name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

Unidad

currency: PYG

Procedencia

value: ITALIA

Presentacion

value: UNIDAD

Fabricante

value: s/n

Marca

value: MALVESTIO

Modelo

value: DELTA 4

Relacion Medida

value: unidad

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

scheme: UNSPSC

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

title: informe_de_evaluacion__8_1730824443005.pdf

title: informe_de_evaluacion__3_1730824365443.pdf

title: notificaciones_de_intenci_n_de_adjudicaci_n_1730824668152.pdf

title: informe_de_evaluacion__1_1730823678888.pdf

title: informe_de_evaluacion__9_1730824459188.pdf

title: 000_acta_de_apertura_1730826350115.pdf

title: informe_de_evaluacion__7_1730824427341.pdf

title: informe_de_evaluacion__5_1730824398169.pdf

title: notificaci_n_de_adjudicaci_n_y_correos_1730826313662.pdf

title: cuadro_comparativo_de_precios_1730896557252.pdf

title: informe_de_evaluacion__2_1730824342048.pdf

title: informe_de_evaluacion__6_1730824412672.pdf

title: resolucion_s_g__n__708_1730823359008.pdf

title: informe_de_evaluacion__4_1730824380742.pdf

title: notificaciones_de_intenci_n___correo_1730825514084.pdf

Procedencia

value: CHINA

Marca

value: CHISON

Modelo

value: SONOBOOK 9

description: Ecocardiografo portatil con impresora

description: Ecocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

title: 000_acta_de_apertura_1730826350115.pdf

Procedencia

value: Brasil

Marca

value: wordlife

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

title: 000_acta_de_apertura_1730826350115.pdf

Fabricante

value: c/n

Marca

value: VILLA SISTEMI MEDICALI

Modelo

value: VISITOR T30 R-DR

relatedLot: sJxGNJORSCA=

description: Equipo de rayos X portatil con digitalizador

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

value: EBIT 50

relatedLot: XiJnQFrJMEc=

description: Ecografo general portátil con impresora

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

Procedencia

value: NUEVA ZELANDA

description: Filtro inspiratorio / espiratorio descartable para circuito paciente

description: Filtro para Ventilador Pulmonar

description: Accesorios del ventilador

description: Cama manual para paciente

description: Cama manual para paciente

description: Equipo de rayos X fijo con digitalizador

description: Equipo de rayos X fijo

title: 000_acta_de_apertura_1730826350115.pdf

title: 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

title: 2 - Ventilador Pulmonar pediatri-neonatal

title: 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

title: 1 - Ventilador Pulmonar adulto-pediatrico

title: 8 - Ecografo general portátil con impresora

title: 4 - Cama electrica para paciente

title: 10 - Filtro inspiratorio / espiratorio descartable para circuito paciente

title: 5 - Cama manual para paciente

title: 3 - Monitor multiparametrico

title: 6 - Equipo de rayos X portatil con digitalizador

description: Filtro inspiratorio / espiratorio descartable para circuito paciente

description: Filtro para Ventilador Pulmonar

description: Accesorios del ventilador

description: Equipo de rayos X portatil con digitalizador

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: Ventilador Pulmonar adulto-pediatrico

description: Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Ventilador Pulmonar pediatri-neonatal

description: Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Equipo de rayos X fijo con digitalizador

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: Monitor multiparametrico

description: Monitor multiparametrico

description: Unidades de transporte o de senales vitales moviles de multiparametro o accesorios

description: Ecografo general portátil con impresora

description: Ecografo

description: Ecografos y accesorios

description: Cama electrica para paciente

description: Cama electrica para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

description: Ecocardiografo portatil con impresora

description: Ecocardiografo

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Cama manual para paciente

description: Cama manual para paciente

description: Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general

title: Adquisición de Equipos de Terapia Intensiva para el MSPYBS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: 0_adend_5_nvo_plazo_1683746335381.pdf

title: llamado_publico_1683806512330.pdf

title: pbc_lpi_equip_terapia_1671707801749.zip

title: llamado_publico_1685017933848.pdf

title: llamado_publico_1681161209100.pdf

title: dict_uoc_precios_1671707867619.pdf

title: 0_adend_14_nvo_plazo_1696343309391.pdf

title: llamado_publico_1672053360830.pdf

title: llamado_publico_1693227427841.pdf

title: 2_circular_2_aclarat_2do_grupo_vf___1698260377823.pdf

title: llamado_publico_1693829152053.pdf

title: 0_adend_8__nvo_plazo_1688753410457.pdf

title: 0_adend_9_nvo_plazo_1690196826183.pdf

title: 3__add_15_a_eett__vf__1698260270976.pdf

title: llamado_publico_1687519731978.pdf

title: 0_adend_4_nvo_plazo_1681910208460.pdf

title: 0_adend_11_nvo_plazo_docx_1692985465944.pdf

title: acta_virtual_33485851788989149.pdf

title: 0_adend_6_a_plazo_y_aea_1684952795817.pdf

title: llamado_publico_1688988122529.pdf

title: 0_adend_7_nvo_plazo_1687459216021.pdf

title: 0_adend_3_nvo_plazo_1681149014297.pdf

title: 0_adend_10_nvo_plazo_1691403769078.pdf

title: 0_adend_1_nvo_plazo_1676315890903.pdf

title: llamado_publico_1690200569911.pdf

title: llamado_publico_1698313822602.pdf

title: 1_circular_1_aclarat_1er_grupo_vf__1698260351539.pdf

title: llamado_publico_1696352793518.pdf

title: llamado_publico_1677148936015.pdf

title: 0_adend_2_nvo_plazo_1677075637754.pdf

title: llamado_publico_1681916741394.pdf

title: 0_adend_12_nvo_plazo_1693790121759.pdf

title: 0_adend_13_nvo_plazo_1695048165774.pdf

title: llamado_publico_1695123114559.pdf

title: llamado_publico_1676371249065.pdf

title: llamado_publico_1691409427636.pdf

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO NEONATAL

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Pantalla gráfica LCD táctil a colores de 15" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas.
Considerar Pantalla de 12” o mayor igual al item anterior  de ventilador ADULTO/PEDIATRICO

title: item 8

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el ítem 8 en donde dice “Capacidad de escalamiento en hardware y software” solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem sea opcional. Pudiendo asi permitir la participación de potenciales oferentes.

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: •	En las Especificaciones técnicas solicitan “Función o perfil de cálculos hemodinámicos. OPCIONAL”, solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto y NO DEJARLO COMO UNA CONDICIÓN OPCIONAL. Esta es una función INDISPENSABLE en todos los monitores y MÁS AÚN PARA LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS. Los equipos que NO CUENTAN con esta función NO pueden ser utilizados en terapias intensivas dado que esta función brinda una información detallada sobre parámetros fundamentales a la hora de evaluar la evolución del paciente y hasta al momento de realizar algún diagnóstico del mismo.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: PARAMETROS MONITORIZADOS MOSTRADOS EN PANTALLA: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parametros ventilatorios seleccionados y tendencia por al menos 30 dias y 5000 entradas de registros. SOLICITAMOS QUE ACEPTEN CAPACIDAD DE ALMACENAR DE AL MENOS 10 dias y 3000 entradas de registros.

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador:

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
ITEM 7:
En un punto de las Especificaciones Técnicas del Equipo de Rayos x fijo solicitan “El movimiento horizontal de la columna porta tubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 2 mts aproximadamente”

Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes y sin perjuicio de las prestaciones del equipo, modifiquen este parámetro a: El movimiento horizontal de la columna porta tubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 1,66 mts o menor”

title: Capacitación - Ítem: 7 Rayos X Fijo con Digitalizador:

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice: “Capacitación.” Se solicita especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA Para evitar confusiones al rango de pacientes y debido a que en las especificaciones se solicita debido VENTILADOR PULMONAR ADULTO, PEDIÁTRICO se solicita que donde
Dice: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60 LPM o mayor
Diga: Ventilación no invasiva en adultos y pediátricos con compensación de fugas de 60 LPM o mayor

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice Porta Chasis de Rayos X incorporado y localizado en el respaldo de espalda (radiotraslucido. Para colocación del chasis de Rayos X sin mover al paciente. (OPCIONAL) Solicitamos a la convocante que este item sea Obligatorio tratándose de una cama de Terapia intensiva

title: ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA 3.2 Creemos que existe un error de tipeo. En el parámetro de PRESION INVASIVA se solicita EEG de 6 canales como mínimo. Creemos que no corresponde y que debe ser considerado OPCIONAL. Por lo tanto, se solicita que donde
Dice: EEG de 6 canales como mínimo
Diga: EEG de 6 canales como mínimo OPCIONAL

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE DICE: Sensor de flujo neonatal proximal reusable.
SOLICITAMOS a la convocante elimine este elemento, ya que en este (ITEM 1) se solicita equipos para pacientes adulto-pediátrico y no neonatal. Esta solicitud no corresponde al ITEM 1, escapa del objetivo de este ítem. Favor eliminar.

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice: Estructura de la cama de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento Solicitamos a la convocante incluir la siguiente Estructura de la cama de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento Estructura de la cama de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento.
Marco o soporte de tendidos con dos soportes para bolsas de drenaje y soportes para correas de sujeción dos a ambos lados de la cama

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC y sugerimos tener en cuenta lo mencionado en la adenda N° 15 en lo que corresponda

description:
Primeramente, la convocante está solicitando un equipo de Rayos X Portátil con Digitalizador de Imagen, por lo que se solicita primeramente reconsiderar dicho punto y en cambio optar por un Equipo de Rayos X Portátil DIGITAL. Dicho punto se debe a que actualmente el equipamiento de Rayos X Analógico es considerado por muchos países actualmente como una tecnología obsoleta comparada con su contraparte digital. Ello debido primeramente a las ventajas que la tecnología digital provee a los centros asistenciales en cuestión de calidad y resolución de imagen, agilidad en el flujo de trabajo, robustez de equipo, mejoramiento de los tiempos de exposición, disminución y control preciso de la dosis de radiación aplicada a los pacientes, presentando del mismo modo la tecnología digital un mejoramiento notable en el confort presentado al paciente al momento de realizarse los estudios.
Por lo anterior, y realizando un breve análisis de las tecnologías “Equipo Rayos X con Digitalizador” y “Equipo Rayos X Digital”, se pueden notar los siguientes puntos resaltantes:
Equipo de Rayos X con Digitalizador de Imagen:
1.	La imagen debe ser grabada en chasis de digitalización para su posterior conversión y visualización en una Estación de Trabajo (la imagen no es capturada de forma digital desde un inicio, por lo que hay pérdida de información al hacer la digitalización).
2.	La dosis aplicada al paciente debe ser ajustada manualmente, mayor radiación Ionizante que en un sistema digital, así como mayor desgaste del Tubo de RX a lo largo del tiempo.
3.	Puede producir falsos contornos.
4.	Contraste superior que la Radiografía Convencional con revelado pero muy inferior a la Radiografía Digital.
5.	Pocos niveles de grises y menor cantidad de herramientas de post-proceso en comparación a un sistema completamente digital.
6.	Tiempo de toma y digitalización de la imagen mucho mayor que los tiempos presentados por un sistema completamente digital.
Equipo de Rayos X DIGITAL:
1.	La imagen es directamente capturada en un detector digital plano y transferida a una computadora para su visualización.
2.	La dosis aplicada al paciente es controlada de forma automática.
3.	Mayor resolución de imagen y menores tiempos de exposición.
4.	Escala de grises extensa permitiendo mayor diferenciación de tejidos - Mayor rango dinámico.
5.	Menor desgaste de tubo debido a tiempos más cortos de exposición.
6.	Ofrece Servicio Remoto lo cual permite: detectar fallas con anticipación, tiempos más cortos de reparación, reemplazo planeado de partes de repuesto, prevención de tiempos inactivos imprevistos, entre otros.
7.	Ofrece programa de órganos que permiten seleccionar los parámetros de exposición y realizar todo tipo de tomas radiográficas sin correr el riesgo de sobre-técnica radiográfica.

En cuestión de tiempos de toma de imagen, la Radiografía Digital es casi dos veces más rápida que la Radiografía Analógica con Digitalizador, representando en un aproximado de 9 estudios más por día que utilizando la tecnología Analógica con Digitalizador.
Desde un punto de vista de costos y realizando una proyección a 5 años es posible observar de igual manera que en cuestión de egresos, la diferencia estimada presentada entre los dos sistemas es mínima (resultando en un aproximado de 10.000 dólares) para un servicio de imágenes altamente requerido, con un promedio de más de 40 pacientes por día y atendiendo los 30 días del mes, resultando en la utilización de un Equipo de Rayos X DIGITAL es una gran ventaja a la larga.
Por tanto, y por lo anteriormente mencionado, se solicita amablemente a la convocante sean modificados los siguientes puntos:
	Donde dice “Se deberá incluir Digitalizador de imágenes con impresora de placas radiográficas y estación de trabajo” se solicita amablemente a la convocante eliminar este punto, debido a que en los equipos digitales ya se captura en forma digital la señal y todo el proceso de visualización es realizado en la consola de post-proceso, por lo que no se necesita de un digitalizador de imagen con impresora de placas radiográficas y estación de trabajo.
	Donde dice “Foco fino de 0.7 mm o menor y foco grueso de aproximadamente 1.3 mm o menor, o 0,7 mm de foco único” se solicita amablemente a la convocante modificar a “Foco fino de 0.7 mm o menor y foco grueso de aproximadamente 1.3 mm o menor, o 0,7 mm o mayor de foco único”.
	Donde dice “Estructura de acero satinada con pintura antiestática secada al horno o similar” se solicita a la convocante modificar el punto a “Estructura acorde a las condiciones del servicio”. El pedido obedece a que los materiales utilizados en la estructura de los equipos corresponden a características propias de cada fabricante.
	Donde dice “Un Chasis para impresión seca 18 x 24 cm se deberán proveer 200 placas para impresión”, “Dos Chasis para impresión seca 24 x 30 cm se deberán proveer 200 placas para impresión”, “Tres Chasis para impresión seca 35 x 43 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” se solicita a la convocante modificar dichos puntos a “Detector Digital Plano capaz de realizar imágenes con tamaños aproximados de 22cm x 28cm y 34cm x 42cm”. El pedido obedece a que, al considerarse un equipo digital, la imagen no debe ser grabada en chasis de digitalización para su posterior conversión y visualización en una Estación de Trabajo, pues las imágenes son capturadas en un mismo detector, cuyo tamaño puede ser ajustado hasta el tamaño del área activa de detección del mismo.
	Se solicita amablemente a la convocante agregar “las actualizaciones de software del sistema deberán realizarse de forma remota e instaladas con llaves de seguridad proveídas por fábrica de forma remota”

title: Consulta Item 4

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Consulta 1, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “Medidas externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho: 105cm ±10cm, Largo: 230cm ±10cm”.
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes y sin perjuicio de las prestaciones del equipo, modifiquen las medidas a: “Ancho: 100cm ±10cm, Largo: 210cm ±10cm”

title: PRECIOS REFERENCIALES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
PRECIO REFERENCIAL:  Favor considerar la actualización de los precios referenciales ante la suba importante del Tipo de Cambio de la moneda Dólar, utilizada para la cotización en la importación de los equipos, según la evaluación de precios observada como antecedente del llamado;
					T.C. 6.992	T.C. 7.500
ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD FISICA	Cantidad	PRECIO UNITARIO C/IVA (ANTERIOR)	PRECIO UNITARIO  C/IVA          (PNG 2022)	PRECIO UNITARIO C/IVA (2023)	REDONDEO	TOTAL PRECIO ACTUALIZADO
1	Ventilador Pulmonar Adulto-Pediatrico	Unidad	 35 	150.000.000,00	206.500.000,00	221.503.146,45	221.503.000,00	7.752.605.000,00
2	Ventilador Pulmonar Pediatrico-Neonatal	Unidad	 65 	150.000.000,00	206.500.000,00	221.503.146,45	221.503.000,00	14.397.695.000,00
3	Monitores Multiparametricos	Unidad	 240 	40.000.000,00	44.415.536,00	47.642.522,88	47.642.000,00	11.434.080.000,00
4	Camas electricas	Unidad	 120 	60.000.000,00	60.000.000,00	64.359.267,73	64.359.000,00	7.723.080.000,00
5	Camas articuladas manuales	Unidad	 100 	29.250.000,00	29.250.000,00	31.375.143,02	31.375.000,00	3.137.500.000,00
6	Rayos X portatil con Digitalizador	Unidad	 5 	409.666.666,00	539.250.000,00	578.428.918,76	578.428.666,00	2.892.143.330,00
7	Rayos X fijo con digitalizador	Unidad	 2 	700.000.000,00	700.000.000,00	750.858.123,57	750.858.000,00	1.501.716.000,00
8	Ecografo gral portatil con impresora	Unidad	 2 	170.000.000,00	170.000.000,00	182.351.258,58	182.351.000,00	364.702.000,00
9	Ecocardiografo portatil con impresora	Unidad	 2 	649.000.000,00	649.000.000,00	696.152.746,00	696.152.000,00	1.392.304.000,00
10	Filtro Inspiratorio / Espiratorio Descartable para Circuito paciente	Unidad	 24.000 	19.800,00	19.800,00	21.238,56	21.800,00	523.200.000,00
							TOTAL	51.119.025.330,00
							EN USD	6.815.870,04

Favor considerar los precios unitarios redondeados actualizados según el detalle de la planilla, como se puede observar no existiría diferencias con el valor en USD esperado de ejecución. Esto permitiría la participación en condiciones actualizadas de precios para su evaluación.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: ANVISA es un ente regulador de Brasil, no de control de calidad. Se deberá presentar normas de calidad MERCOSUR

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante confirmar la especificación técnica “Construcción acorde a normas internacionales: FDA o CE o MERCOSUR” si contemplan las normas ANVISA dentro de la misma.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente modificar la especificación técnica “Medidas externas: Como mínimo 2100mmx950mmx500 (largo-ancho-alto)”. Se sugiere “Medidas externas: Como mínimo 2330mmx1020mmx750mm (largo-ancho-altura máxima)”.

title: DOCUMENTOS ADICIONALES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Documentos adicionales con la oferta, solicitamos se incluya la presentación del Registro Sanitario de los ítems a cotizar, de manera a tener igualdad participación, ya que cada uno de los productos que se importan en las distintas modalidades, para el despacho de los mismos se exige el registro sanitario del producto, inscripto y vigente, más aun considerando que se trata de un llamado cuyo beneficiario es el mismo MPSyBS.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “COLCHÓN. De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1”. Sugerimos “COLCHÓN. De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1, ISO 13485 o NBR 60601-2-52” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Cabecera y piecera desmontables, con revestimientos de ABS, esterilizable a 100°C como mínimo, y resistente a la tracción hasta 30Mpa”. Sugerimos “Cabecera y piecera desmontables, con revestimientos de ABS, resistente a la tracción hasta 30Mpa” ya que el ABS no soporta temperaturas mayores a +85°C.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC

description: En las especificaciones técnicas solicitan “Con batería interna de respaldo que alimente el equipo y la pantalla, por 1 (una) hora o mayor”. Solicitamos permitan cotizar equipos con baterías de al menos 30 minutos. Los equipos solicitados serán utilizados en unidades de terapia, no así para traslado de pacientes, por lo que no existe una necesidad de un respaldo de batería de mayor tiempo.

title: Item 7

answer: El proveedor será responsable de la instalación eléctrica, adecuación de sala y protección radiológica

description: En este punto aclarar si solo sería la provisión de los materiales y no la instalación de esos materiales . Para la provisón se debe saber las dimensiones de la sala para el cáculo de blindaje y saber que cantidad de material a utilizar.

title: Cronograma de Entregas

answer: Favor remitirse a la ADENDA N° 15

description: Buenas solicitamos respetuosamente se amplie el Cronograma solicitado para la entrega, de esta manera tendran mejores costos, ya que si tenemos plazos de 120 a 90 dias los productos podran ser importados de Europa India o indonesia, que son fabricas muy competitivas y los costos se veran reflejados en su adquisicion, saludos

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 2 en donde dice “Suministro de gas Aire De 40 psi o menor a 80 psi o mayor” solicitamos amablemente a la convocante que esta conexión sea considerada como opcional, debido a que actualmente se cuenta con equipos de mejores prestaciones que cuentan con compresor o turbina interna y no requieren conexión externa de aire comprimido. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Suministro de gas Aire De 40 psi o menor a 80 psi o mayor (opcional) dando así apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.

title: item 8

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el ítem 8 en donde dice “Memoria cine loop: 17000 cuadros o mas” solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem y que permita la cotización de equipos de 1,000 cuadros en adelante, dando así apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y que no direccione a un solo fabricante que cumpla con esta especificación. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera dice “ Memoria cine loop: 1,000 cuadros o mas”

title: ITEM 9 - ECOGRAFO

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptaran equipos con características superiores

description: Donde dice: Transductor Phased array Matricial Adulto de cómo mínimo 64 elementos, con capacidad de enfoque en el plano de elevación, con un ancho de banda de 1,5 a 3,6 MHz o mejor rango, para la realización de estudios en pacientes adultos. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.

title: Garantía

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Teniendo en cuenta el punto punto CGC 18.3,. se solicita a la Convocante aclararel tipo de instrumento para garantizar el cumplimiento de contrato. Se sugiere Póliza y/o Garantía Bancaria.

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice: Capacidad Máxima: 200Kg como mínimo Solicitamos a la convocantes que la capacidad máxima: 220kg como mínimo

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos de características superiores

description: Se solicita amablemente a la convocante agregar “las actualizaciones de software del sistema deberán realizarse de forma remota e instaladas con llaves de seguridad proveídas por fábrica de forma remota” Lo solicitado permitirá detectar fallas con anticipación, tiempos más cortos de reparación, reemplazo planeado de partes de repuesto, prevención de tiempos inactivos imprevistos, entre otros.

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice “El movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 2 mts aproximadamente” se solicita amablemente a la convocante modificar este punto a “El movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 1,4 mts aproximadamente”

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador:

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
ITEM 7:
En un punto de las Especificaciones Técnicas del Equipo de Rayos x fijo solicitan “Bandeja porta chasis multiformato de 8 x 10 hasta 17 x 17 pulgadas”.
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes , modifiquen este parámetro a: “Bandeja porta chasis multiformato de 8 x 10 hasta 14 x 17 pulgadas”. Ya que no existe chasis de la medida solicitada y considerando que el chasis de mayor medida es  de 35*43.

title: item 6

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 6 en donde dice “Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz. Con duración de batería de al menos 30 min” sugerimos a la convocante muy amablemente que considere este punto opcional ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz. Con duración de batería de al menos 30 min” (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo.

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Peso aproximado hasta 6 kg como máximo" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Peso aproximado hasta 8 kg como máximo"  lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: ITEM 3 - MONITORES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice: Con batería de 2 horas de duración o mayor
Consulta: Debido a que no son monitores de transporte y todas las UTIs cuentan con generador de respaldo solicitamos que la duración de batería sea de 1 hora

title: ITEM 9 - ECOGRAFO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Donde dice: Monitor de alta resolución LCD con tecnología TFT de 12” como mínimo.
Consulta: Para dar participación a mayor cantidad de oferentes, solicitamos pidan Monitor de alta resolución LCD con tecnología TFT (Opcional) de 12” como mínimo.

title: Plazo de entregas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Solicitamos ampliar el plan de entregas de los ítem Nº 3 y Nº 4 entre 90 a 120 días, desde la firma del contrato, teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

title: ITEM 4 CAMAS ELECTRICAS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
CONSULTA Se consulta si la cama se va usar con pacientes con ventilación mecánica. Si afirmativo, se recomienda que donde dice: Porta Chasis de Rayos X incorporado y localizado en el respaldo de espalda (radio traslúcido). Para colocación del chasis de Rayos X sin mover al paciente. (OPCIONAL)
Diga: Porta Chasis de Rayos X incorporado y localizado en el respaldo de espalda (radio traslúcido). Para colocación del chasis de Rayos X sin mover al paciente.

title: item 6

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 6 en donde dice “Foco fino de 0.7 mm o menor y foco grueso de aproximadamente 1.3 mm o menor, o 0,7 mm de foco único” solicitamos amablemente a la convocante que considere la cotización de equipos con foco fino de 0,8 mm o menor y así aperturar la participación a potenciales oferentes de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo y no que solo un fabricante cumpla con este requisito. Consideramos que el item puede quedar de la siguiente manera “Foco fino de 0.8 mm o menor y foco grueso de aproximadamente 1.3 mm o menor , o 0,7 mm de foco único”

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de 320GB o mas" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (SSD) de 320GB o más" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD es considerado una tecnología obsoleta por encontrarse presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro (SSD) se obtiene menor consumo, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo),  no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD y en cuanto a la durabilidad del mismo, las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces.

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC.

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Modo Noche. OPCIONAL”, solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto y NO DEJARLO COMO UNA CONDICIÓN OPCIONAL. Esta función permite ajustar el volumen de las alarmas y brillo de pantalla de manera a que el paciente pueda tener un mejor y mas relajado descanso por la noche, ayudando a su recuperación.

title: ITEM 3 - MONITORES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice: Detección de 10 o más arritmias.
Consulta: Debido a que la detección de arritmias es sumamente importante y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte sugerimos soliciten detección de 20 o más arritmias

title: Autorizacion del Fabricante

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice:
(e) Para licitantes domiciliados en el pais del comprador: Copia autenticada de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS como importador /Representante/ Distribuidor de dispositivos médicos.
Solicitamos a la convocante cite lo siguiente,
(e) Para licitantes domiciliados en el pais del comprador: Copia autenticada de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS como importador /Representante/ Distribuidor de dispositivos médicos en la categoría que corresponda según la naturaleza de los equipos(I, II, II y IV). Esto se debe a que existen empresas que no cuentan con los permisos para la comercialización de las categorías solicitadas.

title: Item 1 Ventilador Pulmonar

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 1 Ventilador Pulmonar Adulto- Pediatrico donde dice: Circuitos de paciente adulto pediátrico reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) más tres cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 3 (tres) por equipo. Solicitamos a la convocante poder cotizar circuito adulto descartables con cámaras de humidificación incluida pre armado con rama inspiratoria calentada. Cantidad: 5 (tres) por equipo

title: ITEM 8 - ECOGRAFO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice: Item 8. Ecógrafo Gral. Portátil con impresora.
Consulta: Item 8. Creemos que hay un error entre el título y la descripción del tipo de Ecógrafo, sugerimos que en el título diga “Ecógrafo Modular con impresora”.

title: ITEM 9. ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice: - Posibilidad de realizar Modo M Anatómico del Strain Rate integrado a la consola del equipo, consideramos que hay un error de tipeo y debe decir - Posibilidad de realizar Modo M Anatómico   y     Strain Rate integrado a la consola del equipo.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Control manual con Manivela retráctil, con 100.000 veces de uso como mínimo permaneciendo intacto y sonidos cuando se inclina a la posición máxima”. Sugerimos “Control manual con 2 o más manivelas retractiles, con 100.000 veces de uso como mínimo permaneciendo intacto y sonidos cuando se inclina a la posición máxima”

title: item 7

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Consulta N°1
En el item 7 en donde dice “El movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 2 mts aproximadamente” solicitamos muy amablemente a la convocante que pueda esclarecer este item y que sea mencionando la distancia del recorrido del tubo en el eje vertical o el limite superior e inferior por ejemplo: limite superior 145cm o mayor y limite inferior 40cm o menor, dando así apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y no que solo un fabricante cumpla con esta especificación. Es importante mencionar que la mayoría de los equipos de rayos x fijo tienen un recorrido del tubo en el eje vertical no mayor a 1,50mts. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “El movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) con limite inferior a 40 cm o menor y limite superior de 1,45mts o mayor”

title: Item 8

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el Ítem 8 el título dice Ecografo GRal portátil con impresora, y más abajo dice: Ecografo modular dedicado a aplicaciones y estudios…., favor aclarar, en caso de que se solicite ecografo portatil, recomendamos incluir Carro de Transporte original del fabricante entre los accesorios

title: Capacitación

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Ítem: 6 Rayos X Portátil con Digitalizador:
Donde dice: “Capacitación para operarios y servicio técnico de mantenimiento.” Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 8 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de Rayos X portátil.

title: Item 9-Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptaran equipos con características superiores, la palabra portátil se refiere a que sea fácil de mover y transportar de una sala de UTI a otra, por ser manejable y que posea un carro rodable. En las EETT no se solicita maletín para traslado.

description: Donde dice "Plataforma   modular   digital   con   al   menos   90.000   canales   de procesamiento digital" solicitamos a la convocante modificar a "Plataforma   PORTÁTIL   digital   con   al   menos   450.000   canales   de procesamiento digital". Lo solicitado se debe a que en la descripción de este ítem solicitan un ecocardiógrafo PORTÁTIL con impresora y no un ecocardiógrafo de plataforma modular, además el parámetro solicitado para los canales de procesamiento, es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía con compraba calidad en el mercado local e internacional.

title: ITEM 9

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice: Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado es inferior a 2 (dos) años y que el software instalado no tiene más de 2 (dos) años, solicitamos que este punto sea opcional

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Ítem 9 donde dice "Plazo de Entrega: 45 días contados a partir de la firma del contrato" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Plazo de Entrega: 60 días hábiles contados desde la emisión de la orden de compra por parte del proveedor" lo solicitado se debe a que la fabricación de los equipos médicos, se realizan tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-

title: item 7

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 7 en donde dice “Un Chasis para impresión seca 18 x 24 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar mejor opción tecnológica como es que el equipo cuente con detector digital fijo en la mesa y en el bucky mural de 35x43 cm o que el equipo cuente con un detector móvil que se pueda usar tanto en la mesa como en el Bucky mural. Así se garantizará que el equipo cuente con la conversión digital directa y no de elementos ya antiguos como los chasis y las digitalizadoras convencionales, de la misma manera sugerimos que el tamaño de las películas sea una medida mas comercial como 20x25 cm (8 x 10” ) para que así se de apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y no que solo un fabricante cumpla con esta especificación. Por lo tanto sugerimos que el item quede de la siguiente manera “ Detector digital fijo o portátil y películas para impresión seca 20x25cm 200 unidades

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice Los pedales de freno al pie de la cama deben estar unidos por una barra a todo el ancho de la cama que facilita el accionamiento del freno cuando la cama está a baja altura (OPCIONAL) Solicitamos a la convocante solicitar 4 pedales ubicados a cada esquina de la base de la cama

title: ITEM 2 - VENTILADOR PULMONAR NEONATAL -PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE SOLICITAN: PARÁMETROS MONITORIZADOS MOSTRADOS EN PANTALLA, en el punto Duración de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor.
Favor considerar que esta especificación es única de una marca y fabricante, por lo que no habría libre competencia, ya que se estaría orientando a la marca de ventiladores del fabricante DRAGER, EVITA V600, sin dar oportunidad de cotizar.  Por lo expuesto solicitamos considerar establecer esta especificación como OPCIONAL, salvo en contrario no tendríamos más opción que la de hacer lugar a nuestro derecho de protestar en la DNCP, ya que se restringe la participación.

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Para el ítem 8 solicitamos a la convocante agregar: "Garantía escrita válida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y
accesorios. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales"

title: Item 6

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Se solicita amablemente a la convocante poder cotizar equipos de 12.5 Kw, corriente máxima de 160 mA, 125 kV.

title: ITEM 2 - VENTILADOR PULMONAR NEONATAL -PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: DONDE SOLICITAN: Terapia de O2: Flujo continuo de 3 l/min o menor a 48 l/min o mayor. Este flujo contínuo solicitado para la Terapia de O2 debe ser considerado solo para neonatal/pediátrico, o se refiere para todo tipo de paciente.  Si refiere solo a neonatal/pediátrico, solicitamos considerar un límite superior acorde a pacientes pediátricos de 30 l/min o mayor, más que suficiente para el tipo de paciente, además de no limitar la participación y solicitar parámetros acordes a los tipos de pacientes indicados para este ventilador.  Recomendamos la siguiente especificación: Terapia de O2: Flujo continuo de 3 l/min o menor a 30 l/min o mayor.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. CARACTERÍSTICAS

answer: La respuesta a la siguiente consulta se encuentra en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
DONDE DICE: Nebulizador sincronizado. Intervalos entre 5 minutos o menor 30 minutos o mayor, o continuamente
SOLICITAMOS  a la convocante que modifique el tiempo de nebulización a un limite máximo de 20min, ya que clinicamente no se realizan procedimiento mayores a los 20min, este parámetro limita la participación de posibles oferentes.

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "El equipo debe tener Capacidad de exportar cineloops a estación de trabajo externa para análisis cuantitativo de Strain/StgrainRate basado en 2 métodos. Rango dinámico de al menos 260 dB" solicitamos que este punto sea opcional debido a que entre las características solicitadas para este ítem no se solicitó ninguna estación de trabajo.

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice "Doppler   Pulsado   PW.   Postprocesable   Línea   de   Base,   Ganancia, Velocidad de Barrido, Formato (lado a lado/arriba abajo) partiendo de imagen congelada" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
CONSULTA 2.9 De forma a no dirigir las especificaciones con solicitaciones que sólo un fabricante posee. Se solicita que donde
Dice: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 30 días y 5000 entradas de registros
Diga: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 30 días y 5000 entradas de registros o posibilidad de exportación de todos los parámetros medidos a través de una memoria USB a una PC para medición y análisis de parámetros.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores usan sensor de flujo neonatal proximal reusable, algunos usan otra tecnología superior como por el ejemplo el ultrasonido o el orificio variable. Por lo tanto, de forma a no dirigir las especificaciones a un oferente, se solicita que donde
Dice: Sensor de flujo neonatal proximal reusable,
Diga: Sensor de flujo neonatal proximal reusable, si el equipo lo requiere para el rango de paciente solicitado.

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice: Confeccionado base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura.  Solicitamos a la convocante que este ultimo punto sea apcional o agregar sin costura o termosellado

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: CONSULTA Para evitar confusiones al rango de pacientes y debido a que en las especificaciones se solicita debido VENTILADOR PULMONAR ADULTO, PEDIÁTRICO se solicita que se especifique el rango de volumen corriente que el ventilador debe atender. Para atender a pacientes adultos y pediátricos se recomienda un rango de volumen corriente de 20mL o menor a 2.000mL o mayor. Favor verificar.

title: item 9

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC

description: En el ítem 9 en donde “Posibilidad de realizar Modo M Anatómico del Strain Rate integrado a la consola del equipo” solicitamos muy amablemente a la convocante que considere este punto opcional, ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Posibilidad de realizar Modo M Anatómico del Strain Rate integrado a la consola del equipo (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: PARAMETROS MONITORIZADOS MOSTRADOS EN PANTALLA: Duracion  de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor. FAVOR ESPECIFICAR PARAMETROS

title: item 7

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
En el item 7 en donde dice “1 (un) Digitalizador de imágenes con impresora y estación de trabajo por equipo; construcción acorde a normas internacionales CE, ISO o
similares al menos una de ellas” solicitamos amablemente a la convocante que considere opcional que el equipo incluya un digitalizador y permita cotizar equipos de mejor opción tecnológica como aquellos equipos digitales que realizan de forma automática la digitalización de las imágenes y por lo tanto no se requiere de elementos antiguos como los chasis y las digitalizadoras convencionales. . Por lo tanto sugerimos que el item quede de la siguiente manera “1 (un) Digitalizador de imágenes (opcional) con impresora y estación de trabajo por equipo; construcción acorde a normas internacionales CE, ISO o
similares al menos una de ellas” de apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: item 7

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Consulta N°3
En el item 7 en donde dice “Dos Chasis para impresion seca 24 x 30 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar mejor opción tecnológica como es que el equipo cuente con detector digital fijo en la mesa y en el bucky mural de 35x43 cm o que el equipo cuente con un detector móvil que se pueda usar tanto en la mesa como en el Bucky mural. Así se garantizará que el equipo cuente con la conversión digital directa y no de elementos ya antiguos como los chasis y las digitalizadoras convencionales, de la misma manera sugerimos que el tamaño de las películas sea una medida mas comercial como 20 x 30 cm (10 x 12 “ ) para que así se de apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y no que solo un fabricante cumpla con esta especificación. Por lo tanto sugerimos que el item quede de la siguiente manera “Detector digital fijo o portátil y películas para impresión seca 25 x 30 cm 200 unidades

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO. ACCESORIOS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Celda o sensor de Oxígeno. Se deberá incluir el reemplazo de la celda de O2 durante el tiempo que dure la garantía).
SOLICITAMOS a la convocante que este punto sea opcional, ya que existen ventiladores pulmonares que no necesitan de dicho elemento para su funcionamiento. Es importante recalcar que los equipos que no necesitan de celdas o sensores de oxígeno, permitirá al MSP un ahorrar en mantenimiento futuros, por el bajo coste de mantenimiento.

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores.

description: Para el ítem 7, solicitamos a la convocante agregar: "Posibilidad de conexión a una red DICOM 3 con las siguientes licencias habilitadas: DICOM Store, DICOM Storage Commitment, DICOM MPPS,  DICOM Worklist, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve" a fin de facilitar la conectividad de dispositivos y sistemas médicos para el intercambio de imágenes médicas.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 2 en donde dice “Resistencia en las vías aéreas del paciente de 0 mbar/l/s a 999 mbar/l/s o mayor” solicitamos muy amablemente a la convocante que este item sea tomado como opcional ya que los equipos actuales cuentan con muy buenas prestaciones los cuales realizan el calculo de la resistencia inspiratoria y espiratoria. Para realizar la resistencia en las vías aéreas del paciente se requiere un método muy invasivo y desfazado que en la actualidad  ya no se utiliza Por lo cual consideramos que el item puede quedar de la siguiente manera “Resistencia en las vías aéreas del paciente de 0 mbar/l/s a 999 mbar/l/s o mayor (opcional)”

title: ITEM 2 - VENTILADOR PULMONAR NEONATAL -PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: DONDE SOLICITAN: PARÁMETROS MONITORIZADOS MOSTRADOS EN PANTALLA, en el punto Medición del volumen tidal: donde se especifica - Volumen tidal, con corrección de fugas.   Favor considerar que esta especificación es única de una marca y fabricante, por lo que no habría libre competencia, ya que se estaría orientando a la marca de ventiladores del fabricante DRAGER, Modelo EVITA V600, sin dar oportunidad de cotizar.  Por lo expuesto solicitamos considerar establecer esta especificación como OPCIONAL, salvo en contrario no tendríamos más opción que la de hacer lugar a nuestro derecho de protestar en la DNCP, ya que se restringe la participación, por sobre todo ante una especificación en donde los demás fabricantes realizan la función de compensación de fugas y realiza la corrección, pero no presenta las medidas de esos valores de corrección del volumen tidal en pantalla.

title: Criterios de calificación. - Capacidad financiera:

answer: El requisito solicitado no es para cada uno de los años indicados, sino que en el periodo indicado (entre 2017 y 2022) deberá haber completado 3 contratos, cada uno con un valor de al menos los montos indicados para el/los ítem/s ofertado/s

description: Donde Dice: (b) Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados. para el item 1 – 5.780.000.000 item 2 – 10.700.000.000 item 3 - 8.500.000.000 item 4 – 5.760.000.000 item 5 – 2.340.000.000 item 6 – 2.150.000.000 item 7- 1.120.000.000 item 8 – 270.000.000 item 9 – 1.000.000.000 item 10 – 380.000.000. Favor aclarar si los valores deben ser considerados por cada año solicitado o deben ser la suma de los 3 contratos en el período señalado cubriendo el valor, o en caso de cubrir con un sólo contrato en uno de los años, serán considerados válidos para la participación. Solicitamos permita la presentación de contrato y/o facturas para demostrar la experiencia.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Item 5  Cama Manual para paciente

Donde dice “Barandas laterales de una sola pieza con sistema de seguridad de traba. Cabecera y piecera desmontables, con revestimientos de ABS, esterilizable a 100°C como mínimo, y resistente a la tracción hasta 30 Mpa.” Solicitamos amablemente a la convocante agregar el tipo de esterilzación que se desea aplicar a la cama o dejar como opcional el requerimiento esterizable, considerando que los métodos de esterilización existente son de baja temperatura (50-60°), alta temperatura (vapor 121°C, 134°), alta temperatura (calor seco, por encima de 200°), no existe esterilización a 100°, por lo que sugerimos dejar este requierimiento como opcional, eliminar de la descripción, o aclarar un tipo de desinfección.

title: PLAZO DE ENTREGA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el Pliego de Bases y condiciones en la sección VII. Requisitos de los bienes y servicios conexos en el apartado lista de bienes y cronograma de entregas, en el punto Fecha de entrega se solicita cuanto sigue: “45 días de plazo de entrega luego de la firma de contrato”, considerando que los bienes ofertados deben ser producidos y debido al alto volumen deben ser importados en transporte fluvial lo cual demora al menos 60 días hasta llegar a destino. Y es por ello que se solicita a la convocante analizar la posibilidad de extender el plazo de entrega a “90 días de plazo de entrega luego de la firma de contrato”.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 2 donde dice “Respiración espontánea con presión de soporte proporcional al flujo y al volumen (SPN-PPS)” solicitamos amablemente a la convocante considerar esta modalidad ventilatoria como opcional, considerando que es una modalidad exclusiva de un solo fabricante y por ende deja sin participación a potenciales oferentes, al dar apertura como opcional a este item no afecta ni disminuyes las prestaciones técnicas del equipo solicitado sino que permite fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Respiración espontánea con presión de soporte proporcional al flujo y al volumen (SPN-PPS) opcional).

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice "Modo M. Capacidad de Port Proceso modificable en imagen congelada: ganancia y velocidad de barrido" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: DONDE SOLICITAN: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 2 o menor a 80 o mayor. Esta presión inspiratoria solicitada debe ser considerado solo para neonatal/pediátrico, o se refiere para todo tipo de paciente.  Si refiere solo a neonatal/pediátrico, solicitamos considerar un límite superior acorde a pacientes pediátricos de 60 cm H2O o mayor, de manera a no limitar la participación y solicitar parámetros acordes a los tipos de pacientes indicados para este ventilador.  Recomendamos la siguiente especificación: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 2 o menor a 60 o mayor.

title: PLAZO DE ENTREGA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Solicitamos a la convocante que modifique los plazos de entregas de los equipos de 45 días a por lo menos 90 o 120 días, ya que los equipos por lo general son fabricados según las especificaciones técnicas solicitadas y por lo general son enviados a nuestro país vía marítima, por lo que en los casos de los equipos fabricados en Europa en transito solamente se necesita 55 a 60 días y a esto se debe sumar el tiempo de fabricación que es alrededor de 30 días, por tal motivo solicitamos la modificación de los plazos de entrega. Cabe mencionar, que los precios referenciales no contemplan el flete aéreo, ya que los mismos encarecerían los costos.

title: ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: CONSULTA 3.7 Favor aclarar si el monitor debe poder desinfectarse con desinfectantes utilizados en los hospitales, como por ejemplo: alcohol isopropílico al 70%, para evitar contaminaciones cruzadas con pacientes infectados.

title: ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: DONDE SOLICITAN: Volumen Corriente (ml). Límite inferior 3 o menor. Límite superior 290 o mayor. Este volumen corriente solicitado debe ser considerado solo para neonato, o se refiere para las dos opciones de tipo de paciente, neonatal/pediátrico, en cuyo caso el límite superior es muy poco para un pediátrico.  Recomendamos la siguiente especificación: Volumen Corriente (ml). Límite inferior 3 o menor. Límite superior 500 o mayor.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice: 3. Especificaciones técnicas de la página 71.
Solicitamos a la convocante agregar como requerimiento la siguiente documentación para los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10:
-	ISO13485 de la fábrica debidamente apostillada o consularizada y legalizada donde se pueda verificar que figuran los equipos ofertados (monitores, camas, ventiladores, ecografía, rayos x, etc.), esto asegura que los equipamientos médicos se encuentren fabricados bajo normas internacionales.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. CARACTERÍSTICAS

answer: La respuesta a la siguiente consulta se encuentra en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
DONDE DICE: Maniobra de succión
SOLICTMOS a la convocante que elimine este punto ya que beneficia a una marca determinada, lo que limita la participación de posibles oferentes.

title: ITEM 3 - MONITORES

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Donde Dice: EEG de 6 canales como mínimo.
Consulta: Sugerimos soliciten un módulo de EEG de 6 canales por cada 10 monitores, en total serían 24 módulos de EEG con los accesorios, ya que no todos los servicios donde se instalarán estos equipos precisarán contar con EEG

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC

description: Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice Construcción acorde a normas internacionales: FDA o CE o MERCOSUR Medidas externas: Como mínimo 2100mmx950mmx500 (largo-ancho-alto) Medidas de la base del colchón: Como mínimo 1850mmx830mm (largo-ancho) solicitamos a la convocante poder cotizar medidas externas como mínimo 2100mmx950mmx650mm y las medids de la base del colchon como mínimo 1900mm x 900mm

title: Item 3 Monitor multiparamétrico

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En la descripción de la presión invasiva aparece: EEG de 6 canales como mínimo, como no se solicita el módulo para EEG, solicitamos eliminar esta especificación

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Lecho de un solo movimiento de 0 a 75° como mínimo”. Sugerimos “Lecho de uno o más movimientos de 0 a 70° como mínimo” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: PLAZO DE ENTREGA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Se solicita respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega de los bienes del presente llamado sea de 90 a 120 días, desde la recepción de la Orden de Compra, por tratarse de productos importados.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA 2.4 Creemos que existe un error. Flujos superiores a 30 Litros por minuto no pueden ser administrados a pacientes pediátricos y mucho menos a neonatales. Por lo tanto, se solicita que donde
Dice: Terapia de O2: Flujo continuo de 3 l/min o menor a 48 l/min o mayor
Diga: Terapia de O2: Flujo continuo de 3 l/min o menor a 30 l/min o mayor

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Control de ganancia y ajuste de curva TGC por controles independientes: 8 o mayor con optimización automática de 2D" solicitamos a la convocante modificar a "Control de ganancia y ajuste de curva TGC por controles independientes: 6 o mayor con optimización automática de 2D" El parámetro solicitado es estándar en la mayoría de los ecógrafos portátiles, además, para el mejoramiento de la ganancia de imagen se cuentan con otros sistemas, aparte del TGC, como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente el mejoramiento de la ganancia de imagen de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: ITEM 7 - Proveer aislación protectora de las paredes de la Sala de Rayos X y un correspondiente vidrio emplomado

answer: El proveedor será responsable de la instalación eléctrica, adecuación de sala y protección radiológica.  Las salas donde serían instaladas estos equipos tienen 5 x 7 metros.

description: En este punto aclarar si solo sería la provisión de los materiales (lamina de plomo ó cemento varitado y el vidrio plomado) y no la instalación de esos materiales (adecuación de sala). Para la provisón se debe saber las dimensiones de la sala para el cáculo de blindaje y saber que cantidad de la lámina de plomo ó cemento varitado va  a ser utilizada.

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC.

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación. OPCIONAL”, solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto y NO DEJARLO COMO UNA CONDICIÓN OPCIONAL. Esta es una función INDISPENSABLE en todos los monitores y MÁS AÚN PARA LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS. Los equipos que NO CUENTAN con esta función NO pueden ser utilizados en terapias intensivas dado que esta función brinda una información detallada sobre parámetros ventilatorios, los cuales, junto con un ventilador pulmonar pueden determinar cualquier tipo de insuficiencia ventilatoria o cualquier problema respiratorio que el paciente pueda tener.

title: Autorizacion del Fabricante

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice:
(f) Certificado de cumplimiento de B.P.A. (De buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución).
Solicitamos a la convocante cite lo siguiente,
(f) Copia autenticada por Escribanía del Certificado de cumplimiento de B.P.A. (De buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución) esto se debe a que con ello se evita documentos ilegibles y facilita a la convocante identificar los documentos legítimos.
Donde Dice:
(g) Para licitantes domiciliados en el país del comprador: COPIA de la Constancia de Habilitación de Servicios Técnicos de la Empresa emitida por el MSP y BS.
Solicitamos cite lo siguiente:
(g) Para licitantes domiciliados en el país del comprador: COPIA autenticada por Escribanía de la Constancia de Habilitación de Servicios Técnicos de la Empresa emitida por el MSP y BS, esto se debe a que con ello se evita documentos ilegibles y facilita a la convocante identificar los documentos legítimos.

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: El plazo de entrega solicitado este ítem es de tan solo 45 días, solicitamos amablemente ampliar el tiempo previsto a 90 días. Esto debido a que, para ofertas de equipos de procedencia europea, debido a la condición actual debido a la pandemia y la guerra sería imposible cumplir con este tiempo. Únicamente en importar los equipos se demora alrededor de unos 50 días, si a esto le sumamos el tiempo de fabricación resulta imposible hacer entrega en menos de 45 días.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
ITEM 3 Monitor Multiparamétrico
Donde dice “Salida analógica de ECG, protección contra interferencias por electrobisturí y desfibrilador y llamada a enfermería”. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con salida digital de ECG, considerando que son funciones actualizadas de manera a no limitar equipos con mejores prestaciones. Sugerimos “Salida analógica o Digital de ECG, protección contra interferencias por electrobisturí y desfibriliador y llamada a enfermería”. De esta manera dar a participación a oferentes con equipos de mejores prestaciones

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Teniendo en cuenta la cantidad de Ventiladores Pulmonares solicitados en esta misma licitación, 35 unidades de Ventiladores Pediátricos Adultos para el ítem 1 y 65 unidades de Ventiladores Pediátricos Neonatales para el ítem 2, sugerimos a la Convocante destinar la misma cantidad de Monitores Multiparamétricos para el uso compartido con estos Ventiladores. Esto quiere decir; solicitar 35 unidades de Ventiladores Pediátricos Adultos para el ítem 1 junto con 35 Monitores Multiparamétricos compatibles en conectividad y tecnología y 65 unidades de Ventiladores Pediátricos Neonatales junto con 65 Monitores Multiparamétricos compatibles en conectividad y tecnología. Esto de manera a permitir que en las terapias donde serán destinados estos equipos, puedan utilizarse estos equipos interconectados entre sí, permitiendo una mayor funcionalidad entre ambos, mejor manejo para el personal de salud y permitiendo de esta manera una completa compatibilidad entre los equipos de terapia de manera a poder permitir la instalación de una central de monitoreo, lo cual resulta imposible si no existe esta compatibilidad entre equipos.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Perilla selectora para ajuste de valores de los parámetros de control (opcional)”, solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto y NO DEJARLO COMO UNA CONDICIÓN OPCIONAL, en equipos de cuidados intensivos, mas aun para pacientes NEONATALES, los cambios de parámetros y ajustes de los mismos deben ser seguros, ya que una mínima variación puede implicar un cambio sustancial en la mecánica ventilatoria del paciente, por ello es que las perillas selectoras mecánicas son una opción mucho mas segura para estos cambios de parámetros. También se puede agregar que es un mecanismo de seguridad mas dado que la perilla se usa también para confirmar los parámetros seleccionados. Por todo lo expuesto vemos que esta condición debe ser SUSTANCIAL y no OPCIONAL.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Con compresor o turbina integrada que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital.
SOLICITAMOS a la convocante que el compresor o turbina sea opcional, ya que todas las unidades de terapia intensiva cuentan con suministro de aire comprimido, además, el MSP ya adquirió casi 100 ventiladores pulmonares con compresores y turbina en la Licitación 405294 - LPN 125-2021 - ADQUISICION DE VENTILADOR PULMONAR NEONATAL PEDIATRICO ADULTO PARA EL MSPBS, por lo que no se justifica que vuelvan a adquirir mas unidades con compresor o turbina. Es importante mencionar, que este punto solo favorece a las empresas que ofertan equipos turbinados ya que los compresores encarecen el sistema, y es más, no son necesarios porque todas las unidades de terapia intensiva del MSP cuentan con líneas de suministros de aire medicinal, los cuales son de grado médico y terapéuticamente más saludable para los tratamientos , ya que se evita que los pacientes reciban aire del ambiente contaminado.

title: Plazo de entrega de los bienes

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Se solicita a la convocante que el plazo de entrega de los bienes del presente llamado sea de 120 días, desde la recepción de la órden de compra,  por tratarse de productos importados.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Solicitan: Terapia de O2: Flujo continuo de 3 l/min o menor a 48 l/min o mayor
Considerar: Flujos En terapia de O2,  flujo 20 L/min o mayor ya no se considera un paciente NEONATAL sino un paciente PEDIATRICO, y flujo por encima de 40 litros ya no se considera paciente PEDIATRICO sino un paciente ADULTO
Siendo que el flujo por arriba de 20 litros ya no es NEONATAL, si pueden poner ese parámetro como max

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice “1 (un) Digitalizador de imágenes con impresora y estación de trabajo por equipo; construcción acorde a normas internacionales CE, ISO o similares al menos una de ellas” se solicita amablemente a la convocante eliminar este punto, debido a que en los equipos digitales ya se captura en forma digital la señal y todo el proceso de visualización es realizado en la consola de post-proceso, por lo que no se necesita de un digitalizador de imágenes con impresora y estación de trabajo.

title: Consulta Item 4

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Consulta 8, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “El colchón debe ajustar correctamente a la plataforma de la cama. Espesor: 15cm o mayor”
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes que este requerimiento esté redactado de la siguiente manera: “El colchón debe ajustar correctamente a la plataforma de la cama. Espesor: 14cm o mayor”
De esta manera se permite la participación de mas oferentes.

title: ITEM 8

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores.

description: Donde dice: Rango dinámico de al menos 170dB, Recomendamos diga Rango dinámico de al menos 250dB

title: Anticipo

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Teniendo en cuenta el monto de los equipos a ofertar, se solicita a la Convocante contemplar el pago de anticipo del 20% del monto adjudicado.-

title: ITEM 2 - VENTILADOR PULMONAR NEONATAL -PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: DONDE SOLICITAN: Volumen Corriente (ml). Límite inferior 3 o menor. Límite superior 290 o mayor. Este volumen corriente solicitado debe ser considerado solo para neonato, o se refiere para las dos opciones de tipo de paciente, neonatal/pediátrico, en cuyo caso el límite superior es muy poco para un pediátrico.  Recomendamos la siguiente especificación: Volumen Corriente (ml). Límite inferior 3 o menor. Límite superior 500 o mayor.

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Accesorios para toma de biopsia para el transductor convexo" solicitamos a la convocante aclarar si el material debe ser descartable o reusable, ya que esto modifica considerablemente el precio

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 8 donde dice "Ecógrafo modular dedicado a aplicaciones y estudios generales, ginecológicas, obstétricas, Abdomen, partes blandas, testiculares, tiroides, músculo-esquelético" solicitamos a la convocante modificar a "Ecógrafo PORTÁTIL dedicado a aplicaciones y estudios generales, ginecológicas, obstétricas, Abdomen, partes blandas, testiculares, tiroides, músculo-esquelético" a fin de que exista concordancia con la descripción del ítem 8 (Ecógrafo general PORTÁTIL con impresora) solicitado.

title: ITEM 9 - ECOGRAFO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Donde dice: Peso aproximado hasta 6 kg como máximo.
Consulta: Para dar participación a mayor cantidad de oferentes, solicitamos pidan Peso aproximado hasta 6,5 kg como máximo.

title: ITEM 9

answer: La respuesta en la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2.

description: Donde dice: Cine loop de 100.000 cuadros o superior, solicitamos diga: Cine loop de 4000 cuadros o superior

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
ITEM 4 “Cama eléctrica para paciente”
Donde dice “ Angulación de respaldo, hasta 75° o mayor” Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con angulación de respaldo de 70° o mayor o acotar 75° ±5° Considerando que el valor sugerido del parámetro es suficiente para posiciones de la cama como silla cardiaca y otras funciones que dependan de este movimiento, además de esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto dar lugar a mejores ofertas. Con la aceptación de esta sugerencia no se limita las prestaciones del equipo.

title: Item 8- Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Ítem 8 donde dice "Plazo de Entrega: 45 días contados a partir de la firma del contrato" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Plazo de Entrega: 60 días hábiles contados desde la emisión de la orden de compra por parte del proveedor" lo solicitado se debe a que la fabricación de los equipos médicos, se realizan tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente modificar la especificación técnica “Lecho de uno o más movimientos de 0 a 70° como mínimo”. Sugerimos “Lecho de 2 movimientos como mínimo y uno de 0 a 70° como mínimo” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 7- Indicar en la coraza del tubo dimensiones

answer: Se aclara que se refiere al indicador de punto focal (punto rojo)

description: En este punto se solicita a la convocante aclara si se refieren a los sticker y al punto donde indica el punto focal (normalmente punto rojo).

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En las especificaciones técnicas solicitan que el equipo cuente con “Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60 LPM o mayor”. Solicitamos amablemente eliminar la condición “en neonatos”, ya que el equipo solicitado es un Ventilador para pacientes Adulto/Pediátrico NO así para pacientes NEONATALES.

title: ITEM 7- Selección de modo automático o manual.

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convocante aceptar la selección automática por protocolo de cada región (kV y  mAs) o de forma manual los valores de kV y mAs.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 2 donde dice “Duración de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor” solicitamos muy amablemente a la convocante considerar este item como opcional, considerando que es una característica exclusiva de un solo fabricante y por ende deja sin participación a potenciales oferentes. Al dar apertura como opcional a este item se permitirá fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Duración de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor (opcional)”

title: ITEM 3 - MONITORES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice: Función o perfil de cálculos de drogas. OPCIONAL
Consulta: Sugerimos eliminar la posibilidad de que sea OPCIONAL, debido a que la Función o perfil de cálculos de drogas muy importante para la toma de decisiones de los medicos de las UTIs

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA Para evitar confusiones con las cantidades de las cámaras de humidificación, se solicita que donde
Dice: Circuitos de paciente adulto pediátrico reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) más tres cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 3 (tres) por equipo
Diga: Circuitos de paciente adulto pediátrico reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) con tres cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 3 (tres) por equipo

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: •En las Especificaciones técnicas solicitan “EEG de 6 canales como mínimo.”, solicitamos amablemente modificar este punto a “OPCIONAL” de manera a permitir un mayor número de oferentes.

title: ESPECIFICACIONES ITEM 4 "OPCIONALES"

answer: El cumplimiento de los requerimientos opcionales no son obligatorios

description: Consulta especificaciones opcionales. Ítem 4. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar si las especificaciones técnicas que mencionan como "Opcional" serán motivo de descalificación al momento de evaluar la oferta que no cuente o cumpla con la especificación que lo menciona. Da a entender que queda a criterio del oferente incluirla o no dentro de su oferta.

title: item 3

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice: Tendencias gráficas y numéricas de hasta 96 hs de tendencia o mayor de todos los parámetros seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos
Consulta: Marcas renombradas tienen solo 72 horas de tendencias, solicitamos pidan 72 horas de tendencias o mayor

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador:

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Ítem 7 donde dice "Plazo de Entrega: 45 días contados a partir de la firma del contrato" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Plazo de Entrega: 120 días hábiles contados desde la emisión de la orden de compra por parte del proveedor" lo solicitado se debe a que la fabricación de los equipos médicos, se realizan tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados.

title: ITEM 7- Pantalla de LCD o similar con valores digitales de KV, mA,mAs.

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convocante aceptar la consola de adquisición digital por medio de la PC de adquisición del digitalizador. Que la selección de mA sea opcional ya que de forma automática se fija el mA cuando se selecciona un mAs ya sea por el AEC o manual.

title: Consulta Item 3

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC.

description:
Consulta 1, ITEM 3: En un punto de las Especificaciones Técnicas del Monitor Multiparamétrico, solicitan “Medición de la diferencia de temperatura”.
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes, que dicha característica sea OPCIONAL

title: Item 3 Monitor multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: De manera a facilitar el trabajo de los médicos y personal de enfermería, sugerimos a la convocante incluir software de apoyo Clínico, con el cual el monitor sea capaz de desplegar La escala de Glasgow y la Escala de Alerta temprana (EWS), dos herramientas muy útiles en emergencias y pacientes internados en terapia, con este software el monitor brindará al especialista la posibilidad de poder realizar el cálculo de ambas escalas en el monitor

title: Criterios de calificación. - Capacidad financiera

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC respecto a los valores de cada ítem Favor remitirse a la Adenda N° 15 en lo referente a los ejercicios fiscales a ser considerados

description: Donde dice: (a) Capacidad financiera: El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros: Volumen anual de ventas en al menos 3 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2017-2018-2019-2020 y 2021) deberá ser equivalente, como mínimo: para el item 1 - 86.700.000.000 item 2 - 161.000.000.000 item 3 - 127.900.000.000 item 4 – 86.400.000.000 item 5 – 35.100.000.000 item 6 – 32.350.000.000 item 7- 16.800.000.000 item 8 – 4.100.000.000 item 9 – 15.500.000.000 item 10 – 5.700.000.000 Solicitamos a la convocante adecuar los valores según el precio referencial de cada ítem, considerando que los montos solicitados exceden los precios referenciales.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: CONSULTA 2.3 De forma a igualar los criterios y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico y considerando que en el ITEM 1 Compensación automática de tubo con selección de tamaño de tubo endotraqueal y de tubo de traqueotomía es OPCIONAL. Se solicita que este requerimiento también sea OPCIONAL en el ITEM 2.

title: ITEM 3- PANTALLA DINAMICA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convocante especificar a que ser refiere con pantalla dinámica, que cambia de forma automática los tipos de pantallas?. En el caso que sea asi, que sea opcional la pantalla dinámica.

title: ITEM 7- Lecho para pacientes de aprox 2000 x 7401 cm

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para este putno se solicita a la convocante aclarar si se refiere a un tamaño de 2000mm x 740mm (200cm x 74.5cm)

title: PBC

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el pbc En Experiencia donde dice b) Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados. Solicitamos a la convocante que a los combinados o los consorcios el requerimiento sea  por participación de porcentajes  y para el socio líder sea 60% como mínimo  y  juntos cubrir el 100% y no de la manera que establecen

title: Plazo de entrega

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Considerando que los equipos de los ítem 6 y 7 tienen gran cantidad de fabricantes en Asia,  y considerando la especificidad de lo solicitado y que los equipos son configurados sobre demanda consideramos que el plazo de entrega solicitado no se ajusta a la realidad, además siendo equipos de gran volumen y peso, su transporte debe realizarse vía marítima cuyo tránsito promedio hasta nuestro país oscila en 60 a 75 días a lo que hay que sumar los trámites de despacho, por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la convocante aumentar el plazo de entrega a 90 días como un plazo realista.

title: ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE SOLICITAN: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60 LPM o mayor. Compensación de fugas en NIV neonatal 15 lpm y pediatria 40 lpm.
Creemos que por un error involuntario han solicitado compensación de fugas en NIV para neonatos, atendiendo que el ventilador solicitado para este ítem corresponde a un ventilador Pediátrico-Adulto, recomendamos la corrección según el detalle siguiente:
Ventilación no invasiva en pediátrico/adulto con compensación de fugas de 60 LPM o mayor. Compensación de fugas en NIV pediatría de 40 LPM y adulto de 60 LPM o mayor.

title: Traslado al sitio final

answer: La entrega de los equipos será en la Dirección Biomédica- DGGIES, Avda. Venezuela 1492, taller central. Por lo demás nos mantenemos por lo establecido en el PBC

description: Se solicita a la Convocante aclarar si los proveedores deberán trasladar los equipos entregados a los lugares donde serán utilizados, desde el lugar de entrega. Y en el caso de ser así, favor establecer los sitios para cada ítem pues es de suma importancia que los oferentes conozcan los sitios de instalación final de los equipos ofertados, pues esto repercute en el precio de la oferta.-

title: Item 8

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptaran equipos con características superiores

description: Donde dice Transductor convexo con ancho de banda de 2 o menor y 5 o mayor MHz, recomendamos diga Transductor convexo con ancho de banda de 2 o menor y 5 o mayor MHz con profundidad de escaneo de al menos 40 cm, esto facilitará el escaneo de pacientes complejos con grasa abdominal que es una características común de nuestra población

title: Criterios de calificación. (i) Capacidad financiera

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: Donde Dice: (b) Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados. para el item 1 – 5.780.000.000 item 2 – 10.700.000.000 item 3 - 8.500.000.000 item 4 – 5.760.000.000 item 5 – 2.340.000.000 item 6 – 2.150.000.000 item 7- 1.120.000.000 item 8 – 270.000.000 item 9 – 1.000.000.000 item 10 – 380.000.000. Consultamos si estos valores deben ser considerados por cada año solicitado o si la suma de los 3 contratos en el período señalado cubriendo el valor, o si se logra cubrir con un sólo contrato en uno de los años, serán considerados válidos para la participación.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
ITEM 3 Monitor Multiparametrico
Donde dice “Presión invasiva” EEG de 6 canales como mínimo”. Solicitamos amablemente a la convocante que la función EEG sea opcional o eliminar del apartado, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos no se utilizan en servicios de UTI o internación, son funciones de cirugía precisamente en máquinas de anestesia para medir la profundidad de anestesia durante la inducción. Además esto eleva el costo de los productos siendo casi nulo su utilización para los fines de esta convocatoria y no hace parte del parámetro “ Función invasiva”.

title: ITEM 9. ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

answer: Se aclara que dichas funciones deben estar activas en el equipo ofertado

description:
Solicitan:
- Posibilidad de software para Eco Stress
-.Posibilidad de incorporar software para Strain y Strain rate con análisis cualitativo y cuantitativo.
- Posibilidad de realizar Modo M Anatómico del Strain Rate integrado a la consola del equipo.
- Posibilidad de realizar reconstrucción tridimensional del Strain Rate integrado a la consola del equipo.
- Posibilidad de conectividad DICOM.
Favor aclarar si estas funciones deben estar activadas o si se refiere a que sea posible realizar estas funciones en el futuro

title: ANUNCIO ESPECIFICO DE LAS ADQUISICIONES

answer: Es para todo adjudicado

description: PUNTO 8: Consultamos si aplica para todos los oferentes el formulario de divulgación de información sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, o solo para oferentes clasificados como “APCA”.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO. CONTROLES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo.
Por presión deberá ser regulable de 0.5 o menor a -10cm H2O o mejor y por flujo: 0.5 a 10 lpm o mejor.
SOLICITAMOS a la convocante que modifique esta solicitud de modo a evitar subjetividades al momento de la evaluación. Es importante destacar que los números negativos decrecen a medida que es mayor la parte numérica y van en aumento a medida que se acera el número cero. Para evitar confusiones, recomendamos sea descripto de la siguiente manera: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -10 o menor a -0.5 cm H2O o mayor y por flujo: 0.5 o menor a 10 lpm o mayor.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Solicitan: Sensor de flujo neonatal proximal reusable.
Considerar:  el equipo solicitado es ADULTO-PEDIATRICO, favor omitir este requerimiento
En caso de requerir sensor de flujo neonatal el mismo puede ser descartable y/o reusable.

title: item 9

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 9 en donde dice “Modo Imagen de Resincronización, que permita evaluar en colores el grado de disincronía miocárdico” solicitamos muy amablemente a la convocante que considere este punto opcional, ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Modo Imagen de Resincronización, que permita evaluar en colores el grado de disincronía miocárdico (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Tiempo inspiratorio y Tiempo Espiratorio”, solicitamos amablemente modificar este punto a “Tiempo inspiratorio” de manera a permitir un mayor número de oferentes.

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Transductor Transesofágico con un ancho  de banda de 3 a 7 MHz o mejor rango. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Transesofágico con un ancho  de banda de 3,5 a 7 MHz o mejor rango. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo" El valor solicitado tiene una diferencia mínima, por lo que no afecta al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de obtener una mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: item 9

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: En el ítem 9 en donde “Cine loop de 100.000 cuadros o superior” sugerimos a la convocante muy amablemente que considere este punto opcional ya que la mayoría de los equipos de ultrasonido portátil cuentan con una memoria cine loop de 755 cuadros en adelante, dando así apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y no que solo un fabricante cumpla con esta especificación. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Cine loop de 100.000 cuadros o superior (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: El plazo de entrega solicitado este ítem es de tan solo 45 días, solicitamos amablemente ampliar el tiempo previsto a 90 días. Esto debido a que, para ofertas de equipos de procedencia europea, debido a la condición actual debido a la pandemia y la guerra sería imposible cumplir con este tiempo. Únicamente en importar los equipos se demora alrededor de unos 50 días, si a esto le sumamos el tiempo de fabricación resulta imposible hacer entrega en menos de 45 días.

title: Consulta Item 3

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC. Este es el rango solicitado para medición de parámetros en UTI, se aceptarán los equipos que cumplan con este requerimiento independientemente del costo, todos los monitores deberán ser usados en UTI.

description:
Consulta 2, ITEM 3: En un punto de las Especificaciones Técnicas del Monitor Multiparamétrico, solicitan “Presión Invasiva, rango de medición de -50 a 300mmHg”.
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes y sin perjuicio de las prestaciones del equipo, modifiquen el rango de medición de Presión Invasiva “de -40 o menos a 300 o más mmHg”.
Además, que valores de Presión Invasiva menores a -40 mmHg no están dentro del rango viable de parámetros de paciente.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Se aclara que se solicita que el humidificador debe calentar el tubo o rama inspiratoria, para hacerlo, el dispositivo deberá, indefectiblemente, monitorizar ambos puntos (ramas y placas)

description: CONSULTA Debido a que existen varios modelos de humidificadores y para evitar confusiones. Favor aclarar si el humidificador debe monitorizar la temperatura de las vías aéreas y la temperatura de la placa calefactora o calentador.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO. ACCESORIOS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Circuitos de paciente adulto pediátrico reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) más tres cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 3 (tres) por equipo.
SOLICITAMOS a la convocante permita ofertar circuitos de pacientes descartables, ya que por cuestiones de bioseguridad y de modo a evitar contaminaciones cruzadas, lo recomendado es utilizar elementos descartables de un solo uso. Actualmente, la tendencia mundial es utilizar descartables ya que esta demostrado que son mas seguros, esto se pudo observar en la pandemia del COVID 19. Solicitamos que se puede ofertar al menos 50 circuitos descartables por equipo o tres unidades en caso de ofertar circuitos reusables.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Lo solicitado se ajusta a la necesidad de las Unidades de Terapia donde serán destinados estos equipos. El oferente puede presentar el tipo que crea conveniente siempre que se ajuste a lo solicitado en el PBC

description: CONSULTA 2.12 Debido a que existen varios modelos de humidificadores y para evitar confusiones ya que todos ellos son servo controlados. Favor aclarar si el humidificador debe tener dos modos de funcionamiento: con circuitos pacientes con alambre caliente y con circuitos pacientes sin alambre caliente. Favor aclarar para evitar confusiones.

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Se refiere al colchón solicitado, nótese que en esta especificación se indica donde dice: Colchón pasivo

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice  Debe ser translúcido a los Rayos X y permitir la compresión del tórax para procedimientos de RCP  Favor especificar si están solicitando de las paredes laterales o seria de la plataforma de la cama

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice “Se deberá incluir Digitalizador de imágenes con impresora de placas radiográficas y estación de trabajo” se solicita amablemente a la convocante eliminar este punto, debido a que en los equipos digitales ya se captura en forma digital la señal y todo el proceso de visualización es realizado en la consola de post-proceso, por lo que no se necesita de un digitalizador de imagen con impresora de placas radiográficas y estación de trabajo.

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores.

description: Para el ítem 6, solicitamos a la convocante agregar: "Posibilidad de conexión a una red DICOM 3 con las siguientes licencias habilitadas: DICOM Store, DICOM Storage Commitment, DICOM MPPS,  DICOM Worklist, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve" a fin de facilitar la conectividad de dispositivos y sistemas médicos para el intercambio de imágenes médicas

title: ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: CONSULTA 3.1 Se consulta si el monitor debe tener además de la pantalla touchscreen, una perilla de comando principal en el panel de control. La perilla sirve como respaldo antes fallas del touchscreen. De forma que si falla el touchscreen el monitor pueda ser utilizado.

title: ITEM 7 - Proveer aislación protectora de las paredes de la Sala de Rayos X y un correspondiente vidrio plomado.

answer: El proveedor será responsable de la instalación eléctrica, adecuación de sala y protección radiológica

description: En este punto solicitamos  a la convocante aclarar si solo sería la provisión de los materiales para la protección o seria la adecuación de sala?. ya que para la provisión es indispensable contar con las dimensiones de la sala para el calculo de blindaje.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA 2.8: De forma a no dirigir las especificaciones se solicita no exigir valores redundantes, que indican lo mismo, y que se encuentran en los ventiladores de DRAGER. En estos ventiladores se determina la diferencia entre la dosis de flujo inspiratorio y el flujo medido durante la espiración. Esta diferencia establece el tamaño de las fugas y muestra el volumen minuto de fugas (VMFUGA) y el % de fugas relativo (VMFUGA a MV). Es decir, el Volumen minuto de fugas y las fugas en porcentaje miden lo mismo, las fugas, sólo que con diferentes unidades.
Por lo tanto y para no dirigir las especificaciones a los ventiladores de DRAGER, se solicita que donde
Dice: Volumen minuto de fugas de 0 l/min a 28 l/min o mayor; Fugas en porcentaje de 0 a 100 %
Diga: Volumen minuto de fugas de 0 l/min a 28 l/min o mayor o Fugas en porcentaje de 0 a 100 %

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO. MODOS DE VENTILACION

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE DICE: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60 LPM o mayor.
SOLICITAMOS a la convocante elimine este parámetro, ya que escapa del objetivo de este ITEM, ya que en el ITEM 1 se solicita ventilador pulmonar ADULTO – PEDIATRICO y no NEONATAL. Ademas, la compensación de fuga determina por seguridad cada fabricante y por lo general no es mayor que 40LPM, ya que una compensación mayor podría generar una sobrecompensación de fuga, lo que pudiese repercutir de manera negativa en el paciente. Por lo general, los fabricantes definen los valores de fugas según criterio de seguridad que crea conveniente, ya que estos valores son medidos y chequeados al momento de iniciar o encender los ventiladores pulmonares. Los valores muy elevado de compensación pueden generar problemas para determinar si el paciente se encuentra desconectado o no, sin mencionar que existen equipos que toleran fugas intencionadas y no intencionadas, asi como también existen ventiladores que cuentan con válvulas de antiafixias y/o antisofocación, que por lo general se encuentran calibrados según valores definidos por el fabricante. La modificación o eliminación de este parámetro no afectará técnica, ni medicamente la calidad y eficacia de los tratamientos proveídos por los ventiladores.

title: ÍTEM 7 EETT

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Se solicita a la convocante garantizar la acometida desde el tablero principal del hospital al tablero seccional correspondiente al lugar de instalación los equipos  de Rayo X Fijo.

title: ITEM 9. ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC

description: Donde dice: El equipo debe tener Capacidad de exportar cineloops a estación de trabajo externa para análisis cuantitativo de Strain/StrainRate basado en 2 métodos. Para dar mayor particiáción a los oferentes solicitamos que este punto sea opcional

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO. CONTROLES

answer: Este parámetro se refiere al disparo manual o respiración manual

description:
DONDE DICE: Respiración Manual regulada con ajuste a los parámetros de presión fijados en el ventilador.
SOLICITAMOS a la convocante aclare que este parámetro se refiere al disparo manual o respiración manual, de modo a evitar subjetividades al momento de la evaluación.

title: ITEM 7-    Rejilla anti dispersora móvil.

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convotante aceptar rejilla antidifusora estática, o que sea opcional rejilla antidifusora dinámica.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Con respecto a las especificaciones técnicas; solicitamos a la convocante que revea las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas corresponden a un Ventilador MULTIMODAL (para pacientes adultos, pediátricos y NEONATALES) no a un ventilador Pediátrico/Adulto como su nombre como la descripción del ítem los define. La diferencia en especificaciones entre ambos tipos de Ventiladores Pulmonares son muchísimas, por lo que no puede comparase o presentar uno por otro. Por ello instamos a la convocante a cambiar todas las especificaciones de este ítem de manera a ajustarse realmente a un Ventilador Pediátrico/adulto de manera a poder ofertar equipos que se ajusten a las necesidades reales de los distintos hospitales del país.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el item 2 en donde dice “Pantalla gráfica LCD táctil a colores de 15" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas” solicitamos a la convocante que permita cotizar equipos con pantalla grafica LCD de 13” ya que la mayoría de los fabricantes poseen pantallas de esta dimensión en adelante, dando así apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y no que solo un fabricante cumpla con esta especificación. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Pantalla gráfica LCD táctil a colores de 13" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas”

title: ANUNCIO ESPECIFICO DE LAS ADQUISICIONES

answer: Es para todo adjudicado

description: PUNTO 8: Consultamos si aplica para todos los oferentes el formulario de divulgación de información sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, o solo para oferentes clasificados como “APCA”.

title: Consulta Item 3

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Consulta 3, ITEM 3: En un punto de las Especificaciones Técnicas del Monitor Multiparamétrico, dentro del parámetro de Presión Invasiva, solicitan “EEG de 6 canales como mínimo”. Entendemos que se trata de un error en la redacción, por lo que solicitamos sea eliminada esta frase.

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Para el ítem 9 solicitamos a la convocante agregar: "Garantía escrita válida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y
accesorios. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales"

title: Item 3 Monitor multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Sugerimos respetuosamente se solicite monitor de goteo para infusión incluido en el monitor,  el Monitor de goteo, es un accesorio mediante el cual el monitor está en capacidad de mostrar la tasa de goteo y el volumen de solución suministrada al paciente utilizando un equipo de venoclisis, Es muy útil para poder  medir el volumen y tasa en pacientes sometidos a algún tipo de tratamiento en específico que requiere precisión, adicionalmente brinda al especialista una herramienta que facilita su trabajo

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Se aclara que se solicita que el humidificador debe calentar el tubo o rama inspiratoria, para hacerlo, el dispositivo deberá, indefectiblemente, monitorizar ambos puntos (ramas y placas)

description: CONSULTA Debido a que existen varios modelos de humidificadores y para evitar confusiones ya que todos ellos son servo controlados. Favor aclarar si el humidificador debe tener botón de ajuste de la temperatura de las vías aéreas.

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice: Estructura tubular de metal o acero inoxidable con acabado al cromo o satinada con pintura epóxica o electrostática antimicrobiana con prueba de ASTM.
Barandas laterales de una sola pieza con sistema de seguridad de traba.
Cabecera y piecera desmontables, con revestimientos de ABS, esterilizable a 100°C como mínimo, y resistente a la tracción hasta 30Mpa. Solicitamos a la convocante solicitar tendidos fabricados en tubería estructural PTS de 2 mm de espesor para los soportes de y puntos de giros (Bisagras) Barandas laterales de una sola pieza con sistema de seguridad de traba, perfil superior en aluminio y barrotes en polímero inyectado. Que cubra el 70% del paciente o mayor.
Lecho cubierto con tendido en lamina de espesor 0.9 mm como mínimo y con orificios para ventilación del colchon. Cabecera y piecera desmontables, con revestimientos de ABS, esterilizable a 100°C como mínimo, y resistente a la tracción hasta 30Mpa.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En Respiración espontánea con presión de soporte proporcional al flujo y al volumen (SPN-PPS)  esto es PAV, PPS en Dräger, estas especificaciones no son genéricos, esto se debería de eliminar de las especificaciones técnicas solicitadas

title: Consulta Item 4

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
Consulta 4, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “Angulación de la parte inferior de las piernas (pantorrilla), hasta 35⁰ o mayor”
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes y sin perjuicio de las prestaciones del equipo, modifiquen este parámetro a: “Angulación de la parte inferior de las piernas (pantorrilla), hasta 28⁰ o mayor”

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Lo solicitado se ajusta a la necesidad de las Unidades de Terapia donde serán destinados estos equipos. El oferente puede presentar el tipo que crea conveniente siempre que se ajuste a lo solicitado en el PBC

description: CONSULTA 2.14 Debido a que existen varios modelos de humidificadores y para evitar confusiones ya que todos ellos son servo controlados. Favor aclarar si el humidificador debe tener botón de ajuste de la temperatura de las vías aéreas. Favor aclarar para evitar confusiones.

title: Item 1.

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
En un punto solicitan: Ventiladores para Pacientes Adulto, Pediátrico y más abajo dice:
Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adulto, pediátrico y neonatales que tienen comprometida la función respiratoria.
Favor Aclarar Si el ventilador es para pacientes Adulto, Pediátrico, o debe ser para pacientes adulto pediatrico y neonatal

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 2 Ventilador Pulmonar Pediatrico/Neonatal donde dice: Tres circuitos de paciente pediátricos/neonatal reutilizables (Incluye adaptadores, conectores y trampas de agua. Debe ser compatible con el humidificador). Solicitamos a la convocante cotizar circuito a descartables con cámaras de humidificación incluida pre armado con rama inspiratoria calentada. Cantidad: 5 (tres) por equipo

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice "Memoria cine loop: 17000 cuadros o mas" solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto a "Memoria cine loop: 1200 cuadros o más"  el parámetro solicitado es estándar en la mayoría de los ecógrafos con compraba calidad en el mercado local e internacional para la revisión de las imágenes obtenidas en un periodo de tiempo determinado antes de congelar la imagen, lo cual permite avanzar y retroceder a lo largo de la secuencia de video sin complicaciones. Además, cabe mencionar que el parámetro solicitado no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Transductor intracavitario con un ancho de banda de 4 o menor y 9 o mayor Mhz con 150° de ángulo de exploración" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Transductor intracavitario con un ancho de banda de 4 o menor y 9 o mayor Mhz con 130° de ángulo de exploración". El parámetro de ángulo de exploración solicitado es estándar en la mayoría de los ecógrafos con compraba calidad en el mercado local e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Uno (1) cables troncales y cinco (5) cables de paciente para ECG de tres puntas.”, solicitamos amablemente modificar este punto a “Uno (1) cables troncales y tres (3) cables de paciente para ECG de tres puntas.”, las cantidades solicitadas son excesivas y no hace mas que encarecer el precio final del equipo a ofertar.

title: Consulta Item 4

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Consulta 6, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “Posición Vascular o Silla Cardiaca. Accionamiento de un solo botón. Para pacientes con problemas cardiacos o dificultades pulmonares. Eleva simultáneamente el respaldo y los muslos. Baja los pies en posición de silla”.
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes que este punto sea OPCIONAL

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Con batería interna de respaldo que alimente el equipo y la pantalla, por 1 (una) hora o mayor.
SOLICITAMOS a la convocante que aclare que la batería interna solo alimente el ventilador pulmonar y la pantalla sin los accesorios. Teniendo en cuenta que el compresor y el humidificador son accesorios independientes al ventilador pulmonar.

title: item 9

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC

description: En el ítem 9 en donde “Posibilidad de realizar reconstrucción tridimensional del Strain Rate integrado a la consola del equipo” solicitamos muy amablemente a la convocante que considere este punto opcional, ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Posibilidad de realizar reconstrucción tridimensional del Strain Rate integrado a la consola del equipo (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Se aclara que se solicita que el humidificador debe calentar el tubo o rama inspiratoria, para hacerlo el dispositivo deberá, indefectiblemente, monitorizar ambos puntos (rama y placas)

description: CONSULTA Debido a que existen varios modelos de humidificadores y para evitar confusiones ya que todos ellos son servo controlados. Favor aclarar si el humidificador debe tener dos modos de funcionamiento: con circuitos pacientes con alambre caliente y con circuitos pacientes sin alambre caliente.

title: Equipo de rayos x

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Referente a este ítem, no se han especificado los tamaños del punto focal ni de la capacidad calórica del ánodo del tubo, considerando que estos parámetros definen la calidad de rayos x y la carga de trabajo capaz de soportar el tubo, solicitamos a la convocante soliciten tubos con dos puntos focales, foco fino de 0,6mm o menor y foco grueso de 1,2 mm o menor y una capacidad calórica de 400 KHU o mayor.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO. ACCESORIOS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE DICE: Circuitos de paciente neonatal descartables con cámaras de humidificación incluida pre armado con rama inspiratoria calentada. Cantidad: 3 (tres) por equipo
SOLICITAMOS a la convocante elimine este punto ya que escapa del objetivo de este ITEM, ya que en el ITEM 1 se solicita ventilador pulmonar ADULTO-PEDIATRICO.

title: Ítem 3 Monitor multiparamétrico

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
Donde dice: capacidad de almacenamiento de 100 o más eventos
¿Se podría cotizar capacidad de almacenamiento de 60 o más eventos?

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice "Posibilidad  de  realizar  reconstrucción  tridimensional  del  Strain  Rate integrado a la consola del equipo" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de pedales localizados en cada esquina de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado. (OPCIONAL) En este punto solicitamos a la convocante que la palabra opcional sea obligatorio tratándose de una cama para terapia intensiva debe venir con todas las comodidades de movilidad y frenado para los usuarios de la camas

title: CRONOGRAMA DE ENTREGAS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice: Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 45 días contados a partir de la firma del contrato, solicitamos extender la misma hasta al menos 90 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra teniendo en cuenta las cantidades solicitadas

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: En las Especificaciones técnicas en ninguno de los puntos vemos que solicitan un rango de control de volumen corriente, este es un punto INDISPENSABLE dentro de los controles para una correcta ventilación mecánica, sin este parámetro NO SE PUEDE DEFINIR UNA VENTILACIÓN, por lo que recomendamos a la Convocante incluir este puto de la siguiente manera “Volumen Corriente (ml). Límite inferior 50 o menor. Límite superior 2000 o mayor”. De manera a ajustarse a los ventiladores para pacientes Adultos y Pediátricos.

title: ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: CONSULTA 3.5 Se consulta si el equipo debe poder bloquear o desactivar la pantalla táctil, útil cuando para evitar errores involuntarios durante el traslado de pacientes.

title: Criterios de calificación - Capacidad financiera:

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde Dice: (b) Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados. para el item 1 – 5.780.000.000 item 2 – 10.700.000.000 item 3 - 8.500.000.000 item 4 – 5.760.000.000 item 5 – 2.340.000.000 item 6 – 2.150.000.000 item 7- 1.120.000.000 item 8 – 270.000.000 item 9 – 1.000.000.000 item 10 – 380.000.000. Solicitamos establecer un porcentaje de 40% del monto total cotizado, para demostrar el cumplimiento de la experiencia específica.

title: ITEM 8 - ECOGRAFO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Donde dice: Zoom digital: al menos 15 niveles.
Consulta: Para dar participación a mayor cantidad de oferentes, solicitamos pidan Zoom digital: al menos 10 niveles.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. CARACTERÍSTICAS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE DICE: Tiempo inspiratorio máximo para inspiraciones asistidas: 0,3 o menor a 4 segundos o mayor.
SOLICITAMOS a la convocante modifique el limite superior del tiempo inspiratorio a al menos 3 segundos o mayor, ya que esta modificación no afecta la calidad y eficacia de los tratamientos realizados por los ventiladores pulmonares. Es importante mencionar, que clínicamente no se utiliza tiempos inspiratorios superiores a los 3 segundos, es más, llegar a este limite ya es excesivo y podría repercutir negativamente en la salud del paciente.

title: Consulta Item 4

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Consulta 2, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “Angulación de respaldo, hasta 75⁰ o mayor”.
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes y sin perjuicio de las prestaciones del equipo, modifiquen este parámetro a: “Angulación de respaldo, hasta 65⁰ o mayor”.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC.

description: Ítem 4. Camas Eléctricas. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Colchón Pasivo. De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1”. Se sugiere “Colchón Pasivo. De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1, Norma ISO 13485, ISO 60601 o similar” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice Indicador digital de ángulos, a ambos lados de la cama, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar indicadores de ángulo analógico, considerando que esta es de mayor fiabilidad y no requiere de calibración y ajustes constante como los digital “Indicador de ángulos analógico o digital en ambos lado de la cama”. De esta manera lugar a participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

title: PBC

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En la sección del PBC IAL 11.1 (J) donde se solicitan documentos y habilitaciones para los oferentes locales y también para oferentes no domiciliadas en Paraguay, Solicitamos a la convocante que iguale los requisitos solicitando a los no domiciliados en Paraguay documentos de su país como ser habilitaciones de exportaciones o importaciones, registro Sanitario del plano local del país del comprador, Certificados de Buenas Practicas emitidas por sus entes reguladoras o sus equivalentes a todo lo solicitado para el  oferente domiciliado en Paraguay.

title: ITEM 1. ACCESORIOS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
SE SOLICITA: Circuitos de paciente adulto pediátrico reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) más tres cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 3 (tres) por equipo.,
FAVOR ACLARAR si se debe entregar 3 cámaras de humidificación reusable y autoclavables por cada Circuito de paciente o se debe entregar 3 cámaras de humidificación reusable y autoclavables por equipo.
SUGERIMOS DIGA: Circuitos de paciente adulto pediátrico reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) Cantidad: 3 (tres) por equipo.
Cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 3 (tres) por equipo.,

title: item 6

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 6 donde dice “Rango mAs: 1 a 250 mAs o mejor” solicitamos muy amablemente a la convocante que permita la modificación de este ítem ya que menciona el rango exacto de una marca en específico. Al dar apertura a este item se estará permitiendo la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Rango mAs: 0,1 a 220 mAs o mejor

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice Estructura fabricada en metal o acero inoxidable, con barandas laterales rebatibles con seguros. Acabado en pintura epóxica o electrostática en polvo, antimicrobiana o mejor. Solicitamos  que las barandas cuentes con pistón neumatico para un descenso suave de las barandas, esto ayudara a que no se golpee las barandas al bajar

title: ITEM 3 - EEG de canales

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convocante sea opcional la medición de EEG (Electroencefalografía). Esto a modo de tener mayor oferente ya que solo unas marcas poseen esta medición para el tipo de monitor.

title: ITEM 3 - MONITORES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice: Función o perfil de cálculos hemodinámicos. OPCIONAL
Consulta: Sugerimos eliminar la posibilidad de que sea OPCIONAL, debido a que el cálculo hemodinámico muy importante para la toma de decisiones de los medicos de las UTIs

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Lo solicitado se ajusta a la necesidad de las Unidades de Terapia donde serán destinados estos equipos. El oferente puede presentar el tipo que crea conveniente siempre que se ajuste a lo solicitado en el PBC

description: CONSULTA 2.13 Debido a que existen varios modelos de humidificadores y para evitar confusiones. Favor aclarar si el humidificador debe monitorizar la temperatura de las vías aéreas y la temperatura de la placa calefactora o calentador. Favor aclarar para evitar confusiones.

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice “Foco fino de 0.7 mm o menor y foco grueso de aproximadamente 1.3 mm o menor, o 0,7 mm de foco único” se solicita amablemente a la convocante modificar a “Foco fino de 0.7 mm o menor y foco grueso de aproximadamente 1.3 mm o menor, o 0,7 mm o mayor de foco único”.

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Zoom digital: al menos 15 niveles" solicitamos amablemente a la convocante modificar a  "Zoom digital: al menos 10 niveles" el parámetro solicitado es estándar en la mayoría de los ecógrafos con compraba calidad en el mercado local e internacional para la ampliación de la zona concreta de la imagen en estudio. Además, cabe mencionar que el parámetro solicitado no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: Plazos de Entrega

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Dentro de la lista de bienes y cronograma de entregas solicitan que la fecha limite de entrega sea de 45 días contados a partir de la firma del contrato Sin embargo este requisito no podrá ser cumplido debido a la cantidad solicitada y teniendo en cuenta que los fletes que se utilizan para este tipo de llamados es flete marítimo teniendo 80 a 90 días de transporte como minimo, porque el flete aéreo tendría un sobre costo innecesario a la convocante, o bien se supondrá si no se cambia el plazo que están direccionadas a empresas que tengan los equipos en stock por lo que solicitamos que el plazo de entrega se extienda 120 días como mínimo.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC.

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Flexibilidad Distensibilidad o Complacencia estática y Flexibilidad Distensibilidad o Complacencia dinámica.”, solicitamos amablemente eliminar este punto, ya que en el punto siguiente se solicita “Cálculo de Flexibilidad, Distensibilidad o Compliance” lo cual es el mismo parámetro. Pedir tanto Complacencia Estática y Dinámica no hace mas que limitar la cantidad de oferentes, la modificación sugerida permitirá a mas marcas poder presentar ofertas.

title: Criterios de calificación. (i) Capacidad financiera

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde Dice: (b) Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados. para el item 1 – 5.780.000.000 item 2 – 10.700.000.000 item 3 - 8.500.000.000 item 4 – 5.760.000.000 item 5 – 2.340.000.000 item 6 – 2.150.000.000 item 7- 1.120.000.000 item 8 – 270.000.000 item 9 – 1.000.000.000 item 10 – 380.000.000. Solicitamos a la convocante adecuar los valores según el precio referencial de cada ítem, considerando que los montos solicitados exceden en demacía a dichos precios. Resulta inentendible que se fijen valores muy abultados para demostrar la experiencia específica que limitan la participación de oferentes y atentan contra la libre competencia. Solicitamos establecer un porcentaje de entre 30% a 50% del monto total cotizado, para demostrar el cumplimiento de la experiencia específica.

title: ITEM 4 CAMAS ELECTRICAS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
CONSULTA Creemos que existe un contrasentido. En las especificaciones se solicitan: Panel de control lateral localizado en la parte externa de la baranda lateral o del tipo removible, para la enfermera, (baranda izquierda o derecha). Debe controlar todos los movimientos de la cama y
Panel de control lateral localizado en la parte interna de la baranda lateral o del tipo removible, para el paciente, (baranda izquierda o derecha). Estos requerimientos solamente se pueden atender cuando la cama posee barandas laterales del tipo divididas, (02) dos a cada lado de la cama.
Por lo tanto, se solicita que donde dice: Brandas laterales rebatibles del tipo divididas, (02) dos a cada lado de la cama o con baranda de una sola pieza.
Diga: Barandas laterales rebatibles del tipo divididas, (02) dos a cada lado de la cama. Para poder atender los ítems solicitados en las especificaciones.
Favor verificar.

title: ITEM 1. ACCESORIOS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: SOLICITAN: Circuitos de paciente neonatal descartables con cámaras de humidificación incluida pre armado con rama inspiratoria calentada. Cantidad: 3 (tres) por equipo , SOLICITAMOS eliminar este punto considerando que este item es solo para pacientes adulto-pediatrico

title: item 9

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 9 en donde dice “Herramienta de Cálculo Automático de la fracción de eyección, Tissue Tracking para visualizar la acumulación recorrido sistólico en toda la imagen partiendo de un tisular color” sugerimos a la convocante muy amablemente que considere este punto opcional ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Herramienta de Cálculo Automático de la fracción de eyección, Tissue Tracking para visualizar la acumulación recorrido sistólico en toda la imagen partiendo de un tisular color (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Ítem 6 donde dice "Plazo de Entrega: 45 días contados a partir de la firma del contrato" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Plazo de Entrega: 90 días hábiles contados desde la emisión de la orden de compra por parte del proveedor" lo solicitado se debe a que la fabricación de los equipos médicos, se realizan tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-

title: CRONOGRAMA DE ENTREGA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Se podria Ampliar el Plazo de entrega de los Equipos de los Items 3 y 7 , a un plazo de 90 dias contados a partir de la firma del Contrato, siendo que tenemos que tener en cuenta que exite un plazo para la produccion de los equipos y tambien el tranlado y entrega de los mismos.

title: Reajuste

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
Se solicita a la Convocante aclarar si se aplicaría reajuste de precios, ya que en el punto IAL 18.3 (a) dice cuanto sigue:
El Precio de la Oferta se ajustará usando el/los siguiente/s factor/es:

La parte del Precio del Contrato expresada en moneda local se ajustará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay
La parte del Precio del Contrato expresada en moneda extranjera no será ajustada.

Sin embargo, en el inciso CGC 15.1, menciona que los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no sólo el salario mínimo. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:
P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao))
Donde;
P= Precio Reajustado a la Oferta
Po= Precio Original de la Oferta
Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.
Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.
Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.
Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

title: ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE SOLICITAN: Nebulizador integrado y sincronizado con la inspiración.
Considerando que esta especificación es más utilizada para neonatología y que el ítem corresponde a ventiladores para pediátrico/adulto, recomendamos establecer esta especificación como OPCIONAL, de manera a dar mayor participación y no afectar al costo del equipo.

title: Experiencia especifica:

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC.

description: Con relacion a este punto, El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados- FAVOR ACLARAR SI LOS CONTRATOS A DEMOSTRAR PODRIAN SER A UN BIEN SIMILAR COMO ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO, O SOLO REFERENTE A ADQUISICIONES DE EQUIPOS BIOMEDICOS????

title: PLAN DE ENTREGA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Plazo de entrega
Solicitamos que el plazo de entrega se modifique a 90 días, teniendo en cuenta los tiempos fabricación y tránsito para productos importados

title: item 9

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el item 9 en donde dice: “plataforma modular digital con al menos 90.000 canales de procesamiento digital” sugerimos a la convocante la modificación de este ítems ya que los equipos que se están solicitando son portátil digital y no modular digital, de esta forma quedará esclarecido si es que existe alguna confusión en el modelo del item solicitado. Sugerimos muy amablemente que el item quede de la siguiente manera “Plataforma portátil digital con al menos 90.000 canales de procesamiento digital (opcional)” dando así apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y no que solo un fabricante cumpla con esta especificación

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. CARACTERÍSTICAS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Tiempo de aumento de la presión o Rampa. Límite inferior 0 segundos. Límite superior 2 segundos o mayor
SOLICITAMOS a la convocante que permita ofertar equipos con RISE TIME de 6 niveles, ya que algunos fabricantes permiten realizar ajustes en niveles y no en tiempo.

title: item 6

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 6 en donde dice “Un Chasis para impresión seca 18 x 24 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” sugerimos a la convocante que este item sea verificado y/o modificado ya que las medidas estándar para este tipo de chasis es 20x25. Por lo cual se limita la participación de potenciales oferentes pudiendo solo un fabricante cumplir con esta característica. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Un Chasis para impresión seca 20 x 25 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice Cama Eléctrica para UTI, solicitamos agregar bascula a la cama esto ayudara a poder tener menos movilidad los pacientes en el momento de pesar al paciente

title: PLAN DE ENTREGA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 90 días desde la firma del contrato, ya que los equipos son importados.

title: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. - CAPACIDAD FINANCIERA

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC respecto a los valores de cada ítem. En lo referente a los años fiscales a considerar, Favor remitirse a la Adenda N° 15

title: Item 7 Rayos X fijo con Digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Entre las condiciones exigidas al proveedor para el ítem 7 solicitan la realización del blindaje de la sala. Para la realización de un cálculo real necesitamos conocer las dimensiones de la sala y da carga de trabajo proyectada, pues caso contrario deberías estimar y hacer aproximaciones de cálculo lo cual puede generar sobrecostos. Por esta razón solicitamos amablemente a la convocante indicar las características de la sala o en su defecto indicar el lugar de la instalación a los efectos de realizar una visita de evaluación de la sala.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Cama hospitalaria de un movimiento con colchón forrado”. Sugerimos “Cama hospitalaria de uno o más movimientos con colchón forrado” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Item 5 Cama Manual para paciente
Donde dice “Lecho de un solo movimiento de 0 a 75° como mínimo” solicitamos amablemente a la convocante acetar equipos con angulación de 0 a 70° como mínimo considerando que el valor sugerido del parámetro es suficiente para las posiciones que requieren de esta función, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

title: Ítem 3: Monitor Multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Función o perfil de cálculos de drogas. OPCIONAL”, solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto y NO DEJARLO COMO UNA CONDICIÓN OPCIONAL. Esta es una función INDISPENSABLE en todos los monitores y MÁS AÚN PARA LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS. Los equipos que NO CUENTAN con esta función NO pueden ser utilizados en terapias intensivas dado que esta función significa una herramienta indispensable para el personal de blanco al momento de suministrar medicamentos al paciente, donde el monitor brinda información sobre la dosis necesaria de los fármacos según parámetros del paciente como peso, altura, etc.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
ITEM 4 “cama eléctrica para paciente”
Donde dice “Desinfección con sustancias comunes en los hospitales, a base de cloro y alcohol al 70%”. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento otros tipos de desinfectantes como detergentes neutros o enzimáticos, de esta manera ampliar dicho requerimiento y evitar que los desinfectantes mencionados se utilicen comúnmente considerando que estas son corrosivas a las pinturas y plásticos sanitarios que se utilizan para la construcción de equipos médicos. Generalmente alcohol y Cloro son utilizados para desinfectar mobiliarios de acero inoxidable, paredes, azulejos, pisos etc.

title: Capacitación

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Ítem: 8 Ecografo General Portátil con Impresora:
Se sugiere a la convocante publicar dentro de las especificaciones técnicas la cantidad de horas necesarias para el entrenamiento de los usuarios que estarán operando y dando uso al sistema de ecografía. Para cumplir con dicho punto se observa en la práctica diaria que una cantidad de 16 horas de capacitación es más que suficiente para una óptima utilización del sistema por parte de los operarios.

title: ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: CONSULTA 3.4 Se consulta si el monitor debe tener modo de espera. En modo de espera el monitor no muestra curvas ni alarmas, ni se registran los datos del paciente. Este modo es muy útil cuando el monitor no se usa y está en espera de pacientes.

title: Item 8. ECOGRAFO GRAL PORTATIL CON IMPRESORA

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores

description:
Solicitan: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de 320 GB o mas y al menos 1000 canales de procesamiento digital.
Recomendamos diga: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de 500 GB o mas y al menos 1.000.000 de canales de procesamiento digital

title: ITEM 9. ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores

description: Donde dice Monitor de alta resolución LCD con tecnología TFT de 12” como mínimo, recomendamos diga: Monitor de alta resolución LCD con tecnología TFT de 15” como mínimo

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "UPS del tipo TRUEONLINE, onda senoidal con autonomía de al menos 30 minutos" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional debido a que los ecógrafos portátiles ya cuentan con batería incorporada por lo que no requieren de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS MOSTRADOS EN PANTALLA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE DICE: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 30 días y 5000 entradas de registros.
SOLICITAMOS que permitan ofertar equipos con capacidad de 2000 registros o 72 horas, teniendo en cuenta que dicha modificación no afectar el funcionamiento correcto de los ventiladores.

title: ITEM 9 - ECOGRAFO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice: Posibilidad de utilización de transductores transesofágicos.
Consulta: No es normal que se solicite un transductor transesofágico para el uso en un ecógrafo portátil. Ya que se trata de un transductor bastante complejo y se utilizan en ecógrafos modulares. Se solicita que se retire el ítem o lo pongan como opcional

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Lo solicitado se ajusta a la necesidad de las Unidades de Terapia donde serán destinados estos equipos. El oferente puede presentar el tipo que crea conveniente siempre que se ajuste a lo solicitado en el PBC

description: CONSULTA 2.15 Se consulta si el ventilador puede ser actualizado con modalidad de ventilación de alta frecuencia a futuro.

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice COLCHÓN PASIVO De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1 Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, o ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente. O bien ser opcional este punto

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Cabecera y piecera desmontables, con revestimientos de ABS, esterilizable a 100°C como mínimo, y resistente a la tracción hasta 30Mpa”. Sugerimos “Cabecera y piecera desmontables, con revestimientos de polietileno, resistente a la tracción hasta 30Mpa” ya que el ABS no soporta temperaturas mayores a +85°C.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO. CONTROLES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Tiempo inspiratorio (seg). Límite inferior 0,3 o menor y límite superior: 5 o mayor
SOLICITAMOS a la convocante modifique el limite superior del tiempo inspiratorio a al menos 3 segundos o mayor, ya que esta modificación no afecta la calidad y eficacia de los tratamientos realizados por los ventiladores pulmonares. Es importante mencionar, que clínicamente no se utiliza tiempos inspiratorios superiores a los 3 segundos, es más, llegar a este limite ya es excesivo y podría repercutir negativamente en la salud del paciente.

title: Item 1 Ventilador Pulmonar

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: Para el Item 1 Ventilador Pulmonar Adulto- Pediatrico donde dice: Máscaras de Ventilación no Invasiva con arnés de seguridad en tamaños Adulto, Pediátrico: 3 (tres) por equipo. Solicitamos a la convocante poder especificar si necesitan mascara total cara, oronasal o nasal

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC en lo que corresponda y sugerimos remitirse a la Adenda N° 15 en lo que corresponda

description:
Primeramente, la convocante está solicitando un equipo de Rayos X Fijo con Digitalizador de Imagen, por lo que se solicita primeramente reconsiderar dicho punto y en cambio optar por un Equipo de Rayos X Fijo DIGITAL. Dicho punto se debe a que actualmente el equipamiento de Rayos X Analógico es considerado por muchos países actualmente como una tecnología obsoleta comparada con su contraparte digital. Ello debido primeramente a las ventajas que la tecnología digital provee a los centros asistenciales en cuestión de calidad y resolución de imagen, agilidad en el flujo de trabajo, robustez de equipo, mejoramiento de los tiempos de exposición, disminución y control preciso de la dosis de radiación aplicada a los pacientes, presentando del mismo modo la tecnología digital un mejoramiento notable en el confort presentado al paciente al momento de realizarse los estudios.
Por lo anterior, y realizando un breve análisis de las tecnologías “Equipo Rayos X con Digitalizador” y “Equipo Rayos X Digital”, se pueden notar los siguientes puntos resaltantes:
Equipo de Rayos X con Digitalizador de Imagen:
1.	La imagen debe ser grabada en chasis de digitalización para su posterior conversión y visualización en una Estación de Trabajo (la imagen no es capturada de forma digital desde un inicio, por lo que hay pérdida de información al hacer la digitalización).
2.	La dosis aplicada al paciente debe ser ajustada manualmente, mayor radiación Ionizante que en un sistema digital, así como mayor desgaste del Tubo de RX a lo largo del tiempo.
3.	Puede producir falsos contornos.
4.	Contraste superior que la Radiografía Convencional con revelado pero muy inferior a la Radiografía Digital.
5.	Pocos niveles de grises y menor cantidad de herramientas de post-proceso en comparación a un sistema completamente digital.
6.	Tiempo de toma y digitalización de la imagen mucho mayor que los tiempos presentados por un sistema completamente digital.
Equipo de Rayos X DIGITAL:
1.	La imagen es directamente capturada en un detector digital plano y transferida a una computadora para su visualización.
2.	La dosis aplicada al paciente es controlada de forma automática.
3.	Mayor resolución de imagen y menores tiempos de exposición.
4.	Escala de grises extensa permitiendo mayor diferenciación de tejidos - Mayor rango dinámico.
5.	Menor desgaste de tubo debido a tiempos más cortos de exposición.
6.	Ofrece Servicio Remoto lo cual permite: detectar fallas con anticipación, tiempos más cortos de reparación, reemplazo planeado de partes de repuesto, prevención de tiempos inactivos imprevistos, entre otros.
7.	Ofrece programa de órganos que permiten seleccionar los parámetros de exposición y realizar todo tipo de tomas radiográficas sin correr el riesgo de sobre-técnica radiográfica.

En cuestión de tiempos, la Radiografía Digital es casi dos veces más rápida que la Radiografía Analógica con Digitalizador, representando en un aproximado de 9 estudios más por día que utilizando la tecnología Analógica con Digitalizador.
Desde un punto de vista de costos y realizando una proyección a 5 años es posible observar de igual manera que en cuestión de egresos, la diferencia estimada presentada entre los dos sistemas es mínima (resultando en un aproximado de 10.000 dólares) para un servicio de imágenes altamente requerido, con un promedio de más de 40 pacientes por día y atendiendo los 30 días del mes, resultando en la utilización de un Equipo de Rayos X DIGITAL es una gran ventaja a la larga.
Por tanto, y por lo anteriormente mencionado, se solicita amablemente a la convocante sean modificados los siguientes puntos:
	Donde dice “1 (un) Digitalizador de imágenes con impresora y estación de trabajo por equipo; construcción acorde a normas internacionales CE, ISO o similares al menos una de ellas” se solicita amablemente a la convocante eliminar este punto, debido a que en los equipos digitales ya se captura en forma digital la señal y todo el proceso de visualización es realizado en la consola de post-proceso, por lo que no se necesita de un digitalizador de imágenes con impresora y estación de trabajo.
	Donde dice “El movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 2 mts aproximadamente” se solicita amablemente a la convocante modificar este punto a “El movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 1,7 mts o mayor y movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 1,4 mts aproximadamente”
	Donde dice “Debe tener un indicador de distancia foco superficie de la mesa foco-película” se solicita a la convocante modificar el punto a “Debe tener un indicador de distancia foco a Detector”. El pedido obedece a que en caso de considerarse un equipo digital la imagen es capturada por un detector digital plano, por lo que las distancias a ser medidas serían desde el foco a dicho detector.
	Donde dice “Estructura metálica inoxidable o satinada con pintura antiestática secada al horno con pulido sanitario de fácil limpieza y desinfección” se solicita a la convocante modificar el punto a “Estructura acorde a las condiciones del servicio”. El pedido obedece a que los materiales utilizados en la estructura de los equipos corresponden a características propias de cada fabricante.
	Donde dice “Bandeja porta chasis multiformato de 8 x 10 hasta 17 x 17 pulgadas.” se solicita a la convocante eliminar este punto debido a que, al considerarse un equipo digital, la imagen no debe ser grabada en chasis de digitalización para su posterior conversión y visualización en una Estación de Trabajo.
	Donde dice “Un Chasis para impresión seca 18 x 24 cm se deberán proveer 200 placas para impresión, Dos Chasis para impresión seca 24 x 30 cm se deberán proveer 200 placas para impresión, Tres Chasis para impresión seca 35 x 43 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” se solicita a la convocante modificar dichos puntos a “Detector Digital Plano capaz de realizar imágenes con tamaños aproximados de 34cm x 42cm y 42cm x 42cm”. El pedido obedece a que, al considerarse un equipo digital, la imagen no debe ser grabada en chasis de digitalización para su posterior conversión y visualización en una Estación de Trabajo, pues las imágenes son capturadas en un mismo detector, cuyo tamaño puede ser ajustado hasta el tamaño del área activa de detección del mismo.
	Se solicita amablemente a la convocante agregar “las actualizaciones de software del sistema deberán realizarse de forma remota e instaladas con llaves de seguridad proveídas por fábrica de forma remota” Lo solicitado permitirá detectar fallas con anticipación, tiempos más cortos de reparación, reemplazo planeado de partes de repuesto, prevención de tiempos inactivos imprevistos, entre otros.

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice: Colchon De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1 Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional o bien Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon,, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente. O bien ser opcional este punto

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: Donde dice "Cine Loop de 100.000 cuadros o superior" solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto a "Cine loop de 1200 cuadros o más"  el parámetro solicitado es estándar en la mayoría de los ecógrafos con compraba calidad en el mercado local e internacional para la revisión de las imágenes obtenidas en un periodo de tiempo determinado antes de congelar la imagen, lo cual permite avanzar y retroceder a lo largo de la secuencia de video sin complicaciones. Además, cabe mencionar que el parámetro solicitado no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO NEONATAL

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Solicitan Relación I:E. De 1:300 a 600:1 o mejor rango
Favor considerar de 5:1 a 1:599; y 150:1 a 1:60 (APRV)

title: ITEM 1 Y 2 PRECIO REFERENCIAL

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC.

description: Con respecto a los precios referenciales propuestos, tanto para el ítem 1 como para el ítem 2, la Convocante ha propuesto el mismo precio referencial, sin embargo, las prestaciones solicitadas para ambos ítems no coinciden con estos precios. En el ítem 1 solicitan un Ventilador Pulmonar Adulto-Pediátrico, en el cual el precio referencial es acorde a lo solicitado, ahora bien, en el ítem 2 solicitan un Ventilador Pulmonar Pediátrico-Neonatal, el cual es un equipo mucho mas especifico con muchas más prestaciones lo cual puede verse y compararse en las mismas EETT del PBC, por lo que el precio de un Ventilador Pediátrico-Neonatal es mucho más costoso que un ventilador Adulto-Pediátrico. Con todo lo expuesto solicitamos a la Convocante AUMENTAR el precio referencial del ítem 2 en por lo menos un 50% más del precio actual, de manera a que se ajuste a los costos reales de estos equipos y de esta manera permita a oferentes de equipos que se ajustan a las EETT presentar una oferta, ya que con el Precio Referencial actual esto resulta imposible.

title: item 9

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 9 en donde “Transductor transesofagico con un ancho de banda de 3 a 7 MHz o mejor rango. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo” solicitamos muy amablemente a la convocante permitir la modificación de este punto para que se de apertura a la participación de potenciales oferentes y no que solo una marca en particular cumpla con esta especificación, además de esta manera se fomenta la competencia libre y se hace un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Transductor transesofagico con un ancho de banda de 4MHz o menor a 6 MHz o mayor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo”.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC.

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Índice P0.1 (presión de oclusión), valor presentado y tendencia”, solicitamos amablemente modificar este punto a “OPCIONAL” de manera a permitir un mayor número de oferentes.

title: GARANTIA DE LA OFERTA

answer: El tipo de garantía a presentar es declaración de mantenimiento de oferta

description: Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se presenta la Declaración de Mantenimiento de Oferta y Póliza de Garantía, o solo Declaración de Mantenimiento de oferta, ya que en el SICP menciona en tipo de Garantía: Póliza o Garantía Bancaria y en el PBC menciona solamente Declaración de Mantenimiento de oferta

title: ITEM 7- Tubo debe poseer desplazamiento longitudinal

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convotante especificar mejor el movimiento del tubo de rayos X. El movimiento longitudinal para el conjunto tubo_columna, movimiento vertical para el tubo de rayos x_soporte,  angulación del tubo de rayos x +- 90º y +-135º, para el movimiento transversal del tubo de rayos x que sea opcional (este movimiento no es necesario para poder realizar los estudios tanto en bucky mural ni en la mesa paciente.

title: Consulta Item 4

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Consulta 7, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “Posición CPR eléctrico a través de sistema electrónico: tecla de accionamiento directo localizado en las barandillas laterales o del tipo removible, accionamiento a través de un solo botón”
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes que este requerimiento este redactado de la siguiente manera: “Posición CPR a través de sistema electrónico o mecánico: tecla o palanca de accionamiento directo localizado en las barandillas laterales o del tipo removible, accionamiento a través de un solo botón o palanca”

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Lo solicitado se ajusta a la necesidad de las Unidades de Terapia donde serán destinados estos equipos. El oferente puede presentar el tipo que crea conveniente, siempre que se ajuste a lo solicitado en el Pliego

description: CONSULTA 2.2 Se consulta si el nebulizador debe funcionar por tiempo y de forma continua.

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice  Alarma contra la salida del paciente. Con ajuste de la sensibilidad de la detección del movimiento del paciente. Localizada en las barandas laterales. Puede estar Activado/Apagado. (OPCIONAL) Solicitamos a la convocante que se incluya luz de mínima altura

title: Autorizacion del Fabricante

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice: Para Distribuidores de Productos Importados: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, acompañada del documento que acredite la representación invocada.
Solicitamos a la convocante cite lo siguiente,
Para Distribuidores de Productos Importados: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, acompañada del documento que acredite la representación invocada debidamente apostillada o consularizada y legalizada en ambos casos inscripta en, los registros públicos sección comercio.   teniendo en cuenta la naturaleza del llamado para así evitar que se presenten documentos que no sean legítimos y dar mayor transparencia al proceso licitatorio permitiendo que empresas que realmente tiene toda la documentación puedan ofertar justamente….
Además de la Autorizacion del fabricante de la sección IV pagina 62

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. NORMATIVAS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Normas de calidad específicas: FDA, CE al menos alguna de ellas
SOLICITAMOS a la convocante que permita ofertar normar de calidad del MERCOSUR, teniendo en cuenta que el MSP ya cuenta con equipos con normas MERCOSUR y que están perfectamente funcionando. Esta modificación permitirá ofertar equipos de alta prestaciones y no limitará la participación de posibles oferentes.

title: Ítem 3 Monitor multiparamétrico

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Donde dice: PRESIÓN INVASIVA, EEG de 6 canales como mínimo
¿Podría ser considerado como Opcional el EEG?

title: ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: DONDE SOLICITAN: Con compresor o turbina integrada que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital.  Favor considerar esta opción como OPCIONAL, toda Unidad de Terapia Intensiva cuenta con su correspondiente provisión de aire comprimido de la red del hospital, por una disposición del mismo MSPyBS para su habilitación, por lo que un compresor o turbina no tiene otro resultado más que encarecer el precio de los equipos y limitar la participación de empresas.  Lo más llamativo es que en las especificaciones para el ventilador del ítem para neonatología, no se solicita compresor o turbina, y porque si en este ítem.

title: ITEM 9 - ECOGRAFO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Donde dice: Plataforma modular digital con al menos 90.000 canales de procesamiento digital
Consulta: Para dar participación a mayor cantidad de oferentes, solicitamos pidan Plataforma modular digital con al menos 80.000 canales de procesamiento digital

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Doppler  Color  (CFMD).  Capacidad  de  Postproceso  modificable  en imagen congelada: ganancia, línea de base, mapas color, varianza" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Barandas laterales de una sola pieza con sistema de seguridad de traba”. Sugerimos “Barandas laterales de una o más piezas con sistema de seguridad de traba” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 4 CAMAS ELECTRICAS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con angulación de respaldo de 0 a 70º o mejor.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
ITEM 5 Cama manual para paciente
Donde dice “ Confeccionado base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cubierta de colchón con cierre, considerando que esta pueda ser sustituido o extraído para su lavado, sugerimos la siguiente descripción “Confeccionado base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura o costura con cierre” o Confeccionado base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y con cierre.”

title: ITEM 3- SALIDA ANALOGICA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convocante especificar a que se refiere salida análogica, todos los conectores son entradas de los sensores (ingresan las señales) para luego desplegarlo en la pantalla en el monitor. A pedir salida analógica se entiende que la señal que entra en el conector de ECG salga por otra entrada para enviar la señal a la entrada de ecg de otro monitor. Se solicita que sea opcional este pedido.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: El plazo de entrega solicitado este ítem es de tan solo 45 días, solicitamos amablemente ampliar el tiempo previsto a 90 días. Esto debido a que, para ofertas de equipos de procedencia europea, debido a la condición actual debido a la pandemia y la guerra sería imposible cumplir con este tiempo. Únicamente en importar los equipos se demora alrededor de unos 50 días, si a esto le sumamos el tiempo de fabricación resulta imposible hacer entrega en menos de 45 días.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO NEONATAL

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
Captura de pantalla y exportación mediante puerto USB.

Considerar sin puerto de USB ya que estas especificaciones no son genericas

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Electrodos para ECG de la misma marca del equipo ofertado. Cantidad: al menos 200 (doscientos) unidades por equipo" solicitamos a la convocante poder ofertar electrodos compatibles con el modelo del equipo ofertado debido a que esto puede limitar la participación de potenciales oferentes. Además, cabe mencionar que el parámetro solicitado no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: ITEM 4 CAMAS ELECTRICAS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: CONSULTA Se consulta si la cama se va usar con pacientes con ventilación mecánica. Si afirmativo, se recomienda que la cama cuente con medición de angulación a ambos lados de la cama y de esta manera atenuar los inconvenientes causados por la pulmonía asociada a la ventilación y mejorar la posición del paciente en ventilación no invasiva.

title: Item 1.

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Solicitan sensor de flujo neonatal proximal reusable, solicitamos eliminar este punto o ponerlo opcional considerando que es Ventilador Pulmonar Adulto-Pediatrico

title: Preparacion de las ofertas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
En la sección II DATOS DE LA LICITACION DDL. INCISO C PREPARACION PARA LA OFERTA. IAL 11.1 (J) PUNTO C, donde solicitan: el oferente deberá presentar contratos u órdenes de compras con su correspondiente carta de aceptación satisfactoria de cliente o buen cumplimiento del contrato, que acredite tener la experiencia en la provisión de equipos ofertados.

En este punto consultamos si se puede presentar contratos o facturas con su correspondiente acta de recepción de bienes, que acredite tener la experiencia en la provisión de Dispositivos Médicos en general, teniendo en cuenta que no solo requieren equipos médicos, sino también DISPOSITIVOS MEDICOS (item N°10)

title: EETT

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
En donde dice: “El colchón debe ajustar correctamente a la plataforma de la cama. Espesor: 15cm o mayor”
Se solicita a la convocante analizar la posibilidad de permitir la presentación de colchones con espesor de 14cm. Considerando que una diferencia de 1cm de espesor es mínima y ampliando asi dicha especificacion permitiría la presentación de mayor cantidad de posibles oferentes.

title: ITEM 4 CAMAS ELECTRICAS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA En las especificaciones los ítems OPCIONALES relacionados con el freno, dejaron a la cama SIN FRENOS. Favor corregir. Recomendamos que donde dice: Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de pedales localizados en cada esquina de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado. (OPCIONAL)
os pedales de freno al pie de la cama deben estar unidos por una barra a todo el ancho de la cama que facilita el accionamiento del freno cuando la cama está a baja altura (OPCIONAL)
Diga: Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de pedales localizados en cada esquina de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado.
os pedales de freno al pie de la cama deben estar unidos por una barra a todo el ancho de la cama que facilita el accionamiento del freno cuando la cama está a baja altura.
Favor verificar.

title: ITEM 4 CAMAS ELECTRICAS

answer: Los equipos ofertados deberán facilitar el proceso de desinfección

description: CONSULTA Se consulta la cama va a ser utilizada con pacientes infectados. Si es así, se consulta si la plataforma del paciente debe ser desmontable para su limpieza y desinfección. Favor aclarar.

title: ITEM 3- Monitoreo y Despliegue segmento ST

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En este punto se solicita aceptar el monitoreo y despliegue del segmento ST luego de la selección de la derivada a estudiar.

title: item 6

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 6 en donde dice “tecnología de microprocesador con técnicas de bajas dosis” solicitamos a la convocante muy amablemente que considere este punto opcional ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “tecnología de microprocesador con técnicas de bajas dosis (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: EXPERIENCIA ESPECIFICA

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados.

Favor considerar la siguiente planilla con los comentarios siguientes;
ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	Cantidad	 PRECIO UNITARIO  C/IVA          (PNG 2022) 	 TOTAL X ITEM 	 MONTO INDIVIDUAL DE CONTRATO P/ EXPERIENCIA 	 % S/ PRECIO DE REFER. 	 MINIMO 3 (TRES) CONTRATOS 	 % S/ PRECIO DE REFER.
1	Ventilador Pulmonar Adulto-Pediatrico	 35 	 206.500.000 	 7.227.500.000 	 5.780.000.000 	 80 	 17.340.000.000 	 240
2	Ventilador Pulmonar Pediatrico-Neonatal	 65 	 206.500.000 	 13.422.500.000 	 10.700.000.000 	 80 	 32.100.000.000 	 239
3	Monitores Multiparametricos	 240 	 44.415.536 	 10.659.728.640 	 8.500.000.000 	 80 	 25.500.000.000 	 239
4	Camas electricas	 120 	 60.000.000 	 7.200.000.000 	 5.760.000.000 	 80 	 17.280.000.000 	 240
5	Camas articuladas manuales	 100 	 29.250.000 	 2.925.000.000 	 2.340.000.000 	 80 	 7.020.000.000 	 240
6	Rayos X portatil con Digitalizador	 5 	 539.250.000 	 2.696.250.000 	 2.150.000.000 	 80 	 6.450.000.000 	 239
7	Rayos X fijo con digitalizador	 2 	 700.000.000 	 1.400.000.000 	 1.120.000.000 	 80 	 3.360.000.000 	 240
8	Ecografo gral portatil con impresora	 2 	 170.000.000 	 340.000.000 	 270.000.000 	 79 	 810.000.000 	 238
9	Ecocardiografo portatil con impresora	 2 	 649.000.000 	 1.298.000.000 	 1.000.000.000 	 77 	 3.000.000.000 	 231
10	Filtro Inspiratorio / Espiratorio Descartable para Circuito paciente	 24.000 	 19.800 	 475.200.000 	 380.000.000 	 80 	 1.140.000.000 	 240
			 TOTAL 	 47.644.178.640 	 38.000.000.000 	 80 	 114.000.000.000 	 239
De acuerdo a lo expresado en el requerimiento, y tal como se observa en la planilla presentada, se está solicitando tres contratos o más, para cada ítem, equivalente cada uno como mínimo al 80% del valor total referencial de cada ítem, y que si lo multiplicamos por tres contratos exigidos como mínimo representan un promedio de experiencia del 240% sobre los precios totales indicados como referenciales.

Esto nunca se ha visto, ya resulta exagerado exigir un 80% de valor mínimo en cada contrato, ya que no todos los llamados a concursos y licitaciones pueden alcanzar esos valores, no comprendemos porque exigen un valor mínimo en cada contrato, cuando luego dicen como mínimo y en los últimos 6 años.   En pocas palabras, una empresa o consorcio podría tener 1000 contratos de cada ítem de equipos en los últimos 6 años, pero que ninguno de ellos alcance el mínimo del 80% del valor total referencial, no estaría cumpliendo, por tanto no es una medida de experiencia válida, peor aún si exigen como mínimo tres contratos de este tipo que al final representan un 240% del valor total referencial de cada ítem, creemos inalcanzables, ni en diez años, ni aun previendo consorcios no es posible, porque insistimos, el consorcio podría contar con 1000 contratos de cada ítem de equipos en los últimos 6 años de las distintas empresas consorciadas, pero que ninguno de estos contratos alcance el mínimo del 80% del valor total referencial, no se estaría cumpliendo con lo solicitado.

Entendemos que podría haber un error, y que, lo que se querría haber solicitado, era un 80% del valor del precio ofertado en cada item, en distintos contratos (sin valor mínimo) durante los últimos 6 (seis) años de los años indicados.  Sin embargo, aun así, nos parece un valor de mucha cuantía al aplicarlo en cada ítem, por lo que solicitamos una forma más sencilla de demostración de experiencia como habitualmente se establecen en los pliegos, inclusive en los llamados internacionales, que suelen indicar sin discriminar en ítems, un % del valor total de la oferta.

A continuación, un ejemplo totalmente verificable de un llamado para equipos médicos para el mismo Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con financiamiento internacional;

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
DONACIÓN TAIWÁN
ID de Licitación: 412680
Publicado el: 06/06/2022

Experiencia requerida
Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:  Demostrar la experiencia en provisión de equipos médicos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 años 2019, 2020 y 2021. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.

En donde considerando los valores referenciales importantes para la oferta de este llamado, se podría indicar para los últimos 5 años 2018-2019-2020-2021-2022.  Entendemos que lo que se busca es saber de la experiencia en la provisión, y no valores monetarios de experiencia que eso se podría verificar con la presentación de Balances o Ratios financieros.

Favor considerar para la demostración de experiencia, la sumatoria de contratos finiquitados en la provisión de equipos médicos de los últimos 5 años (2018-2019-2020-2021-2022) que representen como mínimo el 50% del valor monetario del total de la oferta presentada.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: La respuesta en la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
CONSULTA 2.11 En las especificaciones se solicita: Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo. De forma a no dirigir las especificaciones se solicita que donde
Dice: Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo.
Diga: Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo o exportación de todos los datos a una PC para medición y análisis de parámetros.

title: ITEM 7- 1 (un) Digitalizador de imágenes con impresora y estación de trabajo por equipo

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convocante especificar si al pedir 3 tipos de chasis con placas de impresión, la impresora tiene que tener tres bandejas para los distintos tamaños de placas de impresión.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 2 Ventilador Pulmonar Pediatrico/Neonatal donde dice: Cámara de humidificación reusable pediátrico/neonatal. Cantidad: al menos 3 (tres). Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional al cotizar circuitos descartables

title: ITEM 8 - ECOGRAFO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice: Memoria de cine loop: 17000 cuadros o más.
Consulta: Para dar participación a mayor cantidad de oferentes, solicitamos pidan Memoria de cine loop: 2000 cuadros o más.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
CONSULTA 2.10 Considerando que un Recién nacido: 40 a 60 respiraciones por minuto. Lactante (0 a 2 años): 30 a 40 respiraciones por minuto. Un tiempo de apnea de más de 35 segundos en un neonato es exagerado y no es fisiológico para este rango de pacientes. Se solicita que donde
Dice: Tiempo de alarma de apnea De 6 segundos o menor a 60 segundos o mayor
Diga: Tiempo de alarma de apnea De 6 segundos o menor a 35 segundos o mayor
Favor verificar y corregir.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: CONSULTA Se consulta si el Nebulizador sincronizado, debe ser electrónico del tipo micro bomba, y cuyo flujo no debe modificar el volumen corriente programado.

title: ITEM 3 - MONITORES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice: Medición de variación de presión sistólica (VPS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. OPCIONAL
Consulta: Sugerimos eliminar la palabra OPCIONAL debido que los parámetros VPS y VPP son sumamente importantes que complementan a los parámetros de presión invasiva

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Lo solicitado se ajusta a la necesidad de las Unidades de Terapia donde serán destinados estos equipos. El oferente puede presentar el tipo que crea conveniente, siempre que se ajuste a lo solicitado en el Pliego

description: CONSULTA 2.1 Se consulta si el Nebulizador sincronizado, debe ser electrónico del tipo micro bomba, y cuyo flujo no debe modificar el volumen corriente programado.

title: Item 8 Ecografo

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC. Si los equipos poseen características superiores a las EETT al mejor precio, serán aceptados.

description: Donde dice: Memoria Cine loop: 17000 cuadros o más solicitamos diga Memoria Cine Loop: 4000 cuadros o más

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: En el item 2 en donde dice “Resistencia de 0 mbar/l/s a 999 mbar/l/s o mayor” solicitamos amablemente a la convocante que este item sea verificado ya que su rango es demasiado alto e ilógico, sugerimos un valor mas real tal como 0 a 300 mbar/l/s o mayor” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes fomentando la competencia libre y haciendo mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice "Posibilidad de realizar Modo M Anatómico del Strain Rate integrado a la consola del equipo" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: CONSULTA 2.5 No todos los fabricantes poseen la función suspiro, porque actualmente no se usa más. Por definición el suspiro es un incremento deliberado del volumen corriente en una o más respiraciones en intervalos regulares. Puede ser peligroso por el incremento de presión alveolar que produce. Actualmente existen otras herramientas de reclutamiento más efectivas y menos peligrosas.  Por lo tanto, para no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que esta solicitud sea considerado OPCIONAL

title: Criterios de calificación. (i) Capacidad financiera

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC respecto a los valores de cada ítem. Favor remitirse a la Adenda N° 15 en lo referente a los ejercicios fiscales a ser considerados.

description: Donde dice: (a) Capacidad financiera: El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros: Volumen anual de ventas en al menos 3 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2017-2018-2019-2020 y 2021) deberá ser equivalente, como mínimo: para el item 1 - 86.700.000.000 item 2 - 161.000.000.000 item 3 - 127.900.000.000 item 4 – 86.400.000.000 item 5 – 35.100.000.000 item 6 – 32.350.000.000 item 7- 16.800.000.000 item 8 – 4.100.000.000 item 9 – 15.500.000.000 item 10 – 5.700.000.000 Solicitamos a la convocante adecuar los valores según el precio referencial de cada ítem, considerando que los montos solicitados exceden en demacía a dichos precios. Resulta inentendible que se fijen valores muy abultados para demostrar el volumen anual de ventas que limitan la participación de oferentes y atentan contra la libre competencia.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 6

answer: Favor remitirse a la ADENDA N° 15

description:
Para el Item 6 Equipo de rayos X portátil con digitalizador.
Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar Equipos de rayos X portátil con Flat Panel más impresora seca, en vez de ofertar el digitalizador.
La tecnología del Flat panel es DR, mucho mejor que el Digitalizador CR, también se ahorraría consumibles que demanda el CR, como sistema óptico, sistema mecánico, Chasis IP ect. El pedido obedece a brindar mayores oportunidades de participación de los posibles oferentes.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS MOSTRADOS EN PANTALLA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
DONDE DICE: Duración de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor

SOLICITAMOS a la convocante que elimine este punto teniendo en cuenta que pertenecen a un fabricante exclusivo, por lo que da una ventaja competitiva a dicha marca, limitando la participación de posibles oferentes.

title: ITEM 2 - VENTILADOR PULMONAR NEONATAL -PEDIATRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE SOLICITAN: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60 LPM o mayor. Compensación de fugas en NIV neonatal 15 lpm y pediatria 40 lpm.
Creemos que por un error involuntario han solicitado compensación de fugas en NIV para neonatos, atendiendo que el ventilador solicitado para este ítem corresponde a un ventilador Pediátrico-Adulto, recomendamos la corrección según el detalle siguiente:
Ventilación no invasiva en pediátrico/adulto con compensación de fugas de 60 LPM o mayor. Compensación de fugas en NIV pediatría de 40 LPM y adulto de 60 LPM o mayor.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: En las Especificaciones técnicas solicitan “Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 3 o menor y límite superior 150 o mayor”. Solicitamos amablemente modificar este punto a “Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 3 o menor y límite superior 80 o mayor” de manera a ajustarse a parámetros acordes a pacientes Adultos y Pediátricos, tal como lo solicitan en la descripción del ítem. El rango de control en este punto se ajusta a pacientes NEONATALES.

title: Anticipo

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Se solicita aclarar si se considera anticipo teniendo en cuenta que en el punto CGC 16.1 menciona que La forma y las condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:
Pago de bienes importados: El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en la moneda de la oferta de la siguiente manera:
(i)	Anticipo: El 10 % (diez por ciento) del Precio de los Bienes se pagará dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente y válida hasta que los Bienes hayan sido entregados en la forma establecida en el Documento de Licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable.

Teniendo en cuenta el monto de los equipos a ofertar, se solicita a la Convocante contemplar el pago de anticipo del 20% del monto adjudicado.-

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Pantalla LCD 12” o mayor táctil.
Perilla o botones selectores para ajuste de valores(opcional).
SOLICITAMOS a la convocante que modifique el tamaño de la pantalla  táctil LCD a al menos 16” o mayor, esto permitirá ofertar equipos de alta prestaciones, de modo a evitar que se oferten equipos o ventiladores pulmonares de TRANSPORTE.

title: ITEM 9

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice: Posibilidad de incorporar software para Strain y Strain Rate con análisis cualitativo y cuantitativo, recomendamos diga: Posibilidad de incorporar software para Strain y Strain Rate con análisis cualitativo, cuantitativo y ojo de buey

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice “Estructura metálica inoxidable o satinada con pintura antiestática secada al horno con pulido sanitario de fácil limpieza y desinfección” se solicita a la convocante modificar el punto a “Estructura acorde a las condiciones del servicio”. El pedido obedece a que los materiales utilizados en la estructura de los equipos corresponden a características propias de cada fabricante.

title: Sitio de instalación y/o destino final para uso

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Se solicita a la convocante especificar los lugares de instalación y/o destino final de los equipos médicos (ÍTEM 7 ). Lo solicitado obedece a que es de suma importancia que los oferentes conozcan los sitios de instalación final, pues esto repercute en el precio de la oferta.

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice “Bandeja porta chasis multiformato de 8 x 10 hasta 17 x 17 pulgadas.” se solicita a la convocante eliminar este punto debido a que, al considerarse un equipo digital, la imagen no debe ser grabada en chasis de digitalización para su posterior conversión y visualización en una Estación de Trabajo.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Tiempo de desconexión de alarma de 0 segundos a 55 segundos o mayor y Volumen minuto alto y bajo son dos puntos distintos. Varias marcas del mercado cumplen con estos puntos, ajustarse al PBC

description: En el item 2 en donde dice “Tiempo de desconexión de alarma de 0 segundos a 55 segundos o mayor Volumen Minuto Alto y Bajo” solicitamos amablemente a la convocante considerar esta característica como opcional, considerando que es una exclusiva de un solo fabricante y por ende deja sin participación a potenciales oferentes, al dar apertura como opcional a este item no afecta ni disminuyes las prestaciones técnicas del equipo solicitado sino que permite fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Tiempo de desconexión de alarma de 0 segundos a 55 segundos o mayor Volumen Minuto Alto y Bajo (opcional)”

title: PBC

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el apartado donde del PBC en el punto CGC 27.1 donde dice El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 1% por semana.  El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10%.  Solicitamos a la convocante que El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 0.5% por semana. De manera a equiparar  el porcentaje local a los cobros por multas de atrasos

title: ITEM 7- Proteccion contra sobrecarga y flutuaciones

answer: Se aclara que se refiere a los fusibles de protección del equipo.

description: En este punto se solicita a la convocante aclarar si se refiere a los fusibles de protección a un aumento de corriente .

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: Favor remitirse a las respuestas 84 y 85

description:
Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice: Lecho de un solo movimiento de 0 a 75° como mínimo. Control manual con Manivela retráctil, con 100.000 veces de uso como mínimo permaneciendo intacto y sonidos cuando se inclina a la posición máxima. Solicitamos a la convocante incluir los siguiente Lecho de un solo movimiento de 0 a 75° como mínimo. Con capacidad de carga mínimo del 45% de la carga útil de la cama.
Control manual con Manivela retráctil con asa o empuñadura en polímero, con 100.000 veces de uso como mínimo permaneciendo intacto y sonidos cuando se inclina a la posición máxima.

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice Certificado de Calidad CE o FDA solicitamos a la convocante solitar ISO 9001 e ISO 13485 o al menos dos de ellas.

title: Item 5 Camas Articuladas manuales

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 5 Camas Articuladas manuales donde dice: Cantos redondeados. Debe contar con protectores contra golpes en cada esquina. Solicitamos a la convocante incluir Debe contar con “RUEDAS” protectoras contra golpes en cada esquina.

title: CAPACIDAD FINANCIERA

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC respecto a los valores de cada ítem Favor remitirse a la Adenda N° 15 en lo referente a los ejercicios fiscales a ser considerados

description: Donde dice: i Capacidad financiera: (a) Capacidad financiera: El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros: Volumen anual de ventas en al menos 3 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2017-2018-2019-2020 y 2021) deberá ser equivalente, como mínimo: Item 1 Gs86.700.000.000, Item 2 Gs161.000.000.000, Item 3 Gs127.900.000.000, Item 4 Gs86.400.000.000, Item 5 Gs35.100.000.000, Item 6 Gs32.350.000.000, Item 7 Gs16.800.000.000 Item 8 Gs4.100.000.000, Item 9 Gs15.500.000.000, Item 10 Gs5.700.000.000 Es imprescindible rever y modificar los Volúmenes anuales de Ventas solicitados para cada ítem ya que los importes mencionados son casi 12 veces mayores a los montos referenciales por cada ítem, Considerando el tamaño del mercado Paraguayo estos montos de facturación solicitados impedirá la participación de la muchas empresas del país. Esta limitación va en contra de la libre competencia y no aportará ningún beneficio para la institución, peor aun pone en ventaja a las grandes empresas por encima de las medianas empresas que son la mayoría de las empresas del país. A esto se debe agregar que el nivel de facturación no es una variable que pueda indicar la salud económica de una empresa y mucho menos si tendrá la capacidad de cubrir con la entrega de los ítems adjudicados, los Ratios de liquidez y endeudamiento son mejores herramientas para esto Por estos motivos Solicitamos diga: Capacidad financiera: El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros: 1.))Volumen anual de ventas en al menos 3 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2017-2018-2019-2020 y 2021) deberá ser equivalente, como mínimo: Item 1 Gs 8.670.000.000, Item 2 Gs 16.100.000.000, Item 3 Gs 12.790.000.000, Item 4 Gs 8.640.000.000, Item 5 Gs 3.510.000.000, Item 6 Gs 3.235.000.000, Item 7 Gs 1.680.000.000 Item 8 Gs 410.000.000, Item 9 Gs 1.550.000.000, Item 10 Gs 570.000.000 2) Deberán cumplir con el siguiente parámetro: Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,15 en promedio, en los años 2019, 2020 y 2021. Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2019, 2020 y 2021. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2019, 2020 y 2021. Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2021)

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Herramienta de Cálculo Automático de la fracción de eyección, Tissue Tracking  para  visualizar  la  acumulación  recorrido  sistólico  en  toda  la imagen partiendo de un tisular color" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

title: item 7

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 7 en donde dice “Tres Chasis para impresión seca 35 x 43 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar mejor opción tecnológica como es que el equipo cuente con detector digital fijo en la mesa y en el bucky mural de 35x43 cm o que el equipo cuente con un detector móvil que se pueda usar tanto en la mesa como en el Bucky mural. Así se garantizará que el equipo cuente con la conversión digital directa y no de elementos ya antiguos como los chasis y las digitalizadoras convencionales para que así se de apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes y no que solo un fabricante cumpla con esta especificación. Por lo tanto sugerimos que el item quede de la siguiente manera “Detector digital fijo o portátil y películas para impresión seca 35 x 43 cm 200 unidades”

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
CONSULTA Considerando que el APRVC/Bifásico recomendado como herramienta de reclutamiento alveolar y en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Se consulta si el ventilador va atender pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Si afirmativo se solicita que donde
Dice: APRV/Bifásico (OPCIONAL)
Diga: APRV/Bifásico.

title: ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: DONDE SOLICITAN: Terapia de O2: Flujo continuo de 3 l/min o menor a 48 l/min o mayor. Este flujo contínuo solicitado para la Terapia de O2 debe ser considerado solo para neonatal/pediátrico, o se refiere para todo tipo de paciente.  Si refiere solo a neonatal/pediátrico, solicitamos considerar un límite superior acorde a pacientes pediátricos de 30 l/min o mayor, más que suficiente para el tipo de paciente, además de no limitar la participación y solicitar parámetros acordes a los tipos de pacientes indicados para este ventilador.  Recomendamos la siguiente especificación: Terapia de O2: Flujo continuo de 3 l/min o menor a 30 l/min o mayor.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. ACCESORIOS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
DONDE DICE: Circuitos de paciente neonatal reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) más tres cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 3 (tres) por equipo.
SOLICITAMOS a la convocante permita ofertar circuitos de pacientes descartables, ya que por cuestiones de bioseguridad y de modo a evitar contaminaciones cruzadas, lo recomendado es utilizar elementos descartables de un solo uso. Actualmente, la tendencia mundial es utilizar descartables ya que esta demostrado que son mas seguros, esto se pudo observar en la pandemia del COVID 19. Solicitamos que se puede ofertar al menos 50 circuitos descartables por equipo o tres unidades en caso de ofertar circuitos reusables.

title: ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: CONSULTA 3.6 Se consulta si el monitor debe tener ajuste automático del brillo de la pantalla. Esta función ajusta el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental.

title: Capacitación

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Ítem: 7 Rayos X Fijo con Digitalizador:
Donde dice: “Capacitación.” Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 24 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de Rayos X Fijo.

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: La EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos de características superiores.

description: Se solicita amablemente a la convocante agregar “las actualizaciones de software del sistema deberán realizarse de forma remota e instaladas con llaves de seguridad proveídas por fábrica de forma remota” Lo solicitado permitirá detectar fallas con anticipación, tiempos más cortos de reparación, reemplazo planeado de partes de repuesto, prevención de tiempos inactivos imprevistos, entre otros.

title: ITEM 7- Movimiento horizontal de la columna portatubo

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En este punto se solicita a la convocante aceptar equipos con movimiento con distancia mínimo(tubo-piso) 1,80 metros.

title: Item 6- Equipo de rayos X portátil con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice “Estructura de acero satinada con pintura antiestática secada al horno o similar” se solicita a la convocante modificar el punto a “Estructura acorde a las condiciones del servicio”. El pedido obedece a que los materiales utilizados en la estructura de los equipos corresponden a características propias de cada fabricante.

title: CAPACIDAD FINANCIERA

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC respecto a los valores de cada ítem. Favor remitirse a la Adenda N° 15 en lo referente a los ejercicios fiscales a ser considerados

description:
DONDE SE SOLICITA:
i	(i) Capacidad financiera:
ii	(a) Capacidad financiera: El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros:
Volumen anual de ventas en al menos 3 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2017-2018-2019-2020 y 2021) deberá ser equivalente, como mínimo:
Item 	Moneda 	Monto
1 	Gs 	86.700.000.000
2 	Gs 	161.000.000.000
3 	Gs 	127.900.000.000
4 	Gs 	86.400.000.000
5 	Gs 	35.100.000.000
6 	Gs 	32.350.000.000
7 	Gs 	16.800.000.000
8 	Gs 	4.100.000.000
9 	Gs 	15.500.000.000
10 	Gs 	5.700.000.000
Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los cinco (5) últimos balances generales de los cinco (5) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta auditados o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante.

En primer punto, favor actualizar y considerar como los últimos 5 años los ejercicios a los años 2018-2019-2020-2021 y 2022, tal como se indica en el último párrafo que dice balances generales de los 5 ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta.

Por otra parte, de la manera que se encuentra indicado, cada oferente si quisiera participar en todos los ítems del 1 al 10, debería de contar con un volumen de venta anual total de Gs.571.550.000.000 por año, y por lo menos en tres de los últimos cinco años, el cual limita totalmente la participación de pequeñas y medianas empresas del mercado local, e inclusive a empresas consideradas importantes y de gran trayectoria, y entendemos que el llamado es del tipo internacional, pero eso no debería ser una limitante para empresas locales, con experiencia y con capacidad financiera suficiente para un llamado de las características solicitadas.

A continuación, un cuadro indicativo sobre lo solicitado, para presentar luego las observaciones:
ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	Cantidad	 PRECIO UNITARIO  C/IVA          (PNG 2022) 	 TOTAL X ITEM 	 VOLUMEN ANUAL DE VENTAS MINIMO 	 % S/ PRECIO DE REFER. 	 VOLUMEN ANUAL DE 3 MEJORES AÑOS 	 % S/ PRECIO DE REFER.
1	Ventilador Pulmonar Adulto-Pediatrico	 35 	 206.500.000 	 7.227.500.000 	 86.700.000.000 	 1.200 	 260.100.000.000 	 3.599
2	Ventilador Pulmonar Pediatrico-Neonatal	 65 	 206.500.000 	 13.422.500.000 	 161.000.000.000 	 1.199 	 483.000.000.000 	 3.598
3	Monitores Multiparametricos	 240 	 44.415.536 	 10.659.728.640 	 127.900.000.000 	 1.200 	 383.700.000.000 	 3.600
4	Camas electricas	 120 	 60.000.000 	 7.200.000.000 	 86.400.000.000 	 1.200 	 259.200.000.000 	 3.600
5	Camas articuladas manuales	 100 	 29.250.000 	 2.925.000.000 	 35.100.000.000 	 1.200 	 105.300.000.000 	 3.600
6	Rayos X portatil con Digitalizador	 5 	 539.250.000 	 2.696.250.000 	 32.350.000.000 	 1.200 	 97.050.000.000 	 3.599
7	Rayos X fijo con digitalizador	 2 	 700.000.000 	 1.400.000.000 	 16.800.000.000 	 1.200 	 50.400.000.000 	 3.600
8	Ecografo gral portatil con impresora	 2 	 170.000.000 	 340.000.000 	 4.100.000.000 	 1.206 	 12.300.000.000 	 3.618
9	Ecocardiografo portatil con impresora	 2 	 649.000.000 	 1.298.000.000 	 15.500.000.000 	 1.194 	 46.500.000.000 	 3.582
10	Filtro Inspiratorio / Espiratorio Descartable para Circuito paciente	 24.000 	 19.800 	 475.200.000 	 5.700.000.000 	 1.199 	 17.100.000.000 	 3.598
			 TOTAL 	 47.644.178.640 	 571.550.000.000 	 1.200 	 1.714.650.000.000 	 3.599
Según se aprecia, solicitan una capacidad financiera en ventas anuales de Gs.571.550.000.000 por año, cuando que en el mejor de los casos si una empresa fuera adjudicada en todos los ítems, y considerando los valores referenciales publicados, apenas sería contratado por valor de Gs.47.644.178.640. Nótese que se solicita para cada ítem, un porcentaje de casi 1.200% en promedio, sobre el valor de referencia, y al multiplicarlo por 3 años como mínimo, estamos hablando de un promedio de 3.600% sobre el valor posible de adjudicación, inclusive en cada ítem.
Estos números definitivamente limitan la participación de empresas locales, por lo que si estos condicionamientos se mantienen tendremos que vernos en la necesidad de una protesta a nivel nacional en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (CAPPEM).

Por otra parte, hemos consultado sobre la posibilidad de que nuestros fabricantes sean quienes coticen directamente y presenten su oferta, a lo que nos respondieron que no están dadas las condiciones del pliego para una oferta internacional, que les parece muy poco serio no establecer en las mismas, condiciones claras sobre las modalidades de pago, las retenciones correspondientes, las condiciones de desaduanización y otros puntos importantes.

Es importante que sepan, que las empresas locales contamos con varias representaciones de marcas para los distintos tipos de ítems a cotizar, y que los mismos están en condiciones de acompañar el proyecto, en cuanto a los mejores precios, financiamiento y los tiempos de entrega, pero no para presentar ofertas, más aún si a las claras identifican que las especificaciones están dirigidas a marcas como Drager, Philips, IMT, entre otras.

Por todo lo expuesto, recomendamos la siguiente especificación de capacidad financiera muy utilizada en nuestro medio, inclusive para adjudicaciones con fondos internacionales como las de KOICA, UNOPS, OEI, OPS, que más que limitar la participación lo que buscan son empresas sanas económicamente y con capacidad de financiera para hacer frente a este tipo de llamado.  A continuación, la propuesta:

Capacidad Financiera
Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE, IRP e IVA GENERAL. AÑOS 2020, 2021 y 2022.
Deberán cumplir con el siguiente parámetro:
1- Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2020, 2021 y 2022.)
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.

2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.
Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.

3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.

4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (6) seis meses.

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.

Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Como se puede observar, son ratios fáciles de identificar con solo la presentación de los balances, no estamos hablando de valor de ventas anuales, que no llevan a identificar que si una empresa es viable o no financieramente.

En el peor de los casos, por favor soliciten valores de ventas anuales acordes con nuestro mercado y no discriminando por ítem por cada tipo de equipamiento, algo como lo expresado a continuación;
Capacidad financiera:
Volumen Anual de Ventas:
El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros:
 Volumen anual de ventas en 2 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2018- 2019- 2020-2021 y 2022) deberá ser equivalente, como mínimo al 80% del valor total de su oferta.

Estos números indicados en el pliego, definitivamente limitan la participación de empresas locales, por lo que si estos condicionamientos se mantienen tendremos que vernos en la necesidad de una protesta a nivel nacional en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (CAPPEM).

title: ITEM 7-  Instalación en los accesos a las salas de diagnóstico la luz de advertencia de Equipo

answer: Se aclara que "con luz de advertencia" se refiere a la luz indicadora de la radiación que está fuera de la sala de estudio.

description: En este punto se solicita aclarar que  se entiendo "con la luz de advertencia" a la luz indicadora de radiación que esta fuera de la sala de estudio.

title: Item 6

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Se solicita a la convocante poder aceptar equipos con potencia de 12.5 Kw y sin opción de baterías considerando el precio referencial fijado es muy bajo para un equipo de las caracteristicas requeridas o ajustar el precio de referencia a un monto más acorde a los requerimientos.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIATRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Solicitan: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60 LPM o mayor.
Considerar: Si bien el equipo  es ADULTO/PEDIATRICO porque solicitan compensación de fugas NEONATOS, aclaramos, una compensación de fugas tan elevada como de 60 LPM no es para NEONATOS sino para paciente ADULTO debido a la cantidad de flujos.
En caso que requieren compensación de fugas para NEONATOS, se debería hacer de acuerdo al flujo que maneja esta categoría del paciente, donde la misma es de 30 LPM Pediatria y 10 LPM  Neonatal respectivamente

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En las especificaciones técnicas solicitan que el equipo cuente con Sensor de flujo neonatal proximal reusable. Solicitamos amablemente eliminar este punto, ya que el equipo solicitado es un Ventilador para pacientes Adulto/Pediátrico NO así para pacientes NEONATALES.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el item 2 en donde dice “sensor de flujo reusable” solicitamos amablemente a la convocante que permita la cotización de equipos con sensor de flujo descartables ya que se evitaría la contaminación cruzada y el riesgo que conlleva al momento de realizar la esterilización del mismo y la utilización de paciente a paciente, por lo cual consideramos que se pueda modificar el item quedando de la siguiente manera “sensor de flujo desechable al menos 5 unidades por equipo”

title: Ítem 3 Monitor multiparamétrico

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice: TEMPERATURA: Rango de medición de 4 o menor a 150RPM o mayor
¿Se podría cotizar rango de medición de 4 o menor a 120RPM o mayor?

title: Acta de Recepción Definitiva

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Se solicita a la Convocante establecer el plazo de 5 días hábiles desde la entrega, inspección y prueba de los bienes para la emisión del Acta de Recepción Definitiva.-

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 2 en donde dice “Tiempo inspiratorio máximo para inspiraciones asistidas: 0,3 o menor a 4 segundos o mayor” solicitamos muy amablemente a la convocante la apertura de este ítem y que permita la cotización de equipos con un menor rango de tiempo, dando así oportunidad de participación de potenciales oferentes y no direccione solo a un fabricante cumpla con esta especificación. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Tiempo inspiratorio máximo para inspiraciones asistidas: 0,3 o menor a 3 segundos o mayor”. De esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo.

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Dos puertos activos para conexión de transductores" solicitamos amablemente a la convocante modificar  a "Un puerto activo o más para conexión de transductores" lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

answer: La respuesta a la siguiente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: Ítem 5. Camas articuladas manuales: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Capacidad Máxima: 200Kg como mínimo”. Sugerimos “Capacidad Máxima: 160Kg como mínimo” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: Item 8-Ecógrafo general portátil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Accesorios para toma de biopsia para el transductor intracavitario" solicitamos a la convocante aclarar si el material debe ser descartable o reusable, ya que esto modifica considerablemente el precio

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Las EETT son las mínimas requeridas, favor ajustarse al PBC

description:
CONSULTA Para evitar confusiones y considerando que los equipos que utilizan válvula exhalatoria externa generalmente son generadores de presión positiva como equipos de CPAP, BiPAP y ventiladores para emergencia o transporte, que no son recomendados para ser utilizados con pacientes de UTI de alta complejidad. Además los equipos con válvula exhalatoria externa no tienen un control electrónico del PEEP y sus circuitos pacientes no son estándar sino especiales. Se solicita que donde
Dice: Válvula exhalatoria interna o externa al equipo
Diga: Válvula exhalatoria interna
Favor verificar.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 7

answer: Favor remitirse a la ADENDA N° 15

description:
Para el Item 7 Equipo de rayos X fijo con digitalizador.
Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar Equipos de rayos X fijo con Flat Panel más impresora seca, en vez de ofertar el digitalizador.
La tecnología del Flat panel es DR, mucho mejor que el Digitalizador CR, también se ahorraría consumibles que demanda el CR, como sistema óptico, sistema mecánico, Chasis IP ect. El pedido obedece a modo de brindar mayores oportunidades de participación a los posibles oferentes.

title: ITEM 9. ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores

description: Donde dice: Plataforma modular digital con al menos 90.000 canales de procesamiento digital, Recomendamos solicitar: Plataforma modular digital con al menos 1000.000 canales de procesamiento digital.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: CONSULTA Se consulta si el nebulizador debe funcionar por tiempo y de forma continua.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Ítem 4. Camas Eléctricas. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente modificar la especificación técnica “Alarma contra la salida del paciente. Con ajuste de la sensibilidad de la detección del movimiento del paciente. Localizada en las barandas laterales. Puede estar Activado/Apagado. (OPCIONAL)”. Se sugiere “Alarma contra la salida del paciente. Con ajuste de la sensibilidad de la detección del movimiento del paciente. Localizada en las barandas laterales. Puede estar Activado/Apagado. Debe contar con sistema centralizado de conectividad” con el objetivo de poder monitorear de manera remota al paciente.

title: Precio Referencial

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Favor considerar la sustancial suba del dólar que impacta directamente en los precios referenciales, los cuales limitan nuestras ofertas, de ser posible ajustar al tipo de cambio actual para contar con mayor cantidad de ofertas

title: Item 1 Ventilador Pulmonar

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: Para el Item 1 Ventilador Pulmonar Adulto- Pediatrico donde dice: Máscaras de Ventilación no Invasiva con arnés de seguridad en tamaños Adulto, Pediátrico: 3 (tres) por equipo. Solicitamos a la convocante poder especificar si serian 3 adulto y 3 pediatrico o 3 mascara por equipo en total

title: Item 9 - Ecocardiografo portatil con impresora

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice "Modo Imagen de Resincronización, que permita evaluar en colores el grado de disincronía miocárdica" solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 8. ACCESORIOS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice: Electrodos para ECG de la misma marca del equipo ofertado. Cantidad: al menos 200 (doscientos) unidades por equipo, recomendamos eliminar este punto ya que el equipo no será utilizado para estudios cardiológicos además no se solicita cable ECG

title: ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: CONSULTA 3.3 Se consulta si el monitor debe tener puerto del tipo USB para transferencia y exportación de datos para análisis posterior.

title: PLAZO DE ENTREGA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Plazo de entrega

Solicitamos ampliar el plazo de entrega de los bienes de 45 a 60 días como máximo, desde la firma del contrato, teniendo en cuenta que en su mayoría los productos requeridos son importados y de alta complejidad.

title: ITEM 1: VENTILADOR PULMONAR ADULTO-PEDIÁTRICO

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC

description: CONSULTA Por definición la nebulización es la producción de una neblina con moléculas no superiores a 5 micrómetros. Favor especificar que Tamaño de la partícula producida por el nebulizador sea de 5 micrómetros o menor, para garantizar el depósito del medicamento en forma correcta.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC.

description: Ítem 4. Camas Eléctricas. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Certificación de calidad del equipo: CE o FDA”. Se sugiere “Certificación de calidad del equipo: CE, FDA, ISO 13485 ANVISA u otro similar” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Puertos de entrada y salida a través de conectores RS 232 C, puertos USB y puerto LAN
Considerar entradas y salida a través de unos de estos conectores

title: item 6

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el item 6 en donde dice “Un Chasis para impresión seca 24 x 30 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” sugerimos a la convocante que este item sea verificado y/o modificado ya que las medidas estándar para este tipo de chasis es 25x30. Por lo cual se limita la participación de potenciales oferentes pudiendo solo un fabricante cumplir con esta característica. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Un Chasis para impresión seca 25x30 cm se deberán proveer 200 placas para impresión” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 4. Camas Eléctricas. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente modificar la especificación técnica “Medidas de externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho: 105cm ±10cm, Largo: 230cm ±10cm.”. Se sugiere “Medidas de externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho: 0,99 m (± 0,01 m), Largo: 2,19 m (± 0,01 m), Con extensor: 2,50 m (± 0,01 m).” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: ITEM 7-  Otros Requerimientos- Instalación y funcionamiento

answer: El proveedor será responsable de la instalación eléctrica, adecuación de sala, y protección radiológica.

description: En este punto se pide aclarar si los materiales para la instalación del equipo solo se tiene que proveer para la sala de estudio. Entiendase que que si se provee el tablero eléctico la acometida trifásica ya debe estar en la sala. La acometida viene desde el tablero de distribución del hospital directo del transformador.

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Para el Ítem 7 donde dice "Plazo de Entrega: 45 días contados a partir de la firma del contrato" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Plazo de Entrega: 90 días hábiles contados desde la emisión de la orden de compra por parte del proveedor" lo solicitado se debe a que la fabricación de los equipos médicos, se realizan tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-

title: CAPACIDAD FINANCIERA

answer: Nos mantenemos en lo establecido en el PBC respecto a tipos de contratos y a los valores solicitados para cada ítem. Favor remitirse a la Adenda N° 15 en lo referente a los ejercicios fiscales a ser considerados.

description:
Con relación a este punto: El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros:
Volumen anual de ventas en al menos 3 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2017-2018-2019-2020 y 2021) deberá ser a los montos de Items mencionados, ACLARAR SI SE PODRIA ADJUNTAR CONTRATOS DE REACTIVOS CON EQUIPOS ENCMODATO O UNICAMNETE TIENE QUE SER CONTRATOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS ?

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
CONSULTA 2.7 De forma a no dirigir las especificaciones, se solicita no colocar valores muy específicos y dirigidos a los ventiladores fabricados por DRAGER. Por lo tanto, se solicita que donde
Dice: Relación I:E. De 1:300 a 600:1 o mejor rango;  Compliancia dinámica de 0 cmH20 a 98 cmH2O o mayor; Elastancia de 0 mbar/l a 9000 mar/l o mayor; Resistencia de 0 mbar/l/s a 999 mbar/l/s o mayor; Resistencia en las vías aéreas del paciente de 0 mbar/l/s a 999 mbar/l/s o mayor; Índice de respiración rápida y superficial de 0 a 9000
Diga: Relación I:E;  Compliancia dinámica; Elastancia; Resistencia inspiratoria; Resistencia espiratoria; Índice de respiración rápida y superficial.

title: Consulta Item 4

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Consulta 3, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “Angulación de la parte superior de las piernas (muslo), hasta 35⁰ o mayor”
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes y sin perjuicio de las prestaciones del equipo, modifiquen este parámetro a: “Angulación de la parte superior de las piernas (muslo), hasta 28⁰ o mayor”

title: Item 4 Camas eléctricas

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 4 Camas eléctricas: Donde dice Las paredes laterales del colchón deben ser firmes para facilitar la transferencia de pacientes. Solicitamos a la convocante ser Opcional ya que las paredes de las camas son abatibles para la transferencia del paciente

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 2 donde dice “Relación I:E. De 1:300 a 600:1 o mejor rango” solicitamos muy amablemente a la convocante que este item sea verificado ya que el rango es completamente excesivo e irreal el mismo no se utilizaría normalmente y no tiene referencias clínicas. Sugerimos un rango más común entre los equipos de ventilación mecánica como 1:99 y 100:1 quedando el item de la siguiente manera “Relación I:E. De 1:99 a 100:1 o mejor rango” de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes

title: EXPERIENCIA ESPECÍFICA

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde dice:
	Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados.
Item
1 	Gs 	5.780.000.000
2 	Gs 	10.700.000.000
3 	Gs 	8.500.000.000
4 	Gs 	5.760.000.000
5 	Gs 	2.340.000.000
6 	Gs 	2.150.000.000
7 	Gs 	1.120.000.000
8 	Gs 	270.000.000
9 	Gs 	1.000.000.000
10 	Gs 	380.000.000

De manera a permitir una mayor participación de oferentes solicitamos diga:
	Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, contratos que sumen el monto indicado a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva), se podrán presentar la cantidad de contratos necesarias . Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados.
Item 	Moneda 	Monto
1 	Gs 	5.780.000.000
2 	Gs 	10.700.000.000
3 	Gs 	8.500.000.000
4 	Gs 	5.760.000.000
5 	Gs 	2.340.000.000
6 	Gs 	2.150.000.000
7 	Gs 	1.120.000.000
8 	Gs 	270.000.000
9 	Gs 	1.000.000.000
10 	Gs 	380.000.000

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Ítem 4. Camas Eléctricas. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica “Medidas de externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho: 105cm ±10cm, Largo: 230cm ±10cm”. Se sugiere “Medidas de externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho: 105cm ±15cm, Largo: 230cm ±15cm” con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

title: item 2 Ventilador pulmonar  Pediatrico Neonatal

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Para el Item 2 Ventilador Pulmonar Pediatrico/Neonatal donde dice: Humidificador compatible para uso con el ventilador de este ítem.  Solicitamos a la convocante que sea Humidificador Servocontrolado para utilizar con ramas inspiratoria y exhalatoria

title: Item 7 - Equipo de rayos X fijo con digitalizador

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: Donde dice “Debe tener un indicador de distancia foco superficie de la mesa foco-película” se solicita a la convocante modificar el punto a “Debe tener un indicador de distancia foco a Detector”. El pedido obedece a que en caso de considerarse un equipo digital la imagen es capturada por un detector digital plano, por lo que las distancias a ser medidas serían desde el foco a dicho detector.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC, este tipo de producto ya fue adjudicado en otro llamado del Ministerio

description:
ÍTEM 10: FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DESCARTABLE PARA CIRCUITO PACIENTE

Solicitamos aclarar a que se refiere cuando dice: VOLUMEN COMPRIMIBLE 38ML  y si esta característica es técnicamente indispensable para presentar oferta, en caso afirmativo sírvase aclarar que documento debería respaldar dicha EETT ya que no es propia del producto que normalmente se comercializa en el mercado nacional.

title: item 9

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En el ítem 9 en donde dice “Frame Rate del sistema de 1000 Hz o superior” sugerimos a la convocante muy amablemente que considere este punto opcional ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “ Frame Rate del sistema de 1000 Hz o superior (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: Experiencia especifica

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice:
(b) Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado
satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años
[2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de
ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y
que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en
naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato
(equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito
puede ser cumplido por todos los miembros combinados.

para el
 item 1 – 5.780.000.000
item 2 – 10.700.000.000
item 3 - 8.500.000.000
item 4 – 5.760.000.000
item 5 – 2.340.000.000
item 6 – 2.150.000.000
item 7- 1.120.000.000
item 8 – 270.000.000
item 9 – 1.000.000.000
item 10 – 380.000.000
Solicitamos a la convocante verificar este punto teniendo en cuenta que los solicitado en todas la licitaciones de MSPyBS en este punto solicitan siempre un promedio del 30% del valor total de la oferta como parámetro para evaluar si el oferente esta calificado para ejecutar el proyecto, pedimos a la convocante aclarar los motivos por los cuales solicitan hasta un
80% para el ítem 1 del precio referencial.
80% para el ítem 2 del precio referencial.
80% para el ítem 3 del precio referencial.
80% para el ítem 4 del precio referencial.
80% para el ítem 5 d el precio referencial.
80% para el ítem 6 del precio referencial.
80% para el ítem 7 del precio referencial.
80% para el ítem 8 del precio referencial.
80% para el ítem 9 del precio referencial.
80% para el ítem 10 del precio referencial.
Solicitamos a la convocante luego de verificar este punto solicite el 30% del monto total ofertado como experiencia específica para esta licitación de los ultimos 5 años que son los años que normalmente se solicta y son documentaciones vigentes y legales.

title: Item 7 Equipo de rayos x fijo con digitalizador

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar sistemas de digitalización de imágenenes basados en la tecnología DR con detector tipo FLAT PANEL, considerando que la tecnología con digitalizadores tipo CR ya está quedando obsoleta, y que además esta tecnología requiere que se de más dosis al paciente, además considerando que  los precios comparativos hasta son inclusive menores que la configuración solicitada donde piden 6 chasis de diversos tamaños y esto con un único panel detector podría ser suficiente y se estará adquiriendo tecnología de punto y no una tecnología que está cayendo en desuso.

title: Extender el plazo de entrega

answer: Favor remitirse a la ADENDA N° 15

description: Se solicita que el plazo de entrega de los bienes del presente llamado sea de 90 a 120 días, desde la recepción de la Orden de Compra, por tratarse de productos importados.

title: Condiciones de pago:

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: Se solicita a la Convocante citar las documentaciones necesarias para la solicitud de pago.

title: item 9

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: En el ítem 9 en donde “Post procesamiento en imagen congelada o archivo de strain rate y speackle tracking” sugerimos a la convocante muy amablemente que considere este punto opcional ya que no se tiene en cuenta en el costo referencial del item, y este parámetro aumenta el precio de las prestaciones del bien solicitado. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Post procesamiento en imagen congelada o archivo de strain rate y speackle tracking (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo

title: ITEM 2 - VENTILADOR PULMONAR NEONATAL -PEDIATRICO

answer: La respuesta a la presente consulta se incluye en la Circular Aclaratoria N° 2

description: DONDE SOLICITAN: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 2 o menor a 80 o mayor. Esta presión inspiratoria solicitada debe ser considerado solo para neonatal/pediátrico, o se refiere para todo tipo de paciente.  Si refiere solo a neonatal/pediátrico, solicitamos considerar un límite superior acorde a pacientes pediátricos de 60 cm H2O o mayor, de manera a no limitar la participación y solicitar parámetros acordes a los tipos de pacientes indicados para este ventilador.  Recomendamos la siguiente especificación: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 2 o menor a 60 o mayor.

title: ITEM 9. ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores

description: Donde dice: Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine con disco duro de 80 GB o superior. Recomendamos diga: Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine con disco duro de 480 GB o superior.

title: Consulta Item 4

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Consulta 5, ITEM 4: En un punto de las Especificaciones Técnicas de las Camas Eléctricas, solicitan “Peso de carga máximo incluyendo accesorios: Debe tener una capacidad de soportar 250 Kg. o más”.
Solicitamos amablemente a la convocante, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes y sin perjuicio de las prestaciones del equipo, modifiquen este parámetro a: “Peso de carga máximo incluyendo accesorios: Debe tener una capacidad de soportar 220 Kg. o más”.

title: ITEM 3 - MONITORES

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description:
Donde Dice: Monitor de construcción modular o pre configurado, o con tecnología de conector inteligente que acepta cualquier parámetro de los solicitados sin necesidad de agregar hardware o software al equipo.
Consulta: Sugerimos eliminar la opción “pre configurado” debido a que limita la posibilidad de crecimiento futuro de los monitores Multiparamétricos, y no es equitativo ni comparativo al considerar el precio en una u otra especificación.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
CONSULTA 2.6 En las especificaciones se solicita: Duración de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor. Esta solicitación es una función que tienen los ventiladores pulmonares fabricados por DRAGER para la medición del AUTOPEEP o PEEP INTRINSECA. De forma a no dirigir las especificaciones se solicita que donde
Dice: Duración de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor
Diga: Duración de PEEP intermitente de 2 ciclo espiratorio o menor a 20 ciclos espiratorios o mayor o procedimiento para la medición de la PEEP TOTAL y la PEEP INTRINSECA.
De lo contrario solamente los ventiladores de DRAGER podrán atender esta solicitud.

title: ITEM 9 - ECOGRAFO

answer: Las EETT establecen condiciones mínimas, se aceptarán equipos con características superiores

description: Consulta: Para dar participación a mayor cantidad de oferentes, solicitamos pidan Transductor Phased array Matricial y/o con tecnología de arreglo en fase, Adulto de cómo mínimo 64 elementos, con capacidad de enfoque en el plano de elevación, con un ancho de banda de 1,5 a 3,6 MHz o mejor rango, para la realización de estudios en pacientes adultos. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.

title: ITEM 2: VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO-NEONATAL. MODOS VENTILATORIOS

answer: La respuesta a la siguiente consulta se encuentra en la Circular Aclaratoria N° 2

description:
DONDE DICE:
-	RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA A UN NIVEL DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUO CON O SIN VOLUMEN DE SOPORTE

-	RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA CON PRESIÓN DE SOPORTE PROPORCIONAL AL FLUJO Y AL VOLUMEN FUNCIÓN DE SUSPIRO = SUSPIRO, EN MENÚ OPCIONAL.
SOLICITAMOS a la convocante que elimine estos modos ventilatorios teniendo en cuenta que pertenecen a un fabricante exclusivo, por lo que da una ventaja competitiva a dicha marca, limitando la participación de posibles oferentes.

title: Capacitación

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description:
Ítem: 9 ECOCARDIOGRAFO PORTATIL CON IMPRESORA:
Donde dice: “Capacitación. La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo al usuario del equipo.” Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 16 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de Ecografía.

title: Capacidad Financiera

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC respecto a los valores solicitados para cada ítem. Favor remitirse a la Adenda N° 15 en lo referente a los ejercicios fiscales a ser considerados.

description:
Donde dice:
(a)  Capacidad financiera: El Licitante deberá proporcionar prueba documental que
demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros:
Volumen anual de ventas en al menos 3 años de los últimos 5 años previos a
la presentación de ofertas (2017-2018-2019-2020 y 2021) deberá ser
equivalente, como mínimo:
para el
 item 1 - 86.700.000.000
item 2 - 161.000.000.000
item 3 - 127.900.000.000
item 4 – 86.400.000.000
item 5 – 35.100.000.000
item 6 – 32.350.000.000
item 7- 16.800.000.000
item 8 – 4.100.000.000
item 9 – 15.500.000.000
item 10 – 5.700.000.000
Solicitamos a la convocante especificar el motivo por el cual los requisitos de facturación anual según los balances financieros de los últimos 5 años sin incluir 2022, son porcentajes de hasta
1200% para el ítem 1 por encima del precio referencial.
1200% para el ítem 2 por encima del precio referencial.
1200% para el ítem 3 por encima del precio referencial.
1200% para el ítem 4 por encima del precio referencial.
1200% para el ítem 5 por encima del precio referencial.
1200% para el ítem 6 por encima del precio referencial.
1200% para el ítem 7 por encima del precio referencial.
1200% para el ítem 8 por encima de precio referencial.
1200% para el ítem 9 por encima de precio referencial.
1200% para el ítem 10 por encima de precio referencial.
Teniendo en cuenta estos porcentajes solicitamos a la convocante adecuar correctamente la solicitud de capacidad financiera debido a que no refleja en ningún caso la intención de la libre participación de oferentes ni la mayor cantidad de ellos, este tipo de requisitos ninguna empresa en el territorio nacional paraguayo podría cumplir.
El MSPyBS en sus llamados siempre verifica este punto mediante los ratios financieras de los oferentes, por favor aclarar cuales son los motivos para este tipo de requisitos.
Tengan en cuenta que con un 30% del monto total ofertado por el oferente ya es suficiente parámetro para demostrar la capacidad financiera del mismo.

title: EXPERIENCIA ESPECIFICA

answer: Nos mantenemos en lo establecido por el PBC

description: En donde dice: Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos los montos indicados a continuación, y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados bajo el Contrato (equipos y/ o accesorios para terapia intensiva). Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados. Se solicita amablemente a la convocante agregar el 30% del valor total del monto ofertado en cuanto a facturación y que acepten equipos biomédicos relacionados bajo el contrato, para así dar una mayor participación a oferentes.

title: CRONOGRAMA DE ENTREGAS

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 15

description: Donde dice: Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 45 días contados a partir de la firma del contrato, solicitamos extender la misma hasta al menos 90 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra teniendo en cuenta las cantidades solicitadas

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Segun documento del llamado || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: BM - Licitación Pública Internacional - LPI

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

G T SCIENTIFIC S.A.

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

name: ALDO HARRISON - MARIANGEL MANZONI -FELIPE SANABRIA

CASA BOLLER S.A.

streetAddress: AVDA.AVIADORES DEL CHACO 2518 e/SAN BLAS

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: JOSE RODRIGO CAMPOS CERVERA - SEBASTIAN CAMPOS CERVERA

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: PATRICIA GRANDA DE SERRATI, PAULINA GRANDA SERRATI

ALBATROS SACI

streetAddress: DR. NARCISO MENDEZ BENITEZ Nº 404 E/ MAYOR NICOLAS GOLDSCHMIDT Y DR. PABLO MAX INSFRAN

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: ROLF WALTER THIEDE FRIESEN - PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL

JACK FACK SRL

name: DR. HUGO CODAS THOMPSON - FLORENCIA MARIA LLANO DE CODAS

ARGON S.R.L.

streetAddress: RCA. ARGENTINA N° 2461 CASI PASO DE PATRIA.

name: CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ - OSCAR FELIX GARCETE - NORA ELIZABETH PEDROZO -  GUMERCINDO PEDROZO RODRÍGUEZ.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

streetAddress: TUYUTI N°1545 ENTRE AVDA.JOSE FELIX BOGADO Y GRAL.FRANCISCO MIRANDA

name: GONZALO IGNACIO SAMANIEGO ZUBIZARRETA- CARLOS AYALA- LORENA SAMANIEGO

FALCON COM. & IND. S.A.

name: RODOLFO ARCE GODOY; WALTER ARCE GODOY; CHRISTIAN ARCE GODOY

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

name: CARLOS CLARI- ROCIO ACUÑA- LUCAS CLARI- LUCIANO ORTELLADO

ASUCOM S.A

streetAddress: CAMPOS CERVERA N° 5485 CASI RCA. ARGENTINA

name: GUIDO AMILCAR VAZQUEZ FILIPPINI - JORGE DANIEL FIGUEREDO MEDINA

DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil- Ivan Maciel- Benjamin Diaz de Bedoya

IMESE S.A.

name: EMIGDIO ELIZAUR ALFONSO - MARIA EMILIA ELIZAUR GAONA

INFOMED SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: CALLE CAÑADA DEL CARMEN CASI AMERICA 2565

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: GABRIEL AVILA CORVALAN, FRANCESCA SCAVONE, CHRISTIAN WENTZENZEN, GLORIA RIVAS

legalName: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

name: MARIA DIGNA MENDEZ ESCOBAR- CATALINA MENDEZ

CHACO INTERNACIONAL SA

streetAddress: San Juan María Vianney N° 1684 c/ Bruno Guggiari e/ Juan Pablo II

name: CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL- SILVANA LOPEZ- EFREN LOPEZ

PROSALUD FARMA S.A.

name: Juan Domingo Rienzi Grassi, Camila Rienzi, Christian Rienzi- Magdalena Anahi Castro

EUROQUIMICA S.A.

streetAddress: AVDA. AVIADORES DEL CHACO CASI LOPEZ MOREIRA (EDIFICIO THE TOP) PISO 10-OFICINA 02

name: MARCELO RIENZI ZUCOLILLO - PAOLA RIENZI ZUCOLILLO - Paola Roa Gonzalez

SUMI SOCIEDAD ANONIMA

name: Sumijiro Takaoka - Yasutaka takaoka -CARLOS SOLIS - JOSIAS BEDOYA

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

name: MARCOS ANTOLIANO MARÍN ROJAS - LAURO BRITEZ

Consorcio Soluciones Hospitalares

name: Julio Cesar Trovato Retamozo- MARCIAL NUÑEZ- ALBERTO BAEZ

CONSORCIO NEFROTEX

streetAddress: CALLE, NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CASI RODRIGUEZ DE FRANCIA

name: Frida E. Gerszkoviez de Singer / Gabriel Maria Avila Corvalan

name: Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay

streetAddress: Avda Santa Teresa c/ Aviadores del Chaco Paseo Galería Torre 2 piso 26

legalName: Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay

name: Ricardo Hellmers Fonseca/ Marcial Nuñez Gimenez

CONSORCIO DYRMEC

streetAddress: Av. Santa Teresa c/ Av. Aviadores del Chaco - Torre 2, Piso 26

name: Ricardo Hellmers Fonseca, Juan Gabriel Appleyard Pettengill, Javier Eugenio Moreno Iribas, Santiago José Moreno Iribas, Hugo Codas Thompson Benza, Oscar Antonio Codas Thompson Benza

CONSORCIO DYLAV

streetAddress: Avda Santa teresa c/ Avda Aviadores Chaco

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Electrocardiografia (ECG) y accesorios

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Ecografos y accesorios

description: Ecografos y accesorios

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Ventiladores de alta frecuencia

description: Accesorios del ventilador

description: Accesorios del ventilador

description: Adquisición de Equipos de Terapia Intensiva para el MSPYBS

name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

title: ddjj_casa_boller_1732288806283.pdf

title: contrato_dgg_uep_n__22_2024_casa_boller_1732288795659.pdf

title: ddjj_casa_boller_1731946431333.pdf

title: contrato_dgg_uep_n__25_2024_consorcio_soluciones_hospitalarias_1731945967479.pdf

title: ddjj_consorcio_soluciones_hospitalarias_1731945971758.pdf

title: contrato_dgg_uep_n__24_2024_dysa_1731945533440.pdf

title: ddjj_dysa_1731945551532.pdf

title: contrato_dgg_uep_n__23_2024_lcm_1733930580866.pdf

title: 01942_2024_respuesta_retencion_adj_2da_etapa_1732567190765.PDF

title: ddjj_lcm_1732288301005.pdf

title: 02462_2024_respuesta_retencion_adj_2da_etapa_lcm_1733930585520.PDF