségét is.Betanítás: legfeljebb 4 főnek, minimum 2 óra.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Álló ultrahűtő

description: 1 db Ultrahűtő berendezésA hűtő rendelkezzen kiváló szigeteléssel Újfajta 1" VIP (vákuum izolációs panel)Konstrukció legyen: könnyen tisztítható, karcálló, szinterezett acél külső burkolat és lekerekített sarkú, szinterezett acélból készült belső térAjtószigetelés: Min. 7 zónás 4 ponton érintkező ajtószigetelés4 különálló, polisztirén szigetelt belső ajtó, melyek szerszám nélkül levehetők a könnyeb tisztítás érdekébenAz ajtó nyitó egy kézzel nyitható és zárható legyen, rendelkezzen kulcsos zárral a maximális védelem érdekébenA hűtő rendelkezzen legalább kettő darab 1 "-es fali átmenettelA hűtő rendelkezzen külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenettel (RS485, 4-20mA kimenet)A hűtő nagy fokban nyitható legyen, a mintákhoz való hozzáférés érdekében Min.180 oHelytakarékos külső méretek:Maximum külső méretek: Magasság: 1981 mm +/- 2 % Mélység: 955 mm +/- 2 % Szélesség: 686 mm +/- 2 %Hasznos belső tér Min. 400 literMintakapacitás 2 ml-es minták 2 "-es boxokban való tárolásához Min. 300 doboz, 30000 db 2 ml-es csőJelszóval és felhasználónévvel ellátott vezérlés Minimum 150 felhasználónakFedélzeti adatgyűjtő Minimum. 3 GB adattárolásA hűtő jegyezze, az ajtó nyitás/zárás idejét, és az minimum 10 napig megtekinthető legyen a kijelzőn, melyek letölthetők legyenek az USB porton keresztülNagy kapacitású belső memória a készülék adatainak (hőmérséklet, riasztások stb.) a tárolására.Állítható hőmérséklet, valamint alsó-felső hőmérséklet riasztási szintAz üres hűtő -80oC hőmérsékletről kiindulva legalább 200 percig -50oC alatti hőmérsékletet tudjon tartani áramkimaradás esetén (25oC külső hőmérséklet mellett).Az üres hűtő, ajtónyitás után hamar hűljön vissza -75oC -ra - max. 39 percA hűtő feleljen meg a I. osztályú FDA orvostechnikai eszközök besorolásánakA készülék optikai és akusztikus riasztórendszer a következő riasztási funkciókkal rendelkezzen: alacsony/magas hőmérséklet, nyitott ajtó, nem megfelelő tisztaságú tömítés, alacson akkumulátor szint, kondenzátor túlmelegedés, szűrő tisztaságÚn. demo/kiállítási készülékek nem fogadhatók el.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Automatizálható pH-potenciometriás titrálórendszer

description: 1 db 888 Titrando vagy azzal egyenértékű titráló rendszerA komplett rendszer tartalmazza: szoftveresen vezérelhető automata büretta, pH-mérő, kombinált üvegelektród, hőmérő, mágneses keverőstandSzoftverrel vezérelhető titrátor, potenciometrikus titrálásokra többféle titrálási módban használható legyen, monoton / dinamikus titrálás. Beépített bürettameghajtó léptetőmotorjának felbontása: büretta térfogat/ legalább 20 000 lépés.A készülék képes legyen pH mérésre, a titrálandó oldat hőmérsékletének mérésére. pH mérésre- és pH titrálásra alkalmas, hőmérővel egybeépített pH elektród, mely a minél pontosabb és precízebb mérés érdekében regenerálható, az elektrolit oldat frissíthető, cserélhető.PH-mérés: A kombinált pH elektród regenerálható legyen, elektrolit oldata cserélhető legyen, többpontos (legalább 6) pH kalibráció, mérési felbontás: 0,001 pH, 0,1 mV. Mérési pontosság ±0,003 pH, ±0,2 mV. Mérési tartomány: -1200...1200 mV.Legyen egy mérő bemenet a Pt1000 vagy NTC típusú hőmérséklet érzékelőkhöz automatikus hőmérséklet kompenzálással.A készülékhez később bővítés céljából lehessen 2. titráló standot is csatlakoztatni.Cserélhető büretta feltét. A készülékhez tartozzon 1 db 5 ml-es büretta, de lehetőség legyen 1 ml-re is cserélni.A vezérlés számítógépről történjen. Vezérlő / adatgyűjtő/adatfeldolgozásra alkalmas szoftver, az adatok automatikus exportálása Microsoft Office programokhoz exportálható formábanAz üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Kapilláris elektroforézis rendszer

description: 1 db Agilent 7100 típusú vagy azzal egyenértékű kapilláris elektroforézis rendszer UV-látható fotometriás detektorralKapilláris kazetta mintaadagoló rendszer: termosztálhatóNyomásrendszer programozható legyen legalább a -100mbar - +100 mbar tartományban; a mintatartó nyomása változtatható legyen legalább a 2-12 bar az inlet és/vagy outlet oldalonInjektálás:Nyomás: legalább a -100mbar - +100 mbar tartományban, programozható legyen, elektrokinetikai injektálás: legalább a -30 kV - +30 kV tartománybanElektroforetikus teljesítményjelzők: állítható feszültség, áramerősségKapilláris kazetta: hűthető legyen legalább 10-50 oC közöttDetektálás: UV-látható diódasoros detektor, legalább a 200-600 nm tartományban /a felbontás 1 nm-es legyen legalább, hőmérsékletszabályzott, alacsony alapvonalzaj (< 50 uAU), lineáris dinamikus tartomány (10000)Lehetőség legyen fluorimetriás és tömegspektrométer detektor csatlakoztatása később.Automata mintaadagoló rendszer: termosztálható, legyen 100 mikroL-es, 1 mL-es és 2 mL-es mintatartójaA rögzített adatok: detektor jel és UV-látható spektrum, feszültség, áramerősség, teljesítmény, kazetta hőmérséklete, nyomás, lámpafeszültség, detektor hőmérséklete.A vezérlés számítógépről történjen, melynek árát tartalmazza a beszerzés a szoftver licence-szel együtt. Vezérlő / adatgyűjtő/adatfeldolgozásra alkalmas szoftver képes legyen ChemStation formátumú adatfájlok konvertálás nélküli, közvetlen előállítására, beolvasására, értékelésére és az ilyen formátumú spektrum-könyvtárak kezelésére, magasabb verziójú operációs rendszer alatt működő grafikus felület, az adatok Microsoft Office programokhoz exportálható formában. Adatgyűjtés sebessége legyen legalább 40 Hz. Műszerhasználat betanítása.Betanítás: legfeljebb 4 főnek, minimum 2 óra.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: HPLC-TLC-MS rendszer

description: 1 db HPLC-TLC-MS rendszerMax. m/z: min. 2000Single quadrupole analizátor folyadékbeviteli interfésszelManuális injektorszelepRendszervezérlő és adatfeldolgozó softwareElectrospray Ionization (ESI) ionforrásKombinált ASAP és Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) ionforrásOlaj vákuumszivattyú olajköd-szűrővel és olaj-visszanyeréssel, végvákuum: 2x10-3 mbarElszívó tömlőkészletVákuum tömlőkészletNitrogéntömlő-készletLaptop vezérlőcomputerAktív splitter.Izokratikus pumpa direkt injektáláshoz, TLC-hez és make up flowhozIzokratikus pumpa tartókonzolInterface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket, injektáló fecskendőt.TLC-interface, extrakciós elven működő; sík felületek, úgymint TLC-lapok, papírok és biológiai szövetminták analízisére, 250 μm ágymélységigTLC-interface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.Bináris gradiens pumparendszer keverővel és módszerfejlesztő szoftverrel. Áramlási sebesség: 0,0001 - 5 ml/perc 6,000 psi-n, gázmentesítő, kolonnatermosztát.UV-detektor 4 programozható UV-csatornával, 10 mm 20 μl áramlási cellával.Automatikus mintavevő, munkaterület: 25,4 x 15,3 cm, Max. tengelysebesség (mm/s): X tengely = 163, Y tengely = 142, Z tengely = 71. Kommunikációs interfész: RS-232 vagy USBUHPLC & HPLC interface tartozékkészlet, tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.Installálás, betanításLegalább az előírt mértékű garancia a tömegspektrométerre, mely valamennyi munkavégzésre és alkatrészre kiterjed (tömítéseket, fritteket és kapillárisokat kivéve).Betanítás: legfeljebb 6 főnek, minimum 16 óra.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Szenzorchip -alapú készülék és autokláv

description: 1 db Jelöletlen biológiai minták nagyérzékenységű mérésére képes szenzorchip -alapú készülék és sterilizálásra alkalmas autoklávA szenzorchip-alapú készülék jellemzői: Optikai elven, „evanescens„ elektromágneses hullám segítségével mérjen üveg szenzor chip felületén folyadék közegben biomolekulákat nagy érzékenységgel. A szenzor felületre kiváló biomolekulák tömegével arányos paramétert jelölés mentesen, valós időben mérje, az asszociációs, disszociációs folyamatok kinetikáját mérni, számolni lehessen.Minimum követelmények:Érzékenysége felületi tömegegységben:5ng/cm2 vagy ennél kisebbÉrzékenysége optikai törésmutatóban:5 x10-6 vagy ennél kisebbAdatgyűjtés USB kommunikációval külső számítógéppel történjen.Hőmérsékletszabályzás tartománya legalább 20oC-40oC tartománybanHőmérsékletszabályzás tartományán belül a szabályzás pontossága +/-0,1 oC vagy ennél kisebbMintakezelés átfolyócellával, állandó áramlást biztositó fluidikai rendszerrel (pl.perisztaltikus vagy fecskendő pumpás folyadékáramoltatással) történjen.Lehetőség legyen a folyadék áramlás megállítására majd ismételt elindítására.Folyadékáramlás sebessége változtatható legyen a következő tartományban legalább 1 mikroliter/perc és 200 mikroliter/perc között (nagyobb tartomány jobb)Lehetőség legyen a mintát tartalmazó folyadék buborékmentes beadagolására az állandó áramlású vivőfolyadékba, pl. programozható fecskendő pumpás mintavétellel vagy változtatható térfogatú „loop” becsatolásával.A szenzorchip felülete oxid alapú,egyszerűen,ismert módszerekkel funkcionalizálható, modulárisan változtatható legyen,anyaga különböző fémoxidok, polimer vékonyrétegek lehessenekSterilizációt biztosító autokláv jellemzői:Felültöltős autokláv,külső vízcsatlakoztatással demineralizált víz felhasználásához,kamrája rozsdamentes acélból. Színes grafikus kijelző magyar nyelvű menüvel. Vízhűtésű kamra a ciklus utáni gyors lehűtéshez,rövid ciklusidő biztosításához.Minimum követelmények:Teljesen automatikus vezérlésű legyen, az utolsó 200 ciklus adatai exportálhatók legyenek USB csatlakozón keresztül külső adathordozóra.Alaptartozékként legalább 3 db rozsdamentes kosárral rendelkezzen.Biztonsági elektromos ajtónyitással rendelkezzen.Autokláv kamraméret: legalább 450 mm magas, legalább 275 mm szélesAutokláv kapacitás legalább: 3db 1L Schott-Duran lombik vagy 1L Erlenmeyer lombik 1db, vagy 10db 250mL Erlenmeyer lombik, vagy 16db 250mL Schott-Duran lombik férjen egyidejűleg bele.Autokláv sterilizálási hőmérséklete: legalább 98-135oC között, a szélesebb tartomány jobbBetanítás: legfeljebb 2 főnek, minimum 8 óra.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel jár el.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Digitális Polariméter

description: 1 db Digitális PolariméterHullámhossz 589 nmMérési tartomány ±90oFelbontás 0,001oPontosság ±0,01oReprodukálhatóság ±0,003oHőmérséklet-tartomány 0-100 oCHőmérséklet felbontás 0,1 oCKijelző Színes, érintőképernyős LCDTartozékok 1-1 db 100 és 200 mm-es küvettaAz üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Flash kromatográf készülék

description: 1 db Flash kromatográf készülékNyomás: min. 200 psiÁramlási sebesség: min. 200 ml/percFrakciószedővel 16x150 mm csövekhezIntegrált UV, VIS, ELS detektorokkal felszereltEluens figyelő rendszer (4 oldószer+1 szintérzékelő)4 oldószer csatlakoztatható egyszerre a készülékhezMind folyadék, mind szilárd fázisban a minták felvihetőekRFID (rádiófrekvenciás) azonosító rendszerLineáris és lépcsőzetes gradiensAutomatikus mosás a futás végénAz üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Analitikai mérlegek

description: 2 db Analitikai mérlegMaximális kapacitás 60/220 g (váltóskálás)Minimális tömeg 1 mgLeolvashatóság 0,01/0,1 mgTára tartomány min. 200 gIsmételhetőség max. 0,015 mgLinearitás: ±0,06 mgÉrzékenység változás max. 1 ppm/oC a +10o - +40 oC tartománybanStabilizációs idő max. 6/4 másodpercKalibráció belső (automatikus)Interface 2×RS232, USB-A, USB-BKijelző LCD (háttérvilágításos)Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Forgó bepárló

description: 3 db Forgó bepárlóFürdő hőmérséklet tartomány: 20-210oCForgási sebesség: 20-280/percFürdőtérfogat: min. 4 literGőzhőmérséklet szenzorVákuumszelepVákuumpumpa kondenzátorral (Szívásteljesítmény: min. 0,75 m3/h, végvákuum: max. 12 mbar, kémiailag ellenálló membránok)CsőkészletBeépített vákuumszabályozóFüggőleges üveghűtőSzínes grafikus kijelzőUSB interfészElmenthető egyedi desztillációs programokAutomatikus desztillációs programokVákuum gradiens programozási lehetőségeAz üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Rotációs vákuumbepárló rendszer

description: 2 db Heidolph vagy azzal egyenértékű rotációs vákuumbepárlóFüggőleges hűtővel, standard üvegfeltéttel rendelkeznek. Kézi kiemelő.Nagyméretű, 3,5" LCD digitális kijelző mutatja a forgatási sebességet, a fürdő hőmérsékletét és a gőztér hőmérsékletét.Az automata időzítő előre beállított időpontban kikapcsolja a bepárlót.Két független biztonsági áramkör akadályozza meg a melegítő fürdő túlmelegedésétHőmérséklet tartomány: szobahőmérséklet 210oCForgási sebesség: 20-280/perFűtőteljesítmény: 1300 WFürdőtérfogat: min. 4,5 liter1 db Heidolph Rotacool vagy azzal egyenértékű mini keringetőHőmérséklet tartomány: -10...+40oCA beállított hőmérséklet pontossága: ±1oCDigitális kijelzőn állítható be a kívánt hőmérséklet és az aktuális hőmérséklet is nyomon követhető a kijelzőn.Hűtési teljesítmény +20oC-on 580 W1 db Heidolph Rotavac vario vagy azzal egyenértékű vákuumpumpaVákuumkontrollert is tartalmazó vákuumpumpa Hei-VAP Advantage vagy azzal egyenértékű rotációs bepárlóhozKémiailag ellenálló anyagból készül1,7 m3/h szívóteljesítménnyelVégvákuum: 5 mbarPrecíz vákuumszabályozást tesz lehetővéAz üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: CO2 termosztát

description: 1 db Binder CB 160 vagy azzal egyenértékű biológiai inkubátorMinimum műszaki előírások:Hőfoktartomány: szobahőmérséklet +7oC - 60oCTérfogat: minimum 150literKülső méretek maximum (szél x ma x mély): 680x920x715 mmBelső méretek maximum (szél x ma x mély): 500x600x500 mmPáratartalom: 90-95 %CO2 tartomány:0-20 % (0,1 %-os pontossággal)A vonatkozó normáknak (DIN 58947) megfelelő 180oC-os hőlégsterilizáló programVENTAIRTM légköpenyes rendszerInfravörös CO2 szenzorPárásító rendszer a száraz kamrafalakértVoltmentes csatlakozó a központi adatgyűjtéshezFüggetlenül állítható, 3.1 osztályú túlfűtés elleni védelem vizuális és hallható vészjelzésselSzorosan záródó belső üvegajtó3 db perforált rozsdamentes acél polcTeszt bizonylatBetanítás: legfeljebb 5 főnek, minimum 1 óra.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Több csatornás Brand vagy azzal egyenértékű pipett

description: 2 db 12-csatornás változtatható térfogatú pipettaAz eszköz alap paraméterei:Kapacitás: 30-300 μLKönnyű, egykezes működtetésSegédeszköz nélküli, könnyű kalibrálhatóságKönnyen leolvasható négyszámjegyű térfogatkijelzőKülönálló hegyledobó- és térfogatbeállító gombA pipettafej 360o-ban elforgathatóKönnyű pipettatestAutoklávozható (120oC, 20 perc)Korróziómentes dugattyú és hegyledobó részRövid lenyomási távolság (max. 12,5 mm) az ínhüvelygyulladás (RSI) elkerülése érdekébenAz FKM-ből készült speciális tengelyek és tömítőgyűrűk, valamint a hegykivágás lépcsős kialakítása csökkentik a rögzítési és kilazítási erőket.Szín kódok a könnyebb pipettahegy választás érdekébenCE-jelölés IVD-Directive 98/79 EC szerint.Korrozió álló fém részekAz üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Brand vagy azzal egyenértékű pipetták

description: 2 db Brand vagy azzal egyenértékű pipettacsomagMinimum műszaki előírások:Egycsatornás 20, 200 és 1000 mikroliteres pipetták, 1-1 csomag pipetta heggyel (legalább 500 db/csomag)Könnyű, egykezes működtetésAlkatrész: 3 db fali tartó vagy legalább 3 férőhelyes állvány.Segédeszköz nélküli, könnyű kalibrálhatóságKönnyen leolvasható négyszámjegyű térfogatkijelzőKülönálló hegyledobó- és térfogatbeállító gombKönnyű pipettatestAutoklávozható (120oC, 20 perc)Korróziómentes dugattyú és hegyledobó részRövid lenyomási távolság (max. 12,5 mm) az ínhüvelygyulladás (RSI) elkerülése érdekébenAz FKM-ből készült speciális tengelyek és tömítőgyűrűk, valamint a hegykivágás lépcsős kialakítása csökkentik a rögzítési és kilazítási erőket.Szín kódok a könnyebb pipettahegy választás érdekébenCE-jelölés IVD-Directive 98/79 EC szerint.Korrózió álló fém részekAz üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.21/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Sejtszámláló készülék

description: 1 db Scepter 2.0 vagy azzal egyenértékű sejtszámláló készülék«Coultner counter» elv alapján mér (sejtméretet számol elektronikus ellenállás alapján)hordozható, akár terepen is használhatóa mintában levő összes sejtet precízen megszámoljaHordozható, akár terepen is használhatóA mintában levő összes sejtet precízen megszámoljaKépes megszámolni a 3μm átmérőjű sejteket isA sejtek állapotáról is kvalitatív információt adTemplátokat lehet létrehozni és elmenteni, riportokat, diagramokat és táblázatokat generálHatékony szoftver a komplex, könnyű sejtanalízishez: összehasonlítja a minta sorozatokat hisztogram és multiparaméteres táblázat segítségévelScepterTM 2.0 Szenzor 60 μm. Mérési tartomány: 8-25 μm, 10x50 db-os csomag kiszerelésbenKönnyen kezelhető pipetta alakzat,A készülék szenzora közvetlen a mintába meríthető.40 uM és 60 uM szenzorokkal működtethetőMini USB - USB kábel az adatok átviteléhezPolimer gyöngyök - a készülék pontosságának méréséhezBetanítás: legfeljebb 5 főnek, minimum 1 óra.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.

title: Eszközbeszerzés GINOP-2.3.2-15-2016-00038

description: Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére az «Intelligens fémvegyületek» projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00038) keretében. 18 részajánlati kör.Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak — az ajánlattevő nyertessége esetén — a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.


name: KOLÉNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

title: „Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése” elnevezésű projekt részét képező „röplabda munkacsarnok kialakítása” vállalkozási szerződés keretében”

description:
A Modern Városok Programja keretében 2017.07.13-án kiállított Támogatói Okirat értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata „Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése” érdekében fejlesztheti az 5600 Békéscsaba Deák utca 6. szám alatti, 48/3 hrsz. ingatlanon található tornacsarnokot röplabda munkacsarnok kialakítása céljából.
Az ingatlan:
- Tulajdonosa: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdona. Terhelések: nincsenek
- Üzemeltetője: Az ingatlan jelenleg a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola tornacsarnoka így üzemeltetője a Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma.
Tervezett beavatkozások:
a.) Tornaterem megvilágításának LED technológiával tervezett korszerűsítése az alábbiak szerint:
- fénytechnikai számítások, kiviteli terv 4 pld nyomtatott, 2 pld digitális formátum, installáció,
- meglévő lámpatestek leszerelése, bontása;
- új magas energiahatékonyságú A++ kategóriába sorolt, kiváló 116 lumens/watt fényhasznosítású 48 db 96W teljesítményű LED-es (IP 44) , hőálló védelemmel ellátott, legalább L85 (10k vagy Dali) 75000 óra IES TM-21 szabvány szerinti élettartamú lámpatest felszerelése (elvárt fényerősség 11 000 lm feletti, színhőmérséklete 4000 K),
- új magas energiahatékonyságú A++ kategóriába sorolt, kiváló 116 lumens/watt fényhasznosítású 12 db 190W teljesítményű LED-es (IP 44) hőálló védelemmel ellátott, legalább L85 (10k vagy Dali) 75000 óra IES TM-21 szabvány szerinti élettartamú lámpatest felszerelése (elvárt fényerősség 22 000 lm feletti, színhőmérséklete 4000 K),
- új lámpatestek bekötése a meglévő hálózatba (új lámpatestek bekötése 3*1,5 mm vezeték, 3-4 méter hosszban meglévő hálózatra),
- szükséges jegyzőkönyvek (érintésvédelemi jegyzőkönyv, megvalósult állapotról fényerősség mérési jegyzőkönyv stb.) készítése,
- megvalósulási dokumentáció készítése 4 pld nyomtatott, 2 pld digitális formátum,
- átadási (teljesítmény nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, garancia stb.) dokumentáció 1 eredeti, 1 másolati példány nyomtatott formátumban.
b.) Tornatermi térelválasztó függöny beszerelése:
- Teljes méret: 21,5 méter szélesség, 7,5 méter magasság felszerelve (helyszíni felmérés gyártás megkezdése előtt szükséges),
- elektromos vezérlés: kulcsos kapcsoló STOP gombbal,
- tengelyvégi emelő motor, emelő acélsodrony drótkötél, csapágyazott görgős kivitel, meghibásodás esetén zuhanás gátló,
- szimpla falú PVC ponyva (Megrendelő által választható színben),
- függöny fogadószerkezet (rögzítések méretezése, szakító vagy terhelési próba, amelyről dokumentáció szükséges)
- szükséges jegyzőkönyvek (érintésvédelemi jegyzőkönyv stb.) készítése,
- megvalósulási dokumentáció készítése 4 pld nyomtatott, 2 pld digitális formátum,
- átadási (teljesítmény nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, oktatási jegyzőkönyv, garancia stb.) dokumentáció 1 eredeti, 1 másolati példány nyomtatott formátumban.
c.) Öntött sportpadló kialakítása:
- Meglévő öntött pályaburkolat csiszolása, tisztítása;
- CONIPUR HG eco in-situ pontelasztikus beltéri öntött, sportburkolati rendszer (vagy azzal egyenértékű) elhelyezése 12 mm vastagságban;
- CONIPUR lábazat kezelése felfestéssel (vagy azzal egyenértékű) 5 cm magasságban 100 m hosszúságban;
- Burkolatváltó elhelyezése a tornatermi sportburkolat és az előtér-aula hidegburkolata között 13 m hosszúságban;
- 6 db sportszerátvezető fedél beépítése, meglévő padlóhüvelyekhez;
- Sportpályák vonalazása CONIPUR poliuretán festékkel 291 m hosszúságban.
- átadási (teljesítmény nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, garancia stb.) dokumentáció 1 eredeti, 1 másolati példány nyomtatott formátumban.
Egyéb:
- Működő intézményben történő munkavégzés,
- oktatási jegyzőkönyvek és karbantartási és üzemeltetési utasítások a;b;c pontnak megfelelően külön-külön.

awardCriteriaDetails:
1Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő): 10
2Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás időtartama egész hónapokban meghatározva: 20
Ár szempont – Megnevezés:: 1

street: Szent István tér 7.

street: Földváry Utca 31

Gyivicsán Zsolt egyéni vállalkozó

street: Huba utca 5.

ÉP-KONTAKT Kft.

street: Károly körút 3. A. ép. IV. em. 4.

Complex-Brick Kft.

street: Tavasz u. 63.


title: Vállalkozási szerződés

title: Mesekert Tornaterem megépítése

description: Mesekert Tornaterem megépítése vállalkozási szerződés keretében

awardCriteriaDetails:
1Jótállás vállalt időtartama: 20
2Teljesítés időtartama: 10
Ár szempont – Megnevezés::

Jászkarajenő Község Önkormányzata

street: Rákóczi Utca 16.

KEVESZOL Kft

street: 5420. Túrkeve, Ady Endre út 22.

4.ÉK Kft.

street: Toldi Miklós utca 9/a.


name: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

description: Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés - A Katasztrófavédelem informatikai objektumai biztonságának fejlesztése a KEHOP-1.6.0.-15-2016-00023 azonosító számú projekt keretében

awardCriteriaDetails:
1Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata: az M.2) pont szerinti alkalmassági követelmény körében meghatározott létszámon felüli szakember (fő, min. 0 fő, max.3 fő): 20
Ár – Súlyszám:: 80

street: Mogyoródi út 43.


name: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

description:
Nettó 100 000 000 fix keretösszeg és a II.2.11. pontban meghatározott 20 000 000 Ft opciós keretösszeg erejéig nyomdai és dekorációs legyártott termékek beszerzése az alábbi tájékoztató jellegű mennyiségek (db) figyelembe vételével:
                  Névjegykártya: 60 000.
                  Levélpapír: 20 000.
                  Boríték standard szilikonos: 50 000.
                  Szalagos iratgyűjtő fedél: 2 000.
                  Jegyzőkönyv: 9 000.
                  Dosszié: 10 000.
                  Jegyzettömb: 110 000.
                  Hírlevél: 5 000 000.
                  Hírlevél szett (hírlevél, értesítő, boríték): 1 800 000.
                  Plakát: 70 000.
                  Üdvözlő kártya és boríték: 4 000.
                  Naptár: 20 000.
                  Agenda: 8 000.
                  Ajándék boros tasak: 22 000.
                  Szórólap: 40 000.
                  Füzet: 360 000.
                  Óriásplakát: 200.
                  Citylight: 400.
                  Nyomdai előkészítés, szövegtördelés: 10.
                  Könyv: 14 000.
                  Roll-up: 10.
                  Molino: 20.
                  Banner: 20.
                  Dibond tábla: 20.
                  Oklevél keretezve: 1 000.
                  Vállalati kiadvány: 12 000.
                  Öntapadó papír: 20 000.
                  Öntapadó műanyag fólia kültérre: 2 000.
                  Öntapadó célgép matrica: 800.
                  Öntapadó célgépmatricánál felület előkészítése: 100.
                  Tartálymatrica: 300 000.
                  A beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás része tartalmazza.
                  Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott ártáblázatban szereplő tételekből (1.a. sz. melléklet) eseti megrendelések alapján jogosult nyomdai és dekorációs legyártott termékek beszerzését megrendelni.
                  Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb a következő összeghatárig ad le megrendeléseket: nettó 100 000 000 Ft+áfa.
                  Keretösszeg értéke: nettó 120 0000 000 Ft (egyedi megrendelések keretösszege).
                  A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó ártáblázat (1.a. sz. melléklet) az árajánlatkérési dokumentáció részeként kerül átadásra, annak mennyiségi meghatározásai (gyakorisági szorzószám) tájékoztató jellegűek.
                  Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt54§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető.
                  — az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1860 nyomdai és dekorációs termékek) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja,
                  — pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő – mint Kedvezményezett – nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
                  Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.
                  Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

description: Nyomdai és dekorációs legyártott termékek beszerzése.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Alföldi Utca 7.


name: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Falusi vendégszálláshely kialakítása

title: Vállalkozási szerződés "Falusi vendégszálláshely kialakítására"

description: Meglévő falusi lakóépület és melléképülete falusi vendégszállás hellyé történő átalakításának és bővítésének teljes körű kivitelezése egyösszegű átalánydíjas vállalkozói szerződés keretében a jogerős építési engedély, és az engedélyes műszaki tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés alapján.

awardCriteriaDetails:
1A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki energetikai kivitelezésben szerzett gyakorlattal rendelkezik (Igen/nem): 30
Ár szempont –:

Pásztor Ádám

street: Petőfi Sándor Utca 28.

street: Visó Utca 9


name: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

name: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

title: Sportcsarnok felújítása

title: Önkormányzati épületek felújítása

description:
1. rész: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
2. rész: Sportcsarnok felújítása

awardCriteriaDetails:
1Szakmai többlettapasztalat (min. 0 hó - max. 60 hó): 30
Ár szempont – Megnevezés::

Zákányszék Község Önkormányzata

street: Lengyel tér 7.

street: Ipoly sor 11. b. lház 7. em. 21.

ÉPTÁRKER Kft.

street: Alsó-kikötő sor 11.

Berta Családi Kft.

street: Fő fasor 73/B


description:
Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére – 2.
               1. rész: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
               2. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
               3. rész: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK részére
               4. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
               5. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK részére
               6. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH részére

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

street: Szentkirályi Utca 28.