name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

title: 2 - 2 - Leflunomida comprimido

currency: PYG

status: active

statusDetails: activo

openContractType: cantidad

title: 1 - 1 - Rituximab inyectable

Presentacion

value: UNIDAD

description: Leflunomida comprimido

description: Leflunomida comprimido

scheme: UNSPSC

description: Leflunomida

value: VIAL

description: Rituximab inyectable

description: Rituximab inyectable

description: Rituximab

title: LPN N° 21/2025 "ADQUISICIÓN DE RITUXIMAB Y LEFLUNOMIDA PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES DEL MSPYBS"

status: unsuccessful

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: nota-67633b8cd05af.pdf

documentTypeDetails: Nota de Contestación

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 457886 Version 1

format: application/json

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: dictamen-de-precios-675b2742d79d7.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de la Estimación de Costos

title: incidencia-675b276d0005a.pdf

documentTypeDetails: Reporte del porcentaje de incidencia

title: anteproyecto-pgn-2025-675b2700a5c89.pdf

documentTypeDetails: Constancia Ad referéndum

title: reporte-plurianual-2024-general-675b271507f72.pdf

documentTypeDetails: Constancia de Plurianualidad

title: dictamen-eett-675b49e858f27.pdf

documentTypeDetails: Dictamen Técnico EETT

format: application/pdf

title: resolucion-675b273214c24.pdf

documentTypeDetails: Aprobación PBC

title: nota-1-675b4994d3de5.pdf

title: nota-2-675b49a1a5636.pdf

title: ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

description:
Solicitamos a la convocante modificar el punto ABASTECIMIENTO SIMULTANEO de la siguiente manera:
a. La adjudicación recaerá como máximo en las 3 (tres) mejores ofertas. La adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 50% para la oferta mejor calificada, 30% para la segunda mejor oferta calificada y 20% para la tercera mejor oferta calificada; quienes acepten adecuar su precio al de la oferta evaluada como la más baja.
b. En caso de que exista 2 (dos) ofertas: La adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 60% para la oferta mejor calificada y 40% para la segunda mejor oferta calificada; quien deberá aceptar adecuar su precio al de la oferta evaluada como la más baja.
c. En caso de que exista 1 (una) sola oferta, y ésta cumpla con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del presente llamado, oferte por la cantidad máxima de todos los ítems y tenga la capacidad para ejecutar el contrato, la Convocante podrá adjudicar a dicha oferta por la totalidad de lo ofertado.
Esta solicitud se debe a que al no aplicar el abastecimiento la convocante no solo que restringe la oportunidad a mas potenciales oferentes a ser adjudicados y proveer lo solicitado sino que también no existe ningún criterio técnico que respalde el NO APLICA para este punto.

title: Experiencia requerida

description: En cuanto a la experiencia requerida, solicitamos considerar la experiencia adquirida en el 2024, ya que corresponde a un año cerrado y no existe impedimento para validar la experiencia adquirida en dicho periodo.

title: Detalles de bienes y servicios

description:
Vencimiento: "El vencimiento mínimo de los medicamentos no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega.."
La solicitud de una póliza por productos con vencimiento de 18 meses solo genera un sobre costo en el producto a ser adquirido por la entidad, se supone que el servicio no estará guardando en sus depósitos productos por más de 12 meses.
Por lo expuesto, se solicita a la convocante que la obligación de presentar una póliza por el 100% de lo entregado sea modificado solo para productos con 12 meses o menos.

title: Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

description: Para garantizar la calidad del producto a adquirir, recomendamos a la entidad convocante incluir el siguiente requisito: 'Los productos biológicos, ya sean innovadores o biosimilares, deberán contar con un registro sanitario vigente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), con una anticipación mínima de dos años.'

description: A fin de garantizar la calidad y trayectoria del producto a ofertar se sugiere a la entidad convocante ajustar el siguiente requisito de la siguiente manera: "Para productos importados Biológicos, además del Registro Sanitario emitido por DINAVISA, se debe presentar copia Legalizada y consularizada y/o apostillada del Registro Sanitario y/o CLV y/o CPP vigente; con antelación de al menos 3 años, otorgado por alguna de las Agencias regulatorias previstas en la lista anual oficial de los países emitida por DINAVISA y/o agencias regulatorias del MERCOSUR dando cumplimiento a la Ley 7256/2024 y Ley 3283/07.

title: ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

description: Se solicita a la convocante aplicar el SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO para evitar el desabastecimiento.

description: Se sugiere a la convocante agregar el siguiente requisito: "Para productos importados Biológicos, no deben tener rechazo de autorización de comercialización en ninguna de las Agencias regulatorias previstas en la lista anual oficial de los países emitida por DINAVISA y/o agencias regulatorias del MERCOSUR dando cumplimiento a la Ley 7256/2024 y Ley 3283/07.

title: ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

description: Solicitamos a la Convocante establecer la utilización del abastecimiento simultaneo para todos los ítems del proceso. Considerando que el sistema de abastecimiento simultaneo garantiza a la Convocante el abastecimiento de los productos por más de un proveedor, logrando de esta manera una atención oportuna a los pacientes y otorgando una mayor oportunidad de competencia a todo potencial oferente que cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones para la provisión de todos los productos requeridos.

title: ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

description: A fin asegurar la provisión ininterrumpida de los productos solicitados recomendamos a la convocante aplicar el sistema de abastecimiento simultáneo a todos los productos solicitados.

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Suspendida

streetAddress: SICP

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: Por Item

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DGAF DOC

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Medicamentos y Productos Farmaceuticos

roles: buyer procuringEntity

type: Entidad

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

scheme: DNCP-SICP-CODE

scheme: PY-PGN

V Y T FARMA SA

region: Central

locality: San Lorenzo

countryName: Paraguay

streetAddress: Atilio Galfre esq. Primera - Barcequillo

scheme: PY-RUC

legalName: V Y T FARMA SA

name: OSCAR VICENTE SCAVONE - MANUEL SOBRADO- GIOVANA SCAVONE- Elvis Franco Gavilan

PROSALUD FARMA S.A.

region: Asunción

locality: ASUNCION

streetAddress: LOMBARDO 2051 C/ TTE. ENCISO

activityTypes: goods services

legalName: PROSALUD FARMA S.A.

name: Juan Domingo Rienzi Grassi, Camila Rienzi, Christian Rienzi- Magdalena Anahi Castro

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Farmacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)

description: Antibioticos Antineoplasicos

description: Antibioticos Antineoplasicos

type: Notificación inicial

status: terminated

description: Apertura de Protesta - N° 174/25 - V Y T FARMA SA

type: Presentación de contestante

description: Formular Manifestaciones - Convocante: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

description: Apertura de Protesta - N° 173/25 - QUIMFA S.A.

type: Escrito de Protesta

description: [8] Protestante: V Y T FARMA SA

type: Contestación

description: REF: Apertura de Protesta - N° 171/25 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

type: Resolución

description: N° 32/25

description: Protestante: PROSALUD FARMA S.A.

type: Auto Interlocutorio

description: N° 17/25 - Apertura de procedimiento

description: Apertura de Protesta - N° 172/25 - PROSALUD FARMA S.A.

description: [7] Protestante: QUIMFA S.A.

title: res_DNCP_32_25.pdf

documentTypeDetails: Resolución DNCP

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Poder Ejecutivo

initiationType: tender


title: 3 - 3 - Monitor multiparametrico

title: 4 - 4 - Monitor multiparametrico

title: 2 - 2 - Monitor multiparametrico

title: 1 - 1 - Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

title: LPN N° 18/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICO PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA"

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: anteproyecto-pgn-2025-6761e77320560.pdf

title: notacomuninicio-lpn18-25-6761ef23c5411.pdf

documentTypeDetails: Nota Dirigida Al Director Nacional

title: dictameneett-lpn18-25-6761ef3802ce7.pdf

title: dictamenprecios-lpn18-25-6761e7a71139a.pdf

title: resol-aprob-lpn18-25-6761e794b28cf.pdf

title: justificacionnoanticipo-lpn18-25-6761ef0d1f006.pdf

documentTypeDetails: Nota de Justificación de Anticipo

title: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 01 MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE ADULTOS

description:
DONDE DICE:

4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo

FAVOR MODIFICAR A:

4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo (opcional)

Lo solicitado es a fin de no limitar la participación con condiciones técnicas no indispensables, y promover la libre competencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante, en concordancia con el principio de economía eficacia y eficiencia

title: ITEM 04 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

description:
DONDE DICE:

Tiempo de inflado del manguito:

Para manguito de adulto normal: Inferior a 10 segundos.

Para manguito neonatal: Inferior a 2 segundos

FAVOR MODIFICAR A:

Tiempo de inflado del manguito:

Para manguito de adulto normal: Inferior a 10 segundos.

Para manguito neonatal: Inferior a 5 segundos

Se solicita ampliar el rango de inflado neonatal para mayor pluralidad de postores, teniendo en cuenta que no modifica ni afecta la función del equipo.

title: item 2

title: Ítem 1 Monitores Multiparamétricos para los servicios de terapia intensiva de adultos

description:
4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 165 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos
¿Se podría cotizar de 150horas como mínimo?

title: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 02 -  MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

description:
DONDE DICE:

5.7.1 Cantidad de canales: 8 como mínimo.

FAVOR MODIFICAR A:

5.7.1 Cantidad de canales: 4 como mínimo.

Se solicita ajustar el requerimiento a un mínimo de 4 canales, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y permitir la evaluación de equipos que, con menor cantidad de canales, ofrecen un rendimiento clínico adecuado y cumplen con los estándares necesarios. Esta modificación asegura la disponibilidad de soluciones que se adaptan a diferentes entornos clínicos, manteniendo la funcionalidad y eficiencia del equipo.

title: EE.TT. ÍTEM 2 – MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA PEDIATRÍA

description: •	En el punto 5.3.4 de las especificaciones técnicas solicitan “Rango de impedancia de 220Ω a 4 KΩ o mejor” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “Rango de impedancia de 220Ω o menor a 2 KΩ o mayor”. De manera a ampliar el rango de impedancia y permitir un mayor número de oferentes.

title: EE.TT. ÍTEM 4 – MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA URGENCIAS

description: •	En las especificaciones técnicas solicitan “Rango de medición: de -50 a 400 mmHg” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Rango de medición: de -50 mmHg o menor a 3600 mmHg o mayor” De manera a permitir una mayor participación de oferentes. La modificación solicitada no afecta la funcionalidad del equipo.

description: •	En el punto 8.1 de las especificaciones técnicas solicitan “Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes, problemas ocasionados por fallas edilicias y/o desgastes naturales.” Teniendo en cuenta que los oferentes no pueden cubrir los gastos de reparaciones de equipos con fallas por causa del mal uso o de otros que no tenga que ver con fallas de fábrica.

title: EE.TT. ÍTEM 3 – MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA NEONATO

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde se especifica '5.6.3 Impedancia del transductor mínima de 300Ω o menor a 3000Ω o mayor', solicitamos a la convocante considerar ajustar este requisito a 'Impedancia del transductor mínima de 1200Ω o menor a 3000Ω o mayor', a fin de fomentar una mayor participación de oferentes y ampliar las posibilidades de competencia

title: Ítem 3 Monitores Multiparamétricos para los servicios de terapia intensiva neonatal

description:
5.1.4 Detección de por lo menos 20 arritmias.
¿Se podría considera de por lo menos 16 arritmias?

title: item 2

description: 12 curvas fisiológicas simultáneamente, considerando que la pantalla del monitor es de 15 pulgadas y las ondas no tendrán amplitud suficiente.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.1.8 Unidad de protección de electrocauterización en modo corte (hasta 300W) y modo coagulación (hasta 100W) con alteraciones en la medición del pulso de no más del 10%”, solicitamos a la convocante considerar la eliminación de este ítem o su modificación para que sea opcional. Este requisito específico corresponde a una tecnología que está vinculada a una marca en particular, lo cual limita la participación de otros proveedores y la competencia en el proceso de licitación.

description: •	En las especificaciones técnicas solicitan “El monitor debe contar con dos años de garantía contra todo desperfecto de fábrica, con repuestos incluidos.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “El monitor debe contar con dos años de garantía contra todo desperfecto de fábrica, con repuestos incluidos. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes, problemas ocasionados por fallas edilicias y/o desgastes naturales.” Teniendo en cuenta que los oferentes no pueden cubrir los gastos de reparaciones de equipos con fallas por causa del mal uso o de otros que no tenga que ver con fallas de fábrica.

description:
DONDE DICE:

5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1, 2, 2.5, 5,10,15, 30, 60, 120, 240 y 480 minutos

FAVOR MODIFICAR A:

5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos, 2, 3, 4 y 8 horas

Esta propuesta busca ampliar la participación de oferentes y asegurar la disponibilidad de equipos con rangos de medición ajustados a las configuraciones más comunes del mercado. Al permitir intervalos que reflejan las opciones de diferentes fabricantes, se mantiene la flexibilidad en el monitoreo y se garantiza la cobertura de las necesidades clínicas sin comprometer la calidad ni la eficiencia del procedimiento.

title: Especificaciones Tecnicas

description: En el punto 5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor, solicitamos aclarar cuál de las dos tecnologías es requerida puesto que no es posible utilizar ambas tecnologías en paralelo considerando que los conectores y softwares son diferentes.

description: •	En el apartado “Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica” se menciona “Certificación emitida por el Fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Certificación emitida por el Fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen o Declaración Jurada de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado.” Esto debido a que una documentación de esta índole puede demorar meses en ser legalizada dependiendo del país de origen. Una declaración Jurada tiene el mismo peso de legitimidad para asegurar a la Convocante de que los equipos son nuevos.

description: •	En las especificaciones técnicas solicitan “Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y tendencia.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por OPCIONAL, ya que este tipo de análisis es una función específica de una marca del mercado, imposibilitando la participación de otros oferentes.

description:
5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET).
¿Podría ser considerado OPCIONAL?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.1.11 Impedancia de entrada de al menos 5 MΩ”, solicitamos a la convocante considerar Impedancia de entrada de al menos 20MΩ o mejor”, con el objetivo de fomentar una mayor participación de proveedores que ofrezcan equipos con especificaciones más avanzadas, lo cual puede resultar en una mejor calidad y precisión en las mediciones

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.1.17 Posibilidad de obtener diferentes velocidades de barrido, como mínimo: 12,5 mm/s - 25 mm/s y 50mm/s”, solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de obtener diferentes velocidades de barrido, como mínimo: 3.12; 6,25, 12,5; 25; and 50 mm/s, ampliar las opciones de velocidad permite mayor versatilidad en diferentes entornos clínicos.

description:
4.12 Sistema para fijación a pared de cada monitor (opcional)
Favor aclarar si es necesario entregar los sistemas de fijación o no, considerando que son necesarios para los monitores.

title: ITEM 03 MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE NEONATAL

description:
DONDE DICE:

5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1, 2, 2.5, 5,10,15, 30, 60, 120, 240 y 480 minutos.

FAVOR MODIFICAR A:

5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos, 2, 3, 4 y 8 horas

Se solicita ajustar los intervalos de medición automática para ampliar la participación de oferentes y asegurar la disponibilidad de equipos con rangos de medición ajustados a las configuraciones más comunes del mercado. Al permitir intervalos que reflejan las opciones de diferentes fabricantes, se mantiene la flexibilidad en el monitoreo y se garantiza la cobertura de las necesidades clínicas sin comprometer la calidad ni la eficiencia del procedimiento.

title: Ítem 1

description: Teniendo en cuenta que el precio referencial fijado para el ítem 1 se encuentra muy por debajo de los costos del mercado, y que podría dificultar el cumplimiento de las especificaciones técnicas bajo el estándar de calidad esperado, solicitamos respetuosamente a la convocante la revisión y ajuste del precio referencial para dicho ítem a 150.000.000

description:
DONDE DICE:

5.2.7 Posibilidad de la utilizacipon de sesonser de SPO2 de Masimo y Nellcor

FAVOR MODIFICAR A:

5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y/o Nellcor.

Se solicita modificar el requerimiento para permitir la compatibilidad con sensores de SpO2 Masimo y/o Nellcor. Esta modificación amplía la participación de oferentes y asegura que se puedan considerar equipos con cualquiera de estas tecnologías, promoviendo la pluralidad de postores.

title: ÍTEM 01 -MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE ADULTOS

description:
4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 165 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos.
Consulta
Se puede ofertar un equipo que cumple con todas las EETT solicitadas pero con tendencia de 96 horas, estos estandares de tendencias graficas de 96 horas son aceptadas en todo el mundo como valido y con monitores de Alta Gama.
Favor reducir a 96 horas el rango

title: Ítem 4 Monitor multiparamétrico

description:
Neonatal: de 0 a 170 rpm
¿Se podría cotizar de 0 o 150rpm o rango más amplio?

title: Detalle de los bienes y/o servicios

description: •	En el apartado Detalle de los bienes y/o servicios todas las especificaciones técnicas de los equipos vuelven a mencionarse. Solicitamos a la Convocante eliminar este apartado de manera a que no haya confusiones entre que especificaciones deben cumplirse.

description: •	En el punto 5.7.1 de las especificaciones técnicas solicitan “Cantidad de canales: 8 como mínimo.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “Cantidad de canales: 4 como mínimo.” Ya que le única marca del mercado que cuenta con módulos EEG de 8 canales es Nihon Kohden la cual sería la única en cumplir la totalidad de las especificaciones. Solicitamos el cambio de manera a permitir un mayor número de oferentes.

description:
DONDE DICE:

5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3.

FAVOR MODIFICAR A:

5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP,CVP, RAP, RVP, LAP, LVP y opcionalmente ICP, ICP2, ICP3.

Teniendo en cuenta el uso habitual del monitor y los sitios mas frecuentes de medición de presion arterial invasiva, se solicita modificar el requerimiento.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: •	En el punto 4.8 de las especificaciones técnicas solicitan “Tendencias gráficas y numéricas de 165 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos”. De manera a permitir un mayor número de oferentes, el punto solicitado no afecta la funcionalidad del equipo, por lo que no significa una diferencia que compromete el uso del mismo en las unidades de cuidados intensivos.

title: Ítem 1

description:
Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1,2,1,5,5,10,15,30,60,120,240,y 480 minutos”, solicitamos a la convocante la posibilidad de considerar 5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1,2,1,5,5,10,15,30,60,120,240,y 480 minutos, STAT y Punción venosa con Parámetros de modo de punción venosa
- Adulto - rango de presión 20-280 mmHg, límite de tiempo hasta 90 segundos;
- Pediátrico - rango de presión 20-200 mmHg, límite de tiempo hasta 90 segundos;
- Neonatal / Lactante - rango de presión 20-130 mmHg, límite de tiempo hasta 90 segundos;”, con el objetivo de aumentar las prestaciones del equipo, garantizando un monitoreo adecuado en diversas situaciones clínicas.

description:
DONDE DICE:

5.7.4 Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal

FAVOR MODIFICAR A:

5.7.4 Frecuencia de muestro 100 Hz por canal o superior según el fabricante

Se solicita ajustar el requerimiento a, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes. Esta modificación asegura la disponibilidad de soluciones que se adaptan a diferentes entornos clínicos, manteniendo la funcionalidad y eficiencia del equipo.

description:
DONDE DICE:

4.16 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.

FAVOR MODIFICAR A:

4.16 Capacidad de visualización remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica (opcional)

Lo solicitado es a fin de no limitar a una marca, y promover la libre competencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante, en concordancia con el principio de economía eficacia y eficiencia

title: Ítem 2 Monitores Multiparamétricos para los servicios de terapia intensiva pediátrica

description:
5.6.4 De -30 a 320mmHg o rango más amplio, con exactitud de ±4 mmHg o ±4 % el valor que sea mayor
¿Se podría cotizar de -30 a 300mmHg o rango más amplio?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.7.6 Función de calibración de compensación, automático-manual y ganancia”, solicitamos a la convocante considerar Velocidad de barrido: 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s., de forma a mejorar la capacidad técnica del equipo al ofrecer una mayor variedad de opciones de velocidad de barrido, lo que permite un monitoreo más flexible y adaptado a diferentes escenarios clínicos.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.1.4 Detección de por lo menos 16 arritmias”, solicitamos amablemente a la convocante considerar: “5.1.4 Detección de por lo menos 28 arritmias”, aumentando el rango de detección mejora la capacidad diagnóstica del equipo y amplía su utilidad en la vigilancia cardiológica.

title: item 2

description: En los puntos 5.7, 5.7.1 al 5.7.4 EEG, cantidad de canales 8 como mínimo y en el punto 7.1 01 (uno) módulos de EEG de 8 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de ocho unidades, una para cada canal. solicitamos que esta especificación sea cambiada a módulos de EEG de 4 canales con juegos de electrodos de cuatro unidades una para cada canal, considerando que el único fabricante que cuenta con módulos de EEG de ocho canales es Nihon Kohden, lo que supondría una violación a la ley de contrataciones publicas Ley N° 7021/22. Considerando que la presente contratación no es una compra privada y al estar acordadas de antemano las especificaciones técnicas el Ministerio de Salud estaría obligado a adquirir solo la marca mencionada no pudiendo optar por el mejor precio del mercado para este tipo de equipos, al no existir competencia.

description: •	En el punto 5.1.8 de las especificaciones técnicas solicitan “Rango de conteo de VPC de 0 a 99 VPCs/min” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “Rango de conteo de VPC de 1 VPCs/min o menor a 99 VPCs/min o mayor”. De manera a ampliar el rango de medición de este parámetro, permitiendo la participación de más oferentes.

description:
DONDE DICE:

7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal

Se solicita eliminar este requerimiento, ya que en las características solicitadas del monitor multiparamétrico no se menciona el módulo de EEG, por lo que solicitar el accesorio no tendría relevancia, constituyendo una condición técnica no indispensable, limitando la participación comprometiendo el principio de igualdad y libre competencia.

description: •	En el punto 5.6.3 de las especificaciones técnicas solicitan “Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC - ET)” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “Medición de variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC)”. Ya que la medición del VPS y del PVC - ET son una tecnología exclusiva de una sola marca del mercado, por lo que imposibilita la participación de otros oferentes.

description:
DONDE DICE:

5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3

FAVOR MODIFICAR A:

5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP,CVP, RAP, RVP, LAP, LVP y opcionalmente ICP, ICP2, ICP3.

Teniendo en cuenta el uso habitual del monitor y los sitios más frecuentes de medición de presión arterial invasiva, se solicita modificar el requerimiento.

description:
5.7.1 Cantidad de canales: 8 como mínimo.
¿Se podría cotizar de 4 canales como mínimo?

title: EE.TT.  ÍTEM 1 – MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA ADULTOS

description: •	En el punto 4.14 de las especificaciones técnicas solicitan “Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a OPCIONAL ya que el mismo es una tecnología exclusiva de la marca Nihon Kohden, por lo que solo esta marca podrá cumplir con la totalidad de las especificaciones solicitadas. Cabe resaltar que una medición por software del Gasto Cardiaco NO puede reemplazar una medición real de la misma a través de módulos especializados. Este punto ya fue solicitado en licitaciones anteriores donde las demás marcas participantes fueron descalificadas por no cumplir este punto.

description:
DONDE DICE:

5.7.1 Cantidad de canales: 8 como mínimo

FAVOR MODIFICAR A:

5.7.1 Cantidad de canales: 4 como mínimo

Se solicita ajustar el requerimiento a un mínimo de 4 canales, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y permitir la evaluación de equipos que, con menor cantidad de canales, ofrecen un rendimiento clínico adecuado y cumplen con los estándares necesarios. Esta modificación asegura la disponibilidad de soluciones que se adaptan a diferentes entornos clínicos, manteniendo la funcionalidad y eficiencia del equipo.

title: Especificaciones Tecnicas

description: Donde dice: 5.7.6 Función de calibración de compensación, automático-manual y ganancia, solicitamos que la función de calibración sea considerada solo automática, no se puede realizar calibración manual en la capnografía.

description:
DONDE DICE:

5.5.6 Posibilidad de medición de presión arterial durante el inflado

FAVOR MODIFICAR A:

5.5.6 Posibilidad de medición de presión arterial durante el inflado (opcional)

Para mayor pluralidad de postores que puedan ofertar equipos con diferentes tecnologías, se solicita que este ítem sea opcional, teniendo en cuenta que esto no modifica la función del dispositivo ni alteraría la precisión de las mediciones del mismo.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice:” 5.1.14 Ruido del sistema estándar de 30 μV pico a pico o menor”, solicitamos a la convocante considerar Ruido del sistema estándar de 20 μV pico a pico, mediante la reducción el ruido se garantiza mayor precisión en los registros de señal.

description:
7.1 01 (uno) módulos de EEG de 8 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de ocho unidades, una para cada canal.
¿Se podría considerar módelo e EEG de 4 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de cuatro unidades, una para cada canal?

description:
4.18 Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 1 hora de autonomía.
¿Se podría cotizar de 100-240VAC / 50-60Hz?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “Rango de medición de presión dinámica de -50 mmHg o mayor a 300 mmHg o mayor, con exactitud de ±4 mmHg o ±4% del valor leído, el valor mayor que ocurra primero (incluido el transductor)”, solicitamos a la convocante considerar Rango de medición de presión dinámica de -50 mmHg  a 450 mmHg , Precisión: ± 1 mmHg (en el intervalo de -50 a 99 mmHg), ± 1% (en el intervalo de 100 a 450 mmHg), con el objetivo de ampliar la capacidad de medición del equipo, cubriendo un rango mayor de escenarios clínicos.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.3.4 Rango de impedancia de 500 Ω o menor a 2000 Ω o mayor”, solicitamos a la convocante considerar “El rango de impedancia a 100 kHz de 50 Ohm a 50 kOhm”, con el objetivo de estandarizar el rango de impedancia para una mejor compatibilidad con diversos transductores y asegurar una mayor precisión en las mediciones clínicas.

description: •	En el punto 8.1 de las especificaciones técnicas solicitan “Garantía de 1 (un) año como mínimo con provisión de asistencia técnica ante cualquier falla o desperfecto de fábrica incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Garantía de 1 (un) año como mínimo con provisión de asistencia técnica ante cualquier falla o desperfecto de fábrica incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes, problemas ocasionados por fallas edilicias y/o desgastes naturales.” Teniendo en cuenta que los oferentes no pueden cubrir los gastos de reparaciones de equipos con fallas por causa del mal uso o de otros que no tenga que ver con fallas de fábrica.

description:
5.1.4 Detección de por lo menos 20 arritmias.
¿Se podría considerar de por lo menos 16 tipos de arritmias?

description: •	En el punto 7.1 de las especificaciones técnicas solicitan “03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “03 (tres) módulos de EEG de 4 canales o más por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos” Ya que le única marca del mercado que cuenta con módulos EEG de 8 canales es Nihon Kohden la cual sería la única en cumplir la totalidad de las especificaciones. Solicitamos el cambio de manera a permitir un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 165 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos”, solicitamos a la posibilidad de considerar “Tendencias gráficas y numéricas configurables con un registro de hasta 720 horas como mínimo, con resoluciones seleccionables de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos. Deberá permitir análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos y visualización adicional en ventana de tendencias en tiempo real (Mini Trend) con resoluciones de 1 segundo para periodos de 30, 60 y 120 minutos”, con el objetivo de mejorar la capacidad de registro de eventos y permite un análisis detallado con mayores prestaciones técnicas. Además, la visualización en tiempo real (Mini Trend) ofrece información inmediata para la gestión clínica.

title: item 2

description: En el punto 4.7 Donde dice: Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Solicitamos se puedan cotizar monitores con despliegue de al menos

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “4.17 Posibilidad de conexión a sistema de monitorización central a través de redes con cable o inalámbrica”, solicitamos a la convocante la posibilidad de considerar: “ Posibilidad de conexión a sistema de monitorización central a través de redes con cable o inalámbrica y la generación de informes PDF e impresión en impresora conectada (por cable o inalámbrica)”, mejorando la funcionalidad del monitor y permitiendo documentar e imprimir información directamente, lo cual facilita la gestión de registros médicos.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.4.2 Canales disponibles para lectura de temperatura de al menos 8”, soicitamos a la convocante la posibilidad de considerar Canales disponibles para lectura de temperatura de al menos 2, con el objetivo de permitir la participación de un mayor número de oferentes, manteniendo la funcionalidad requerida para el monitoreo clínico estándar.

description:
4.18 Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 2 horas de autonomía.
¿Se podría cotizar de 100-240VAC / 50-60Hz?

description:
DONDE DICE:

5.1.9 Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores como mínimo: 1,25 (x0,125), 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV.

FAVOR MODIFICAR A:

5.1.9 Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores como mínimo: 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV.

Teniendo en cuenta que si la señal del paciente es muy alta, una ganancia de 2,5 mm/mV es suficiente para ver correctamente el trazado de ECG, se sugiere modificar el requerimiento, eliminando del mismo la necesidad de una ganancia de 1,25 mm/mV,

description: •	En el punto 4.7 de las especificaciones técnicas solicitan “Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente.” La cantidad de curvas sugeridas se ajusta al tamaño de pantalla solicitada en las especificaciones. Esta modificación permitirá una mayor participación de oferentes sin afectar la funcionalidad del equipo.

description: •	En el punto 5.6.2 de las especificaciones técnicas solicitan “Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “Al menos 15 etiquetas del sitio de medición”. De manera a permitir a mas oferentes presentar ofertas. Las etiquetas de las PI pueden tener diferentes nomenclaturas según cada fabricante, por lo que no cumplir con las etiquetas tal cual están escritas significa que no se cumple con el punto por mas que tengan nomenclaturas similares.

description:
4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo
¿Se podría considerar por software no invasivo o módulo?

title: Item 2 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente.

description:
Se puede ampliar el rango con  Despliegue de al menos 14 curvas fisiológicas simultáneamente?
Para dar mayor participacion a los oferentes

description:
5.3.3 Canales seleccionables R-F y R-L
¿Se podría cotizar R-F y  R-L o RA-LL y RA-LA?

title: (Item 1) 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo

description:
Consulta
Se puede puede ampliar el rango a:
Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo o episodico por termodilucion

title: Item 1 5.5.3 Rango de medición de presión: 10 a 250 mmHg o rango más amplio, con exactitud de +/- 5 mmHg o mejor.

description: Se puede cotizar un monitor de alta gama cumpliendo las especificaciones tecnicas requeridas pero con rango de medicion de presion de: 15 a 250 mmHg o rango más amplio,

title: Especificaciones Tecnicas

description: En el punto 5.7.4 Exactitud de al menos ± 0,3% (±2 mmHg) para el rango de lectura por debajo del 5%. Para el rango de lectura de 5% y superior de ±10% o menor, solicitamos se puedan cotizar monitores con Exactitud de al menos ± 0,43% (±2 mmHg) para el rango de lectura por debajo del 8%, considerando el bajo flujo que se utiliza en capnografia

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.5.1 Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)”, solicitamos a la convocante la posibilidad de considerar “Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica, media y frecuencia de pulso)”, con el objetivo de añadir más información clínica relevante en tiempo real, lo cual optimiza la toma de decisiones médicas

title: item 2

title: Plan de entrega de los bienes

description:
Luego de la recepción provisoria, el administrador de contrato notificará al proveedor designando los lugares de destino, según las necesidades del MSPyBS, en un plazo no mayor a 10 días (diez) corridos de haber recepcionado dicha notificación, el oferente deberá trasladar e instalar los equipos adjudicados (sin costo para el MSPyBS). Instalándolos y
dejándolos en funcionamiento en las dependencias sanitarias designadas, en ese momento se procederá a la elaboración del Acta Definitiva y Nota de Recepción correspondiente en la Dependencia Receptora, el cual habilitara al proveedor a solicitar el pago por la provisión, en Ventanilla Única del MSPyBS.
Solicitamos establecer, al menos de manera tentativa, los posibles lugares de instalación con las cantidades, a los efectos de calcular los costos que pudieran implicar el traslado de los equipos, según las posibles distancias.

description:
DONDE DICE:

7.1 01 (uno) módulos de EEG de 8 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de ocho unidades, una para cada canal.

01 (uno) módulos de EEG de 4 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de 4 unidades, una para cada canal.

description: •	En las especificaciones técnicas solicitan “Pantalla Color LCD TFT de 12 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Pantalla Color LCD TFT de 12 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles o mejor.” De manera a ampliar la resolución permitiendo la participación de oferentes con tecnología superior a la solicitada.

description: •	En el punto 7.1 de las especificaciones técnicas solicitan “01 (uno) módulos de EEG de 8 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de ocho unidades, una para cada canal.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “03 (tres) módulos de EEG de 4 canales o más por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos” Ya que le única marca del mercado que cuenta con módulos EEG de 8 canales es Nihon Kohden la cual sería la única en cumplir la totalidad de las especificaciones. Solicitamos el cambio de manera a permitir un mayor número de oferentes.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.6.1 Al menos 8 (ocho) canales”, solicitamos a la convocante la posibilidad de considerar Al menos 2 (dos) canales con expansión hasta 4 canales, con el objetivo de permitir una mayor participación de oferentes, ya que la funcionalidad de 8 canales es ofrecida por pocos oferentes.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “4.18  Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 2 horas de autonomía.”, solicitamos a la convocante considerar “Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 4 horas de autonomía como mínimo”, de tal forma a ampliar la autonomía de la batería asegurando un mejor rendimiento en casos de emergencias o fallos eléctricos, beneficiando el uso en áreas con limitaciones de energía.

description:
5.4.2 Canales disponibles para lectura de temperatura de al menos 8
¿Se podría considerar de al menos 2?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice:” 5.6.8 Posibilidad de calibración a presión cero”, solicitamos a la convocante la Posibilidad de calibración a presión cero con un Rango de equilibrado del cero: de -150 a +200 mmHg, con el objetivo de asegurar la precisión en la calibración incluso en entornos de alta variabilidad.

description:
7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal
¿Se podría considerar módulos de EEG de 4 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de cuatro unidades, una para cada canal?

description:
5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3.
¿Se podría cotizar al menos ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP?

description:
4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo
¿Se podría cotizar por software no invasivo o módulo?

description:
5.3.3 Canales seleccionables R-F- y R-L
¿Se podría cotizar R-F y R-L o RA-LL y RA-LA?

description:
4.18 Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 1 hora de autonomía.
¿S podría cotizar de 100-240VAC / 50-60Hz?

title: Plan de entrega de los bienes

description: •	En el apartado Plan de entrega de los bienes indica cuanto sigue “Luego de la recepción provisoria, el administrador de contrato notificará al proveedor designando los lugares de destino, según las necesidades del MSPyBS, en un plazo no mayor a 10 días (diez) corridos de haber recepcionada dicha notificación, el oferente deberá trasladar e instalar los equipos adjudicados (sin costo para el MSPyBS)” Solicitamos a la Convocante poder prever e indicar ya en este mismo pliego cuales son los lugares a los que serán destinados los equipos, ya que los costos de traslado e instalación deben formar parte de la oferta final. Sin estos datos será imposible y muy temerario poder fijar una oferta.

description:
5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3.
¿Se podría cotizar Etiquetado del sitio de medición de al menos ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal”, solicitamos a la convocante solicitamos eliminar este ítem debido a que no se pide módulo para EEG, con el objetivo de ajustar los requisitos a las especificaciones reales del equipo solicitado.

description:
DONDE DICE:

5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET)

FAVOR MODIFICAR A:

5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET) (opcional).

Teniendo en cuenta que estos parámetros suelen medirse en monitores hemodinámicos especializados, se solicita que este ítem sea opcional, de manera tal que haya mayor pluralidad de postores que puedan satisfacer la demanda

title: Ítem 4 Monitor multiparamétrico

description:
Almacenamiento de datos: 1200 hs. de tendencias gráficas, 600 mediciones de PNI, hasta 120 minutos de ECG, todos como mínimo.
¿Se podría cotizar con 120hs de tendencias gráficas, 600 mediciones de PNI, hasta 120 minutos de ECG, todos como mínimos?

description:
DONDE DICE:

4.16 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.

FAVOR MODIFICAR A:

4.16 Capacidad de visualización remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica (opcional)

Lo solicitado es a fin de no limitar la participación con condiciones técnicas no indispensables, y promover la libre competencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante, en concordancia con el principio de economía eficacia y eficiencia

description:
DONDE DICE:

5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor 27/50

FAVOR MODIFICAR A:

5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y/o Nellcor.

Se solicita modificar el requerimiento para permitir la compatibilidad con sensores de SpO2 Masimo y/o Nellcor. Esta modificación amplía la participación de oferentes y asegura que se puedan considerar equipos con cualquiera de estas tecnologías, la libre competencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante, en concordancia con el principio de economía eficacia y eficiencia

description:
DONDE DICE:

5.3.4 Rango de impedancia de 220Ω a 4 KΩ o mejor

FAVOR MODIFICAR A:

5.3.4 Rango de impedancia de 220Ω a 4 KΩ o según especificación del fabricante"

5.3.4 Dado que diferentes fabricantes pueden ofrecer tecnologías con rangos de impedancia optimizados para su diseño, limitar el rango a un valor fijo podría excluir soluciones innovadoras y de alta calidad. Esta modificación garantiza que se puedan considerar equipos con características técnicas que, aun siendo diferentes, cumplen con los requisitos clínicos y normativos necesarios. Se solicita ajustar el requerimiento de impedancia a "220Ω a 4 KΩ o según especificación del fabricante" con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y permitir la evaluación de equipos que cumplen con estándares equivalentes o superiores.

title: Ítem 1

description: Monitores Multiparamétricos para adultos, en el punto 5.7.3, donde se solicita una resolución de 1 mmHg, solicitamos a la convocante considerar la modificación de este requisito a precisión: ±2 mmHg (0-40 mmHg), este cambio permitiría asegurar que el equipo mida correctamente dentro de un rango de error tolerable, siendo un criterio más crítico para la evaluación clínica.

description:
01 (uno) módulos de EEG de 8 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de ocho unidades, una para cada canal.
¿Se podría cotizar de 4 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de cuatro unidades, una para cada canal?

description:
DONDE DICE:

5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET).

FAVOR MODIFICAR A:

5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET) (opcional).

Teniendo en cuenta que estos parámetros suelen medirse en monitores hemodinámicos especializados, se solicita que este item sea opcional, de manera a no limitar la participación con condiciones técnicas no indispensables, y promover la libre competencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante, en concordancia con el principio de economía eficacia y eficiencia

title: Ítem 4 Monitor multiparamétrico

description:
Frecuencia de pulso de 30 a 300 lpm
¿Se podría cotizar de 30 o menos a 300 o más lpm?

description:
DONDE DICE:

5.4.2 Canales disponibles para lectura de temperatura de al menos 8

FAVOR MODIFICAR A:

5.4.2 Canales disponibles para lectura de temperatura de al menos 2

Teniendo en cuenta que la configuración habitual de la temperatura en unidades de cuidados intensivos es con dos canales y que eso es suficiente para calcular la diferencia de temperatura, y que a su vez permite medir temperatura central por un canal y periférica en el otro, se solicita modificar el requerimiento.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “ 5.1.9. Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores como mínimo: 1,25 (x0,125), 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV.”, solicitamos a la convocante la posibilidad de considerar Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores como mínimo: 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mV, y  AUTO (0,25; 0,5; 1; 2; 4 o Auto), la ampliación de valores de ganancia permite una mayor flexibilidad para adaptarse a diversas condiciones clínicas.

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “4.9 Capacidad de almacenamiento de al menos 125 grupos de eventos”, solicitamos a la convocante considerar “Capacidad de almacenamiento de al menos 100 eventos clínicos y con soporte para almacenamiento externo mediante tarjeta MicroSD. Los eventos deben incluir registros automáticos, manuales y activados por alarmas, con capacidad de guardar segmentos de ondas de ECG, PLE, IBP y respiración para su visualización y análisis posterior”, de forma a optimizar la capacidad de almacenamiento añadiendo soporte externo, lo que incrementa la versatilidad del equipo.

description:
5.1.8 Unidad de protección de electrocauterización en modo corte (hasta 300W) y modo coagulación (hasta 100W) con alteraciones en la medición del pulso de no más del 10%
¿Los valores podrían ser considerados como opcionales, ya que dependen de la potencia máxima del electrocauterio con que cuente el hospital y varian según la complejidad del equipo?

description:
5.3.3 Canales seleccionables R-F y R-L
¿Se podría considerar R-F y R-L o RA-LL y RA-LA?

description:
DONDE DICE:

5.5.6 Posibilidad de medición de presion arterial durante el inflado

FAVOR MODIFICAR A:

5.5.6 Posibilidad de medición de presión arterial durante el inflado (opcional)

Para mayor pluralidad de postores que puedan ofertar equipos con diferentes tecnologías, se solicita que este ítem sea opcional, teniendo en cuenta que esto no modifica la función del dispositivo ni alteraría la precisión de las mediciones del mismo.

description: •	En el punto 8.4 de las especificaciones técnicas solicitan “Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso de servicio técnico (detección de fallas)” Solicitamos a la Convocante aclarar este punto, ya que el punto 4.12 donde solicitan el sistema de fijación de los equipos menciona que el mismo es opcional.

title: Item 4

description: En donde dice Neonatal: de 0 a 170 rpm, solicitamos se puedan cotizar monitores con rango de respiración neonatal, solicitamos se puedan cotizar monitores con rango de respiración neonatal de 0 a 150 rpm que es el valor con que cuentan todos los monitores del mercado.

description:
DONDE DICE:
5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1,2,1,5,5,10,15,30,60,120,240,y 480 minutos

FAVOR MODIFICAR A:

5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos, 2, 3, 4 y 8 horas

Esta propuesta busca ampliar la participación de oferentes y asegurar la disponibilidad de equipos con rangos de medición ajustados a las configuraciones más comunes del mercado. Al permitir intervalos que reflejan las opciones de diferentes fabricantes, se mantiene la flexibilidad en el monitoreo y se garantiza la cobertura de las necesidades clínicas sin comprometer la calidad ni la eficiencia del procedimiento.

title: ITEM 34

description: Donde solicitan: Para manguito de adulto normal: Inferior a 10 segundos y Para manguito neonatal: Inferior a 2 segundos, pedimos que estas especificaciones sean consideradas opcionales, los tiempos solicitados son muy bajos y además el tiempo estimado de inflado varía según los tamaños de manguitos utilizados y otros factores externos.

description:
5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET).
¿Podría ser considerado como OPCIONAL?

description:
7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal
¿Se podría cotizar módulos de EEG de al menos 4 canales?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.3.8 Velocidad de barrido de 6,25 - 12,5 - 25 mm/s o mejor”, solicitamos a convocante considerar Velocidad de barrido de 3.12, 6.25; 12.5; 25; 50 mm/seg y Ganancia: 1/4, 1/2, x1, x2, x4, x8, x16 y AUTO con el objetivo de ampliar la flexibilidad en la visualización de señales para adaptarse a diversas condiciones clínicas y mejorar la capacidad de diagnóstico

title: Especificaciones Tecnicas

description: En el punto 5.19 donde dice: Para los valores manuales, con los siguientes valores como mínimo: 1,25 (x0,125), 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV, solicitamos se puedan cotizar monitores con valores manuales con los siguientes valores como mínimo: 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV, el valor mínimo de 1,25 no hace diferencia en la performance del equipo y no es frecuentemente utilizado.

title: item 2

description: En el punto 5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3, solicitamos se puedan cotizar equipos con los siguientes rótulos Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, ART, AO, UA, UV, CVP, RAP, LAP, LVP, ICP, considerando que estos los rótulos mencionados se pueden asignar a varios lugares de sitios de medición.

description: •	En las especificaciones técnicas solicitan “Repetición del modo automático: 1 - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Repetición del modo automático en tiempos según la tecnología de cada marca” De manera a no limitar a un solo oferente que cuenta con cada uno de los tiempos citados imposibilitando la participación de otras marcas.

description:
DONDE DICE:

5.6.1 Al menos 8 (ocho) canales

FAVOR MODIFICAR A:

5.6.1 Al menos 2 (dos) canales

Se solicita modificar el requerimiento a al menos 2 canales de medicion de presion invasiva, teniendo en cuenta que 2 canales de presión invasiva son suficientes para monitorizar los parámetros hemodinámicos más críticos en la mayoría de los pacientes (presión arterial central/presión arterial pulmonar o presión arterial sistémica). A su vez, menos canales simplifican la interpretación de datos y la gestión del equipo y reducen los costos sin sacrificar la calidad del monitoreo.

title: Especificaciones Tecnicas

description: En el punto 7.1 donde solicitan como accesorios: 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal, solicitamos que esta especificación sea cambiada a 03 (tres) módulos de EEG de 4 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de cuatro unidades una para cada canal, considerando que el único fabricante que cuenta con módulos de EEG de ocho canales es Nihon Kohden, lo que supondría una violación a la ley de contrataciones publicas Ley N° 7021/22. Considerando que la presente contratación no es una compra privada y al estar acordadas de antemano las especificaciones técnicas el Ministerio de Salud estaría obligado a adquirir solo la marca mencionada no pudiendo optar por el mejor precio del mercado para este tipo de equipos, al no existir competencia

description: •	En las especificaciones técnicas solicitan “Deberá contar con manija para transporte integrada al monitor.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto por “Deberá contar con manija o asa o agarre para transporte integrada al monitor.” Ya que cada marca cuenta con su mecanismo de agarre según la tecnología.

title: itrem 4

description: Donde solicitan: Rango de medición: de -50 a 400 mmHg, pedimos se puedan cotizar monitores con rango de medición de presión invasiva de -50 a 360 mmHg, este rango es más que suficiente para una medición precisa y es el rango presente en la mayoría de los monitores del mercado.

title: Item 1 5.1.12 Potencial de compensación del electrodo (offset) de al menos ± 500 mV

description:
Especificar el rango de  ± 500 mV?
Se entiende por esta especificacion que con  ± 300 mv se cumple esta especificacion?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.1.7 Función de detección de marcapasos”, consultamos a la convocante la posibilidad de considerar “Función de detección de marcapasos amplitud ± 2...± 700 mV; duración 0,1...2 ms”, añadir especificaciones técnicas precisas asegura que los monitores cumplan con estándares adecuados para la monitorización de pacientes con marcapasos.

description:
DONDE DICE:

5.3.4 Rango de impedancia de 220Ω a 4 KΩ o mejor

FAVOR MODIFICAR A:

5.3.4 Rango de impedancia de 220Ω a 4 KΩ o según especificación del fabricante

Dado que diferentes fabricantes pueden ofrecer tecnologías con rangos de impedancia optimizados para su diseño, limitar el rango a un valor fijo podría excluir soluciones innovadoras y de alta calidad. Esta modificación garantiza que se puedan considerar equipos con características técnicas que, aun siendo diferentes, cumplen con los requisitos clínicos y normativos necesarios. Se solicita ajustar el requerimiento de impedancia a "220Ω a 4 KΩ o según especificación del fabricante" con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y permitir la evaluación de equipos que cumplen con estándares equivalentes o superiores.

title: item 20 Cama electrica

description: Donde dice 5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET), solicitamos que esta especificación sea considerada opcional, considerando que la misma es tendenciosa puesto que son especificaciones exclusivas de la marca Nihon Kohden actuando así contra la ley de contrataciones públicas Ley N° 7021/22, y limitando a la convocante a adquirir de un solo proveedor.

description:
DONDE DICE:

7.1 01 (uno) módulos de EEG de 8 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de ocho unidades, una para cada canal.

FAVOR MODIFICAR A:

01 (uno) módulos de EEG de 4 canales por cada 8 equipos provistos, con tres juegos de electrodos de 4 unidades, una para cada canal.

title: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 02 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

title: Ítem 4 Monitor multiparamétrico

description:
Rango de medición: de -50 a 400 mmHg
¿Se podría cotizar de -50 a 300mmHg o rango más amplio?

title: Ítem 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice: “5.7.2 Rango de medición de concentración de 0 a 12% o mayor (0 a 99 mmHg o mayor)”, solicitamos a la convocante considerar: Rango de medición de concentración de 0 a 20% o mayor (0 a 99 mmHg o mayor), con el objetivo de garantizar una mayor cobertura en escenarios clínicos avanzados.

title: Periodo de validez de la Garantía de los bienes

description: •	En el apartado “Periodo de validez de la Garantía de los bienes” se menciona lo siguiente “Garantía de los equipos: se otorgara una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica, se deberá incluir el Kit para el mantenimiento preventivo así como los filtros, sensores de flujo, celda de oxígeno, batería interna u otros consumibles(si fuera necesario) durante la duración de la garantía.” Este punto difiere con las garantías solicitadas en las especificaciones de los 4 ítems mencionados en el apartado Suministro Requeridos, así también, los oferentes NO pueden asumir los gastos que pudiera incurrir un Mantenimiento Correctivo con cambio de repuestos por fallas a causa del mal uso, caídas, golpes o por cualquier falla edilicia. Solicitamos a la convocante incluir en este punto “La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes, problemas ocasionados por fallas edilicias y/o desgastes naturales.”

description:
4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo
¿Se podría considerar por software no invasivo o mediante módulo?

title: ITEM 04 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

description:
DONDE DICE:

Respiración Neonatal: de 0 a 170 rpm

FAVOR MODIFICAR A:

Respiración neonatal: de 0 a 150 rpm

Se solicita modificar el rango de este ítem, teniendo en cuenta que la frecuencia respiratoria neonatal habitual es hasta 60 rpm, y que ante situaciones de taquipnea aumenta dicho valor, pero no llega a valores tan elevados como 170 rpm.

title: Item 1 5.1.4 Detección de por lo menos 16 arritmias

description:
Se puede ofertar un monitor de alta complejidad con deteccion de 10 arritmias?
Se puede ampliar el rango con Detección de por lo menos 10 arritmias?

title: experiencia requerida

description: Considerando la envergadura del llamado, se solicita a la convocante permitir un volumen de experiencia de 5 años, con el proposito de dar mayor oportunidad a los proveedores

description: •	En el punto 5.6.2 de las especificaciones técnicas solicitan “Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3.” Solicitamos a la Convocante modificar este punto a “Al menos 15 etiquetas del sitio de medición”. De manera a permitir a más oferentes presentar ofertas. Las etiquetas de las PI pueden tener diferentes nomenclaturas según cada fabricante, por lo que no cumplir con las etiquetas tal cual están escritas significa que no se cumple con el punto por mas que tengan nomenclaturas similares.

title: Ítem 1

description: Monitores Multiparamétricos para adultos, en el punto donde dice, “5.1.10 Relación de rechazo en modo común (CMRR) de al menos 85 dB para diagnóstico, al menos 102 dB para monitorización y al menos 102 dB para cirugía”, solicitamos a la convocante la posibilidad de  que se considere una relación de rechazo en modo común (CMRR) de al menos 85 dB para diagnóstico, al menos 100 dB para monitorización y al menos 100 dB para cirugía, de modo a ampliar la participación de proveedores, manteniendo un nivel adecuado de rendimiento del equipo, al tiempo que se favorece la competencia sin comprometer la calidad de las mediciones en ambientes clínicos exigentes.

title: Item 1

description: Monitores multiparamétricos adultos, donde dice “4.7 Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente”, solicitamos a la convocante considerar el Despliegue de al menos 13 curvas fisiológicas simultáneamente, este ajuste permitirá una mayor visualización de parámetros fisiológicos de manera simultánea, lo que resulta especialmente útil en situaciones críticas para mejorar la toma de decisiones clínicas.

streetAddress: DPTO. LICITACIONES - DGAF - DOC NIVEL CENTRAL

statusDetails: En Evaluacion (Cerrada)

streetAddress: no aplica

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: DPTO. LICITACIONES - DGAF - DOC NIVEL CENTRAL

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos Accesorios y Suministros Medicos

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

CASA BOLLER S.A.

streetAddress: AVDA.AVIADORES DEL CHACO 2518 e/SAN BLAS

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

legalName: CASA BOLLER S.A.

name: JOSE RODRIGO CAMPOS CERVERA - SEBASTIAN CAMPOS CERVERA

ALBATROS SACI

locality: ASUNCION (DISTRITO)

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

legalName: ALBATROS SACI

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

DYSA HEALTHCARE S.A.

streetAddress: AVDA.ARTIGAS C/AVDA.VENEZUELA 2698

legalName: DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil- Ivan Maciel- Benjamin Diaz de Bedoya

BIOERIX S.A.

streetAddress: José A. Flores 2548 c/ Avda. General Santos

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalName: BIOERIX S.A.

name: ROBERT HARRISON- ALDO HARRISON-  DIEGO FELIPE SANABRIA

Medical Supply Sociedad Anonima

locality: Luque

streetAddress: Scout de Luque, Zárate Isla - Luque

legalName: Medical Supply Sociedad Anonima

name: Ramón Eduardo Doria Zubizarreta- Sebastian Rojas- Maria Lorena Gimenez- Jorge alberto Perez

name: Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay

locality: Asuncion

streetAddress: Avda Santa Teresa c/ Aviadores del Chaco Paseo Galería Torre 2 piso 26

legalEntityTypeDetail: Consorcio

legalName: Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay

name: Ricardo Hellmers Fonseca/ Marcial Nuñez Gimenez

CONSORCIO DYRMEC

locality: Asunción

streetAddress: Av. Santa Teresa c/ Av. Aviadores del Chaco - Torre 2, Piso 26

legalName: CONSORCIO DYRMEC

name: Ricardo Hellmers Fonseca, Juan Gabriel Appleyard Pettengill, Javier Eugenio Moreno Iribas, Santiago José Moreno Iribas, Hugo Codas Thompson Benza, Oscar Antonio Codas Thompson Benza

CONSORCIO DYLAV

streetAddress: Avda Santa teresa c/ Avda Aviadores Chaco

legalName: CONSORCIO DYLAV

CONSORCIO BIOCLEAN

streetAddress: José Asunción Flores 2548 casi General Santos

description: Unidades de control de cuidado intenso y productos relacionados

description: LPN N° 18/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICO PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA"


title: 1 - 1 - CONSTRUCCION DE GALPONES CON ETRUCTURA METALICA PARA LA CAPTACION DE INVERSIONISTA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIAL - AD REFERENDUM

Presentacion

value: EVENTO

description: Columnas 20cm x 20cm, incluye zapata de H°A° para esquineros y refuerzo cada 20 metros

description: Pilar

description: Construccion de edificios comerciales, empresariales o institucionales

description: Bajada de caño PVC

description: Servicio de colocacion de canaletas

description: Servicios de canaletas y tubos de bajada

description: Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 ¨x 3/16

description: Servicio de instalacion de chapa

description: Pintura de estructura metálica, anti-oxido 3x1

description: Servicio de pintura

description: Limpieza de obra

description: Limpieza de obra

description: Guarda obra con alisada mecanica

description: Servicio de alisado de superficies de concreto

description: Servicio de alisado de superficies de concreto

description: Tablero principal

description: Instalacion de artefactos de energia electrica

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Limpieza del sitio

description: Preparacion de obra

description: Relleno y compactacion

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Mantenimiento y hermoseamiento de terrenos

description: Construccion de pozo absorbente 1,80 x 3,00

description: Construccion de pozo ciego

description: Construccion de sistemas de fontaneria

description: Provisión y colocacion de puertas metalica incluye pintura sintetica  (0,80x2,10)

description: Aberturas

description: Canaleta chapa galvanizada Nº  26, de acuerdo a los planos.

description: Servicio de colocacion de canaletas

description: Servicios de canaletas y tubos de bajada

description: Cimiento para postes , 0,30 XO,30 x 0,50. (Dado de H°).-

description: Cimiento

description: Provision de equipamiento sanitarios incluye (papeleros, jaboneras , basureros)

description: Instalaciones sanitarias

description: Registro para iluminación

description: Colocacion de hormigon armado

description: Mamposteria ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)

description: Mamposteria

description: Alumbrado público LED IP 65 de 90W con soporte de caño galvanizado

description: Instalacion de artefactos de energia electrica

description: Conexión desague cloacal

description: Instalacion de desague cloacal

description: Instalacion, mantenimiento o reparacion de sistemas de fontaneria

description: Provisión y colocacion de ventanas de vidrio (0,80x0,40) con carpinteria de aluminio

description: Aberturas

description: Provision y colocacion de griferia

description: Instalaciones sanitarias

description: Pilotin de hormigon

description: Servicio de movimiento de pilotes

description: Servicio de movimiento de pilotes

description: Provisión y colocación de fotocelula

description: Instalacion de artefactos de energia electrica

description: Recuadro de aberturas (puertas y ventanas)

description: Aberturas

description: Provisión y colocación de poste prefabricado con cabezal curvo

description: Construccion de Cerco perimetral

description: Construccion y reparacion de aceras, canteros, bordillos y murallas

description: Registro Cloacal 60x60 cm doble tapa

description: Instalacion de desague cloacal

description: Instalacion, mantenimiento o reparacion de sistemas de fontaneria

description: Equipamiento electrico (accesorios electricos e luminicos)( TIPO INDUSTRIAL)

description: Construccion e instalaciones electricas

description: Provision y colocacion de artefacto led industrial 200w luz fria, incluye colgante acrilico.

description: Construccion e instalaciones electricas

description: Provision y colocacion de lavatorio

description: Instalaciones sanitarias

description: Provision de porton corredizo doble hoja de acuerdo a los planos (4.50x5.00)

description: Servicio de fabricacion porton metalico

description: Servicios de herreria

description: Portón vehicular

description: Construccion de Cerco perimetral

description: Excavación para fundación

description: Servicio de Excavación Estructural

description: Servicios de excavacion

description: Provision y colocacion de inodoro

description: Instalaciones sanitarias

description: Recuadro de (pilares)

description: Aberturas

description: Zapata de hormigon 1.30x1.30x0.65

description: Colocacion de hormigon armado

description: Bocas de iluminación

description: Instalacion de artefactos de energia electrica

description: Replanteo y marcacion general de la obra

description: Replanteo y marcación

description: Pilares Ho Ao (20x40)

description: Pilar

description: Instalacion electrica

description: Construccion e instalaciones electricas

description: Provisión y colocacion de postes de hormigon 9/150

description: Pilar

description: Provisión de vidrio templado con perfileria de aluminio (0,80x2,00)

description: Colocacion de vidrios

description: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliarios y aberturas

description: Boca de toma común

description: Provision / Instalacion / Montaje de conductos

description: Instalacion y mantenimiento de conductos

description: Provision de pintura externa e interna de paredes

description: Servicio de pintura

description: Nivelación de 0,30 ladrillos comunes

description: Servicio de nivelación de pisos

description: Servicio de nivelación de pisos

description: Revoque interior y exterior una cara 1.5 espesor

description: Revoques

description: Cartel de obra

description: Cartel metalico con soporte

description: Publicidad en carteles o carteles de indicación

description: Provision de espejos

description: Instalacion y/o reparación de espejos para pared

description: Colocacion y restauracion de albanileria, mamposteria o azulejos

description: Boca de toma especial

description: Provision / Instalacion / Montaje de conductos

description: Instalacion y mantenimiento de conductos

description: Provision y colocacion de azulejos altura 1.50m

description: Revestimiento de azulejos

description: Colocacion y restauracion de albanileria, mamposteria o azulejos

description: Provision y colocacion de enduido

description: Servicio de pintura

description: Mamposteria de Nivelación con ladrillos comunes revocado.-

description: Mamposteria

description: Replanteo y marcación

description: Replanteo y marcación

description: Accesorios para red de distribución, llave de paso, codos, tee, caño 20mm, adhesivo, valvulas,buje, cinta teflon.

description: Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable

description: Servicio de fontaneria o alcantarillado

description: Piso de Ho Ao  espesor 15cm incluye varilla de 6mm con alisada mecanica (incluye rampa de acceso)

description: Colocacion de pisos - contrapisos

description: Linea Subterranea para iluminación

description: Construccion e instalaciones electricas

description: Encadenado inferior central y superior (12x30)

description: Colocacion de hormigon armado

description: Red de alimentacion preensamblado 2x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande.

description: Construccion e instalaciones electricas

description: Red de distribución principal, cañeria pead 2", accesorios , exacavacion de valos, montage y verificacion final

description: Instalacion de desague cloacal

description: Instalacion, mantenimiento o reparacion de sistemas de fontaneria

description: Provision y colocación de tejido alambre de 1,50 m, calibre N°12 ,malla 2", tensado con alambre liso N° 9 en superior, intermedio, inferior. Alambre de púas en la curva superior.-

description: Construccion de Cerco perimetral

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: geo-galpon-676985d414ba7.zip

title: contrato-2-67618e2031b09.pdf

title: nota-dr-010548-676190945b18c.pdf

title: dictamen-tecnico-010207-675c77cf73c2c.pdf

title: resolucion-010205-675c781bcb61e.pdf

title: dictamen-uoc-010221-675c77e518a7c.pdf

title: aprob-pliego-010203-675c77b355c48.pdf

title: resolucion-010205-67698615887cc.pdf

title: constancia-010236-6769864dcc7aa.pdf

title: Pliego para la Contratación de Obras - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 457346 Version 1

title: contrato-1-010327-67618dfdba77c.pdf

title: plano-010194-675c77fc36d1f.pdf

title: resol-junta-010204-676985af20921.pdf

title: contrata-3-010497-67618e321535d.pdf

title: acta-galpon-013080-39610156865372994-6787add2c18e2.pdf

title: Visita técnica

answer: el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

description: La consulta es si la Visita técnica es obligatoria o no

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: OFICINA DE LA UOC

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Servicios de Construccion y Mantenimiento

CONSTRUCTORA INTELPAR S.A.

streetAddress: SARGENTO PRIMERO CESPEDES CASI AVDA. SACRAMENTO

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: ING. LUIS FUNES- Gladys Teresa Samaniego

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Servicios electricos

description: Servicios electricos

description: Albanileria, mamposteria y colocacion de azulejos

description: Servicios de instalación de pisos

description: Servicios de instalación de pisos

description: Trabajo en hormigon

description: Trabajo en hormigon

description: Publicidad impresa

description: Publicidad impresa

description: Servicios de apoyo para la construccion

description: Servicios de apoyo para la construccion

description: Construccion comercial o industrial

description: Construccion comercial o industrial

description: Servicios de preparación de tierras

description: Servicios de preparación de tierras

description: Gestion de instalaciones

description: Gestion de instalaciones

description: Servicios de preparación de tierras

description: Servicios de preparación de tierras

description: Revestimientos de techos, paredes o metalisteria

description: Fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

description: Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego

description: Servicios de Mantenimiento de terrenos

description: Servicios de Mantenimiento de terrenos