title: 1 - 1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

currency: PYG

title: 2 - 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO

title: 3 - 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

description: RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: RAYOS X DIGITAL FIJO

description: Equipo de rayos X fijo

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

description: RAYOS X DIGITAL MOVIL

description: Equipo de rayos X portatil

description: Equipo de examen por rayos X y accesorios

title: LPN N° 157/24 ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: cdp-670fca269a87a.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 454805 Version 3

format: application/json

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: f-g04-66f837ad07aa6.pdf

title: cdp-157-24-66f837994815d.pdf

title: dictamen-de-precios-26-09-66f837c21e4fa.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 454805 Version 3

format: application/pdf

title: dictamen-tecnico-lpn-157-24-66f837b72e4bc.pdf

documentTypeDetails: Dictamen técnico

title: rca-n-075-003-2024-66f8380a0a7f4.pdf

title: nota-de-reparo-opcional-670fca3c5cbf3.pdf

documentTypeDetails: Nota Dirigida Al Director Nacional

title: Item 5.2

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión

description: Donde dice: "Dimensiones mínimas da parte superior da mesa para acomodación del paciente: 765mm x 2230mm". Solicitamos amablemente a la convocante considerar la opción de "765mm O MAYOR x 2000mm O MAYOR" al fin de permitir la participación de más oferentes.

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
El Departamento de Electromedicina, elaborará el Acta de Recepción Provisoria a partir de la entrega de los requisitos solicitados, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada y a partir de esa fecha se ejecutará la garantía del bien.
Solicitamos a la convocante modificar este requisito de la siguiente manera:
El Departamento de Electromedicina, elaborará el Acta de Recepción Provisoria dentro de los 5 días corridos a partir de la entrega de los requisitos solicitados, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada y a partir de esa fecha se ejecutará la garantía del bien.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Recomendamos a la convocante incluir, entre las especificaciones técnicas del ítem 3 - Equipo de Rayos X Digital fijo - Telecomandada, una pantalla en sala de examen adicional a la pantalla de la sala de adquisición. Lo solicitado es esencial para garantizar un flujo de trabajo eficiente.

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Donde dice "Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2560x3072 o más" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2350x2866 o más" Lo solicitado es el estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos x móvil, el cual es suficiente para garantizar una buena calidad de imagen y diagnósticos precisos, por lo que solicitamos a la convocante ajustar esta especificación a fin de permitir una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: Item 1 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Para los ítems 1, 2 y 3 Donde dice "PLAZO PARA ENTREGA (DIAS) DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO: 90 días"  solicitamos a la convocante modificar este punto a "PLAZO PARA ENTREGA (DIAS) DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR: 90 DÍAS HÁBILES".  Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional y los procesos aduaneros realizados por terceros.

title: Periodo de validez de la Garantía de los bienes

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego la Última Versión.

description:
El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación, emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen.
Solicitamos a la convocante ampliar este requisito y que el certificado emitido por el fabricante se encuentre legalizado y/o notarizado y apostillado en el país origen teniendo en cuenta que la Apostilla es una legalización simplificada, bajo la Convención de la Haya de 1961 para la autentificación de documentos, lo cual permite dar uso a un mismo documento en varios países extranjeros. Todo documento apostillado es válido y surte un efecto jurídico de validez.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el apartado de Capacidad Tecnica en el punto numero 11 donde dice “Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, que confirme que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado” solicitamos amablemente a la convocante se permita presentar este documento para el momento de la firma del contrato ya que el tiempo que ocupa la emisión del mismo depende de cada pais y escapa totalmente de las gestiones que se puedan gestionar desde nuestro pais. En algunos países, incluso puede ocupar de dos a tres meses. Por lo expuesto solicitamos que se permita presentar con la oferta una Declaración Jurada del potencial oferente señalando que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, junto con una nota  del fabricante, y que para el momento de la firma del contrato sea presentado la nota del fabricante legalizado por el Consulado del pais de origen.

title: Periodo de validez de la Garantía de los bienes

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: DONDE DICE: El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación, emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen. SOLICITAMOS a la convocante eliminar esta solicitud o en todo caso, que se pueda incluir una Declaracion Jurada del oferente donde indique que los equipos son nuevos y sin uso con menos de un año de fabricación, hay que tener en cuenta que por ley ninguna institución puede adquirir equipos usados, por lo que solicitar un certificado en origen no es necesario ya que la LEY DEBE CUMPLIRSE OBLIGATORIAMENTE, además, es importante mencionar que los equipos vienen etiquetados con el año de fabricación. Asi como se encuentra elaborado esta solicitud solo limita la paricipacion de oferentes y da una clara ventaja a la empresa que tuvo conocimiento de la licitación de manera anticipada, ya que es imposible que se pueda gestionar un apostillado o legalización de un documento de manera rápida, cualquier gestión tomaría al menos 30 días hábiles. Ademas, piden certificados legalizados en origen innecesarios y no solicitan REGISTRO SANITARIO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. SOLICITAMOS EL CAMBIO A DECLARACION JURADAD DEL FABRICANTE O DEL oferente.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto donde dice  “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCO en C según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016” solicitamos a la convocante que permita la presentacion de Constancia de Autorizacion en trámite de renovación expedida por la ARRN, esto considerando que el tiempo de gestion de dicha autorizacion escapa de las empresas y se encuentra en manos de la Autoridad Reguladora, asi tambien que la convocante permita que la empresa adjudicada presente para el momento de la entrega de los equipos la Autorizacion renovada. En ese sentido solicitamos que el punto quede redactado de la siguiente manera: “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III o Constancia que se se encuentra en trámite de Renovación, otorgado por la ARRN para Equipos ARCO en C según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016”.

title: EETT- ITEM 3 PUNTO 5.2

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el ítem 3 5.2 se solicita "Centelleador: Gadolinio (GoS) o Yoduro de Cesio (CsI)". Solicitamos a la convocante que considere también la opción de yoduro de cesio (CsI) con fotodiodo de silicio amorfo (a-Si) . Limitarse únicamente a Gadolinium o CsI restringe considerablemente la cantidad de oferentes que pueden participar, lo que podría resultar en precios menos competitivos.

El uso de CsI con a-Si no solo es una tecnología ampliamente reconocida y utilizada, sino que también ofrece ventajas en términos de eficiencia y calidad de imagen. Esta inclusión permitiría una mayor variedad de soluciones en el mercado, asegurando que los equipos adquiridos cumplan con los estándares necesarios para su uso clínico.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 5.2 Donde dice "Dimensiones mínimas da parte superior da mesa para acomodación del paciente: 765mm x 2230mm" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Dimensiones mínimas de la parte superior de la mesa para acomodación del paciente: 765mm x 2100mm o superior" lo solicitado obedece a que cada fabricante maneja una dimensión de la mesa propia para el diseño de su equipo, lo cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: ITEM 5.4

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description: Donde dice: "Altura de la mesa regulable en altura desde 69 cm a 118 cm." Se solicita que diga: Altura de la mesa regulable en altura desde 65 cm o menor a 90 cm. o mayor"  Además, cada fabricante maneja una regulación de la altura de la mesa propia para el diseño de su equipo, lo cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: ITEM2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - EETT

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Se solicita a la convocante a QUE SE MODIFIQUE EL ITEM2 DEL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES EN LA PARTE DE ESPECIFICACIONES PORQUE CORRESPONDE A UN EQUIPO DE RAYOS X -TELECOMANDADA

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 2.5.2 donde dice “Dimensiones mínimas da parte superior da mesa para acomodación del paciente: 765mm x 2230mm” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con la mesa de dimensiones mínimas de al menos 235 mm o mayor x 2230 mm o mayor, y de esta manera dar apertura a las especificaciones tecnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones finales del equipo. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Dimensiones mínimas da parte superior da mesa para acomodación del paciente: 735mm o mayor x 2230mm o mayor”.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 5.4 Donde dice "Altura de la mesa regulable en altura desde 69 cm a 118 cm" solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL, lo solicitado obedece a que esta característica puede incrementar considerablemente el costo del equipo, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de permitir mayor flexibilidad en la oferta de equipos sin comprometer la funcionalidad requerida para la mayoría de los estudios.

title: Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante incluir el requisito del Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente.

title: Item 1 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el apartado de Bucky Mural donde dice "Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o mayor" solicitamos a la convocante aclarar que el tamaño solicitado es para el detector.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Donde dice "Generador de rayos-X de alta frecuencia, 220V/50Hz trifásico" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Generador de rayos-X de alta frecuencia, 220V/50Hz o trifásico 380V/50 Hz" Lo solicitado obedece a que los sistemas trifásicos son más eficientes para la transmisión de energía, por lo que la mayoría  de los equipos de rayos X fijos telecomandados utilizan este tipo de sistema eléctrico. Por lo que ajustar esta especificación permitirá una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y calidad comprobada en el mercado local e internacional.

title: ITEM1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA-- EETT

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Se solicita a la convocante a QUE SE MODIFIQUE EL ITEM1 DEL PLIEGO DE BASE Y CONDIONES PORQUE CORRESPONDE A UN EQUIPO DE RAYOS X FIJO

title: Experiencia Requerida

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante que la experiencia solicitada sea por la Provision de Equipos similares a lo solicitado tales como Equipos de Rayos X tales como Rayos X móvil digital, Rayos X Fijo digital y Telecomandada y no solo por la experiencia en PROVISIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, ya que de esta manera se puede garantizar que los potenciales oferentes cuenten con la experiencia con equipos de estas modalidades.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS-EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
EN EL PUNTO 1.4.6.6 DDNDE DICE: Tamaño del pixel de 200 micrones o menor.
SOLICITAMOS a la convocante que cambie por: Tamaño del pixel de 160 micrones o menor, ya una menor resolución permite obtener imágenes más detalladas y precisas, lo que es crucial para la identificación de estructuras más pequeñas y la evaluación de condiciones más sutiles en las muestras examinadas. Además, una resolución más alta contribuye a mejorar la calidad del diagnóstico y puede facilitar un análisis más exhaustivo, lo que se traduce en una mayor eficacia en la detección de problemas y en la toma de decisiones clínicas

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
CAPACITACIONES
Punto b) Curso de capacitación técnica para la utilización de equipos (teórico-práctico): Esta capacitación debe realizarse en las instalaciones del IPS, con la correspondiente entrega de certificados de participación, al momento de la entrega de los equipos en los servicios en todos los turnos involucrados
 Solicitamos a la convocante aclarar cuantos turnos existen, y la cantidad de personas a capacitar en cada turno.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá remitirse deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
LOS ITEMS DE ARRIBA  DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, NO COINCIDES CON LOS TELLARES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -

RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA
RAYOS X DIGITAL FIJO
RAYOS X DIGITAL MOVIL

Ítem1
EQUIPO RX DIGITAL FIJO
Especificaciones Técnicas
VER PARA MODIFICAR PARA NO CREAR CONFUSION

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS-EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Solicitamos a la convocante que especifique los rangos de temperatura y humedad en la que puede trabajar el equipo. Recomendamos que la temperatura este dentro del rango de +10°C ÷ a +40°C y con una humedad entre 20% a 80% ya que se son rangos que más se acomodan a nuestro clima

title: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los equipos de al menos 120 dias, esto considerando que el tiempo que ocupa la fabricación de estos equipos es de aproximadamente 45 a 60 dias, luego el tiempo de traslado o transito desde el pais de origen hasta nuestro pais es de aproximadamente 30 a 45 dias y, por ultimo y no menos importante el tiempo que ocupa el desaduanaje en nuestro pais que en el mejor de los casos es de dos semanas.

title: En el item  - EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
EN EL PUNTO 1.4.6.7 DONDE DICE: DQE de 30 % o menor a 1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por:
DQE de 66 % o MAYOR A O LP/MM , ya que cuando el porcentaje de DQE  es más grande, es mejor. Un DQE más alto indica que el sistema de imagen es más eficiente en convertir la radiación X en información útil, lo que resulta en imágenes de mejor calidad a dosis más bajas. En otras palabras, con un DQE alto, se obtiene una mejor relación entre la calidad de la imagen y la dosis de radiación administrada al paciente."

title: Item 1 Rayos X Fijo Telecomandado

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description: Solicitamos amablemente a la Convocante considerar el DQE de 30 % o menor a  1 lp./mm. o menor para una dosis de  2 uGy o menor; a DQE de 50% o menor  a 1 lp/mm; esto para dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.

title: Plan de entrega de los bienes

description: Según plan de entregas en el ítem 2- RX Fijo; Clínica 12 de Junio: Durante la visita técnica se visualizó que los tableros eléctricos existentes en la sala son insuficientes para la conexión del nuevo equipo, y el tablero principal se encuentra a 80 metros fuera del edificio. Solicitamos aclarar si la alimentación eléctrica necesaria para el equipo será tomada de este punto.

title: Item 3 Rayos X Digital Movil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos amablemente a la convocante en el punto donde solicitan: "Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 5(±1) metros de longitud. No se aceptarán adaptadores.", admitir cables de 5 (+-2) metros de longitud, de esta forma dar participación a mayor cantidad de oferentes.

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Para el ítem 3 Solicitamos amablemente a la convocante especificar dentro de las especificaciones técnicas el apartado referente a la capacitación. Este aspecto es fundamental para asegurar que los operarios del equipo de Rayos X Digital Móvil, puedan utilizarlo de manera efectiva y eficiente. Se recomienda contemplar una capacitación de al menos 8 horas, lo cual sería suficiente para abordar todos los procedimientos necesarios.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el punto I donde dice “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la
ARRN para Equipos ARCO en C según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016” solicitamos a la convocante modificar este punto quedando redactado de la siguiente manera: “Autorización de servicio dereparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCO en C ó Autorización de
servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría IV según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la
Resolución -D-ARRN Nº 26/2016”

title: ítem 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: solicitamos a la convocante que especifique los rangos de temperatura y humedad en la que puede trabajar el equipo. Recomendamos que la temperatura este dentro del rango de +10°C ÷ a +40°C y con una humedad entre 20% a 80% ya que se son rangos que más se acomodan a nuestro clima

title: EETT- ITEM 3 PUNTO 6.2

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
ITEM 3 PUNTO 6.2 En el ítem se solicita "Potencia: 40 kW o más". Solicitamos a la convocante que considere ajustar este requerimiento a 30 kW o más . Este cambio es relevante, ya que una potencia de 30 kW es suficiente para garantizar un rendimiento eficaz en un sistema de rayos X digital móvil, cubriendo las necesidades clínicas habituales sin comprometer la calidad de la imagen.

Además, reducir la especificación a 30 kW permitirá una mayor inclusión de proveedores en la licitación, fomentando la competencia y potencialmente resultando en precios más favorables. Esto asegurará que la entidad contratante pueda obtener un equipo que satisfaga sus requerimientos técnicos a un costo más accesible

title: Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Solicitamos a la convocante unificar este criterio apunto de la capacidad técnica de la siguiente manera: Copia de facturaciones y/o Contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 3.6.5 donde dice “Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo 10 a 500 mAs o más” solicitamos se permita cotizar equipos con corriente de tubo de mejor rango como ser de 0.1 mAs, considerando que para este parámetro valores mas bajos son mejores y asi tambien que el limite superior sea de 300 mAs o mayor. Solicitamos que el item quede la siguiente manera: “Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo 0.1 a 300 mAs o más”.

title: Item 1: RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
En la Especificación 5.4 que especifica "Altura de la mesa regulable en altura desde 69 cm a 118 cm.". Solicitamos amablemente a la convocante considerar la opción de "Altura de la mesa regulable en altura desde 69 o menor cm a 95 cm o mayor)"
Un rango menor aumenta la Eficiencia en Producción. Al Cambiar a un rango de altura más específico puede simplificar el diseño y la fabricación de la mesa, reduciendo costos y tiempos de producción.
Además, un rango que va de 69 cm a 95 cm, le otorga VERSATILIDAD. Debido a que la opción de ajustar desde "69 cm o mayor a 95 cm" sigue permitiendo una buena flexibilidad para diferentes usos, desde el trabajo de pie hasta el sentado

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el Pbc la convocante indica lo siguiente: Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en cuanto a marca, modelo, cantidad y accesorios y se comprueben los puntos de las EETT que pueden ser verificados antes de ser instalados los equipos, se procederá a la elaboración de un Acta de Verificación por cantidad de ítem solicitado en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la recepción (fecha de Nota de Remisión), y en caso de incumplimiento, falta o discrepancias se aplicará la cláusula CGC 25.7, el oferente deberá retirar los equipos hasta subsanar la falta.

Al respecto solicitamos a la convocante tener en cuenta que para los equipos de Alta complejidad Items 1 y 2,  la elaboración del Acta de Verificación sea un plazo máximo de cinco (5) días hábiles y  la  verificación del equipo  se realice en lugar a ser instalado y/o en el depósito de la empresa a fin de evitar retrasos en la instalación  y sobrecostos . Por otra parte solicitamos excluir la Clausula CGC 25.7 ya no se visualiza en la presente ley 7021/22

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 2.9.5 donde dice “Ángulo: 12°” solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con tubo de Rayos de angulo mayor a 12°, esto considerando que este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones finales del equipo, y da apertura a las especificaciones tecnicas para la participación de potenciales oferentes. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Ángulo: 12° o superior”.

title: ITEM 1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 1. 4.1.10 donde dice “Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm. ó mayor” solicitamos amablemente a la convocante permita la cotizacion de equipos con recorrido longitudinal de +/-15 cm y recorrido lateral de al menos +/- 7 cm, este cambio no afectara ni disminuye las prestaciones finales del equipo, mas bien da apertura a la participación de potenciales oferentes.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el punto donde piden “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la
ARRN para Equipos ARCO en C según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016” solicitamos a la convocante que este punto sea modificado y no exclusivo para el Arco en C considerando que este llamadocontempla otras clasificaciones de equipos tales como Rayos X móvil, Rayos X fijo, las cuales se encuentran dentro de la
Categoria 4, por lo tanto este punto es limitativo y debe ser modificado y quedar redactado de la siguiente manera: “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCOen C ó Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría IV según la clasificación de Prácticasde Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016”

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 2.5.3 donde dice “Capacidad de carga mínima que a mesa debe soportar de 135 kg” solicitamos a la convocante mejorar este item, considerando un valor de capacidad de carga de la mesa que se ajuste a la realidad de nuestro pais en base a la constitución física de los pacientes que harán uso de este tipo de equipos. El valor de 135 kg se da para aquellos mercados donde la población mayormente es degalda y pequeña, como China por ejemplo en donde la mayora de estos equipos presentan esta característica, sin embargo en nuestro pais eso no es igual, y se supera ampliamente este valor e incluso aquellos casos donde se tenga pacientes con pesos superiores a 180 kg ya se encontrarían limitados para este tipo de estudios que el IPS debe satisfacer y dar a todos sus beneficiarios, que mal criterio seria adquirir tan millonaria inversión y no poder dar cobertura a una gran cantidad de pacientes en esta situacion. Hay varias opciones en nuestro mercado nacional que permiten incluso utilizar el equipo con pacientes superior a los 250 kg. Con esto se puede garantizar que ningún asegurado del IPS quede sin ser atendido cuando necesite y que es su derecho. Por todo lo expuesto solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Capacidad de carga mínima que a mesa debe soportar de 250 kg”.

title: Plan de entrega de los bienes

description: Para las adecuaciones edilicias, Clínica 12 de Junio, Clínica Boquerón, Clínica Ingavi; Durante la visita técnica se ha observado que las salas que disponen; no reúnen las dimensiones mínimas para la instalación de un equipo telecomandado. Solicitamos a la convocante definir y prever ampliaciones de las salas existentes; o en su defecto la construcción de nuevas salas; o bien redesignar otra ubicación para los equipos telecomandados.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante incluir el requisito del Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente

title: Item 1: RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
En la Especificación 5.2 que especifica "Dimensiones mínimas da parte superior da mesa para acomodación del paciente: 765mm x 2230mm". Solicitamos amablemente a la convocante considerar la opción de "765mm O MAYOR x 2000mm O MAYOR" y no restringir ni limitar las medidas de la mesa para acomodar al paciente, debido a que ésta condición no hace más ni mejores estudios por tener unos "centímetros" demás y las diferentes marcas tienen diferentes medidas. Además, al incluir un parámetro inclusivo permitirá:
* 1. Flexibilidad y Adaptabilidad: Al cambiar de dimensiones fijas a mínimas, se permite una mayor flexibilidad en el diseño de la mesa, lo que puede facilitar la adaptación a diferentes tipos de pacientes y situaciones clínicas.

* 2. Mejora de la Ergonomía: Una superficie más larga puede mejorar la ergonomía y el confort del paciente, permitiendo una mejor distribución del peso y una mayor comodidad durante el tratamiento.

* 3. Variedad de Equipamiento: La especificación de “o mayor” permite que los fabricantes ofrezcan modelos que se ajusten a diferentes necesidades clínicas, lo que puede resultar en un mejor uso del espacio en las instalaciones.

* 4. Optimización de Costos: Al permitir dimensiones más flexibles, se pueden explorar opciones más económicas o disponibles en el mercado que cumplen con los requisitos funcionales, sin comprometer la calidad.

Recalcando nuevamente, solicitamos amablente a la CONVOCANTE considerar la opción de "Dimensiones mínimas da parte superior da mesa para acomodación del paciente: 765mm o mayor x 2000mm o mayor."

title: ESPECIFICACION TECNICA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: DONDE SOLICITAN: 3. 5.4 Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2560x3072 o más.Solicitamos permitan cotizar equipos con Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2024x2880 o más, de manera a dar mayor participación de fabricantes, y permitir mayor competencia

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 6.3 Donde dice "Pixel pitch 143 µm" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Pixel pitch 148 µm o menos" Lo solicitado es el estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos x fijo telecomandado, el cual es suficiente para garantizar una buena calidad de imagen y diagnósticos precisos, por lo que solicitamos a la convocante ajustar esta especificación a fin de permitir una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice "Estabilizador de Tensión de 75 KVA" solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a una UPS. Lo solicitado obedece a que los equipos de rayos x fijo telecomandados cuentan con transformadores y circuitería de entrada integrados, pero no cuentan con un estabilizador de tensión como tal.

title: VALOR DE DQE

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: 4.6.7 En el punto donde solicitan DQE de 30 % o menor a 1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor. Solicitamos amablemente a la convocante analizar la redacción de dicho requerimiento considerando que pudo haber un error de redacción al solicitar el valor del DQE de 30 % o menor, considerando que siempre se amplia el rango de aceptación hacia valores que permitan ofrecer valores mejores que el solicitado, y que además valor de DQE solicitado es muy bajo para los estándares actuales y que este parámetro determina la eficiencia de detección la que a mayores valores de DQE se reflejan en mayor rendimiento del detector lo que se traduce en una menor dosis al paciente lo que también se refleja en una mayor vida útil del tubo de rayos x, por esta razón sugerimos la siguiente redacción: 4.6.7 donde dice DQE de 40% o menor a 1 lp./mm. o mayor para una dosis de 2,5 uGy o menor.

title: LUGAR DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTES, que diga los lugares en donde se debe instalar los equipos y si debemos realizar remodelación de la zona en donde se va a instalar las mismas

title: Requisitos documentales para evaluar Capacidad Tecnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto I donde dice “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCO en C según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016” solicitamos a la convocante modificar este punto quedando redactado de la siguiente manera: “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCO en C ó Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría IV según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016”

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
DONDE DICE: 9-Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN paraEquipos ARCO en C según la
clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016
SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE A RAYOS X

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
La contratante, a través del administrador de contrato podrá realizar la redistribución de los equipos adquiridos y modificación de los plazos de ser necesario, sin que esto implique un costo extra para la convocante, tanto para la entrega inicial o durante el tiempo que dure el contrato.
Solicitamos a la convocante excluir este requisito teniendo en cuenta que para el funcionamiento de los equipos solicitados requieren de instalación edilicia tal como se menciona en el apartado de la Distribución de los equipos - Área Central, por lo tanto, no puede ser traslada de un punto a otro para su redistribución

title: En el item 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
EN EL  PUNTO  3. 6.1 DONDE DICE: Generador de alta frecuencia de al menos 50 kHz
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por: Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz ,ya que desde los genradores de 40 khz se proporciona una radiación más constante y estable, lo que resulta en una mejor calidad de imagen y una reducción en la dosis de radiación al paciente. Además, la tecnología de 40 kHz permite un mayor control sobre los parámetros de exposición, lo que facilita la obtención de imágenes de alta calidad en diversas condiciones clínicas.Ademas este parametro permite la participacion de mas oferentes sin limitar la participacion y  veneficiar solo a uno."

title: Punto focal

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
En el punto 4.3.1 donde solicitan "Puntos focales: Foco fino 0,6 o menor / Foco grueso 1,0 mm o mayor"
Solicitamos amablemente a la convocante considerar que ha habido un error de escritura al solicitar un tamaño de punto focal de foco grueso de 1,0 mm o mayor, considerando que siempre se amplia el rango de aceptación hacia valores que mejoren el parámetro especificado, siendo que con la redacción actual se podrían cotizar tubos un tamaño de punto focal mayor, lo cual no es una mejoría en el parametro. Por esta razón sugerimos la siguiente redacción: 4.3.1 Puntos focales: Foco fino 0,6 o menor / Foco grueso 1,2 mm o menor, permitiendo así que puedan competir equipos con tubos con tamaños de punto focal estándares en la industria.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Donde dice "Temperatura ambiente máxima de 5ºC a 35ºC" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Temperatura ambiente máxima de 15ºC a 35ºC" Los parámetros solicitados corresponden al estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos X fijos telecomandados, por lo que ajustar esta especificación permitirá una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y calidad comprobada en el mercado local e internacional.

title: ESPECIFICACION TECNICA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
DONDE SOLICITAN: 2. 5.5 Movimiento de angulación de la mesa de +90 grados hasta 45 grados
(referencia horizontal - posición 0º).  Solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con angulación de la mesa de +90 grados hasta 30 grados (referencia horizontal - posición 0°).de manera a dar mayor participación y permitir una mayor competencia.

title: Eficiencia de Detección Quantica

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 4.6.7 donde dice DQE de 30 % o menor a  1 lp./mm. o menor para una dosis de  2 uGy o menor. Solicitamos amablemente a la convocante considerar que ha habido un error de escritura al solicitar el valor del DQE de 30 % o menor a  1 lp./mm. o menor para una dosis de  2 uGy o menor, considerando que siempre se amplia el rango de aceptación hacia valores que mejoren el parámetro especificado,  y que el valor de DQE solicitado es muy bajo para los estándares actuales y que este parámetro determina la eficiencia de detección la que a mayores valores indica un mejor rendimiento del detector lo que se traduce en una menor dosis al paciente, por esta razón sugerimos la siguiente redacción: 4.6.7 donde dice DQE de 40% o menor a  1 lp./mm. o menor para una dosis de  2,5 uGy o mayor.

title: Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante incluir el requisito del Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente.

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
Solicitamos amablemente a la convocante que el Bucky Mural solicitado en las especificaciones tecnicas sea considerado opcional, esto considerando que el punto 2.5.5 solicitan que la mesa cuente con movimiento de angulación de +90,  lo que permitiría realizar los estudios del tórax directamente en la mesa, décadas a tras por limitaciones tecnológicas estos equipos telecomandados se instalaban con un Bucky mural para los estudios de tórax. Hoy, con el avance de la tecnología es posible realizar todo tipo de estudios en la propia mesa, la columna portatubo se puede mover a distancias SID de 180 cm o mas para lograr hacer los estudios de tórax  cuando la mesa esta en posición +90°. Asi además se quita ventaja y aprovecha los espacios reducidos asi como lo pide en el punto 2.4.1 donde dice “Sistema con Tubo de rayos-X sobre la mesa y sistema Detector de
Imágenes Digital FPD. Espacio mínimo de la sala: Ancho 360cm x Largo 270cm y 240cm de Altura” donde claramente un equipo convencional con Bucky mural no cabe. Asi tambien y no menos importante la convocante tendra un ahorro de dinero que innecesariamente por falta de criterio o conocimiento podría incurrir. Entonces, de ser asi solicitamos que los puntos 2.10, 2.10.1 y 2.12.6 sean OPCIONALES.

title: Item 3 Rayos X Digital Movil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante solicitar sistema para detener el equipo, transporte y freno de emergencia,  con sistema anticolisión sin contacto preferentemente que detecte obstáculos, dejando como opcional la detección de obstáculos, y asi dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.-

title: Plan de entrega de los bienes

description: Se solicita a la Convocante proveer los planos arquitectónicos civiles y planos eléctricos de los sitios Clínica 12 de Junio, Clínica Boquerón, Clínica Ingavi.

title: Item 1 Rayos X Fijo

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Para el ítem 1 Solicitamos amablemente a la convocante especificar dentro de las especificaciones técnicas el apartado referente a la capacitación. Este aspecto es fundamental para asegurar que los operarios del equipo de Rayos X Digital Fijo puedan utilizarlo de manera efectiva y eficiente. Se recomienda contemplar una capacitación de al menos 16 horas, lo cual sería suficiente para abordar todos los procedimientos necesarios.

title: EETT- ITEM 3 PUNTO 6.3

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: ITEM 3. 6.3 Donde se solicita "DEA (Detección automática de exposición)", solicitamos a la convocante que considere que esta característica sea opcional . Aunque el DEA es una función valiosa, no todos los entornos clínicos requieren esta tecnología para su funcionamiento óptimo. Hacerla opcional permitiría una mayor flexibilidad en la oferta de equipos, facilitando la participación de proveedores que puedan ofrecer soluciones igualmente efectivas sin esta funcionalidad. Esto no solo podría resultar en una reducción de costos, sino también en una variedad más amplia de opciones para la entidad contratante, asegurando que el equipo adquirido cumpla con las necesidades específicas del entorno clínico.

title: Item 1 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
"Donde dice ""DQE de 30 % o menor a 1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor"" solicitamos a la convocante modificar este punto a ""DQE de 60 % o MAYOR a 1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor"". Lo solicitado obedece a que mientras mayor sea el DQE (Detección de Quantum Eficiente), mejor será la resolución espacial de la imagen, lo que permitirá visualizar detalles más finos y pequeños.
Esto es especialmente importante para la identificación oportuna de detalles sutiles, lo cual puede marcar la diferencia en el diagnóstico y el tratamiento del paciente.
Por lo que solicitamos a la convocante permitir la participación de oferentes que puedan cumplir con este requisito de resolución, ya que la misma redundará en una atención médica de mayor calidad y precisión para los pacientes."

title: EETT- ITEM 3 PUNTO 6.5

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
ITEM 3. 6.5 Donde se solicita "Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo de 10 a 500 mAs o más", solic0,1 A y 300 mAs o más . Este ajuste es razonable, ya que una corriente de tubo de 300 mAs sigue siendo adecuada para la mayoría de los procedimientos clínicos y garantizará imágenes de calidad sin comprometer el rendimiento del equipo.

Además, un rango de corriente más accesible permitirá la inclusión de una mayor variedad de equipos en el proceso de licitación, fomentando la competencia entre los proveedores y, potencialmente, resultando en precios más favorables. Este enfoque optimiza la relación costo-beneficio para la entidad contratante, asegurando que se adquieran equipos que cumplan con sus necesidades sin incurrir en costos innecesarios.

title: EETT- ITEM 3. 6.1

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el ítem 3. Punto 6.1 se solicita "Generador de alta frecuencia de al menos 50 kHz". Solicitamos a la convocante que considere ajustar este requerimiento a 40 kHz . Esta modificación es razonable, ya que un generador de 40 kHz puede ofrecer un rendimiento adecuado para la mayoría de las aplicaciones clínicas, garantizando la calidad de imagen y la eficacia del equipo sin comprometer su funcionalidad.

Además, permitir un generador de 40 kHz podría ampliar la competitividad entre los oferentes, facilitando la inclusión de más proveedores que cumplan con los requisitos técnicos necesarios, lo que podría resultar en precios más favorables para la entidad contratante.

title: item 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
EN EL  PUNTO  3. 6.1 DONDE DICE: Generador de alta frecuencia de al menos 50 kHz
SOLICITAMOS a la convocante que cambie por: Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz, ya que desde los generadores de 40 khz se proporciona una radiación más constante y estable, lo que resulta en una mejor calidad de imagen y una reducción en la dosis de radiación al paciente. Además, la tecnología de 40 kHz permite un mayor control sobre los parámetros de exposición, lo que facilita la obtención de imágenes de alta calidad en diversas condiciones clínicas. POR ÚLTIMO este parámetro permite la participación de más oferentes sin limitar la participación y beneficiar solo a uno."

title: Item 1 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice "La empresa adjudicada deberá proveer garantía del bien por 2 (dos) años desde la emisión del Acta de Recepción Provisoria, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía, se deberá incluir soporte de mantenimiento o sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. También se deberá proporcionar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía" solicitamos a la convocante incluir la aclaración de que la garantía de los ítems 1, 2 y 3 no incluye en ningún caso los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgaste natural.

title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
El mantenimiento correctivo será realizado por el personal técnico de la empresa proveedora del servicio, al ser llamados ante cualquier problema surgido con los equipos. La empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados de 08 a 17 hs., con 4 (cuatro) horas de respuesta para los equipos instalados en el Hospital Central y el Área Central (excluyendo domingos y feriados)
Solicitamos a la convocante modificar este requisito de la siguiente manera:
El mantenimiento correctivo será realizado por el personal técnico de la empresa proveedora del servicio, al ser llamados ante cualquier problema surgido con los equipos. La empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados de 08 a 17 hs de lunes a viernes, con 4 (cuatro) horas de respuesta para los equipos instalados en el Hospital Central y el Área Central (excluyendo sábados, domingos y feriados)

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice "Tiempo mínimo de exposición a 1 ms a 10 s o más" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Tiempo mínimo de exposición a 1 ms a 3 s o más" lo solicitado obedece a que los equipos de rayos x móvil con detector digital, no requieren un tiempo de exposición superior a 3 segundos para generar un estudio, lo cual es beneficioso, ya que permiten emitir menos dosis de radiación, lo que contribuye a disminuir los posibles efectos adversos en el paciente, sin comprometer la calidad de imagen ni la precisión en los diagnósticos. Por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional, enfocadas en la OPTIMIZACIÓN DE LAS DOSIS DE RADIACIÓN ABSORBIDAS POR EL PACIENTE.

title: Plan de entrega de los bienes

description: Según plan de entregas en el ítem 2- RX Fijo; Clínica Boquerón: Solicitamos a la convocante que aclare que la provisión de sistemas de aire acondicionado tipo split como mínimo de 36000BTU para la sala de estudios; y de 12000BTU para la sala de comando será proveído por el oferente.

title: Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
El PBC en el punto 11 solicita la presentación del Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, que confirme que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado.
Al respecto solicitamos a la convocante ampliar este requisito y que el certificado emitido por el fabricante se encuentre legalizado y/o notarizado y apostillado en el país origen  teniendo en cuenta que la Apostilla es una legalización simplificada, bajo la Convención de la Haya de 1961 para la autentificación de documentos, lo cual permite dar uso a un mismo documento en varios países extranjeros. Todo documento apostillado es válido y surte un efecto jurídico de validez.

title: ítem 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
En el punto 3. 5.8  DONDE DICE: DQE de 36% o mayor a 1 lp/mm o mayor para una dosis de 2 uGy o menor.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por: DQE DE 66% O MAYOR A O LP/MM .
lo que resulta en una mejor calidad de imagen a dosis bajas (2 µGy o menos).
Esto no solo permite captar detalles más finos, esencial para diagnósticos precisos,
sino que también mejora la relación señal-ruido, generando imágenes más claras y con menos artefactos.
Además, un DQE más alto indica que el sistema de imagen es más eficiente en convertir la radiación X en información útil, lo que resulta en imágenes de mejor calidad a dosis más bajas. En otras palabras, con un DQE alto, se obtiene una mejor relación entre la calidad de la imagen y la dosis de radiación administrada al paciente.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Para el ítem 2 Solicitamos amablemente a la convocante especificar dentro de las especificaciones técnicas el apartado referente a la capacitación. Este aspecto es fundamental para asegurar que los operarios del equipo de Rayos X Digital fijo - Telecomandada, puedan utilizarlo de manera efectiva y eficiente. Se recomienda contemplar una capacitación de al menos 24 horas, lo cual sería suficiente para abordar todos los procedimientos necesarios.

title: ITEM 1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 1.4.1.6 donde dice “Movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de +/- 43 cm o más” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de al menos 30 cm o más, este cambio no afectara ni disminuye las prestaciones finales del equipo, mas bien da apertura a la participación de potenciales oferentes.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto donde piden “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCO en C según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016” solicitamos a la convocante que este punto sea modificado y no exclusivo para el Arco en C considerando que este llamado contempla otras clasificaciones de equipos tales como Rayos X móvil, Rayos X fijo, las cuales se encuentran dentro de la Categoria 4, por lo tanto este punto es limitativo y debe ser modificado y quedar redactado de la siguiente manera: “Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCO en C ó Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría IV según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016”

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos que para el item 2.10.1 donde dice “Rotación del tubo 180 grados para la utilización del Bucky Mural para radiografías de Tórax” sea posible cotizar como opcion equipos con SID variable hasta 180 cm, lo que permitiría la realización de estudios de tórax en la propia mesa del equipo, considerando además que en otro item la convocante solicita que la mesa se pueda colocar en posición vertical (90°) y con una distancia del tubo de 180 cm si ningún problema es posible realizar la radiografía de tórax. Asi tambien la convocante no incurrirá en un gasto innecesario que no se justifica de ninguna manera ya que los equipos telecomandados actuales todos pueden realizar esta función.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 4.1 Donde dice "Sistema con Tubo de rayos-X sobre la mesa y sistema Detector de Imágenes Digital FPD. Espacio mínimo de la sala: Ancho 360cm x Largo 270cm y 240cm de Altura" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Sistema con Tubo de rayos-X sobre la mesa y sistema Detector de Imágenes Digital FPD. Espacio mínimo de la sala: Ancho 575cm x Largo 420cm y 320cm de Altura o menos" lo solicitado obedece a que cada fabricante maneja un espacio mínimo de la sala propio para el diseño de su equipo, lo cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: ESPECIFICACION TECNICA

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: ITEM 3 - 3. 4.11 Movimiento motorizado capaz de ascender pendiente de 10° o más. Solicitamos permitan cotizar equipos con Movimiento motorizado capaz de ascender pendiente de 5° o más, de manera a dar mayor participación a fabricantes, y permitir mayor competencia

title: En el item 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
En el punto 3. 5.8  DONDE DICE: DQE de 36% o mayor a 1 lp/mm o mayor para una dosis de 2 uGy o menor.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por: DQE DE 66% O MAYOR A O LP/MM .
lo que resulta en una mejor calidad de imagen a dosis bajas (2 µGy o menos).
Esto no solo permite captar detalles más finos, esencial para diagnósticos precisos,
sino que también mejora la relación señal-ruido, generando imágenes más claras y con menos artefactos.
ademas, un DQE más alto indica que el sistema de imagen es más eficiente en convertir la radiación X en información útil, lo que resulta en imágenes de mejor calidad a dosis más bajas. En otras palabras, con un DQE alto, se obtiene una mejor relación entre la calidad de la imagen y la dosis de radiación administrada al paciente."

title: Item 1 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Para los ítems 1 y 2 se solicita a la Convocante detallar el alcance de las adecuaciones edilicias, aclarando si en el caso de requerirse obras civiles quién será responsable de llevarlas a cabo. El detalle de las expectativas de la Convocante en cuanto a las adecuaciones permitirá que las propuestas presentadas por los distintos Oferentes sean comparables, ya que estos aspectos inciden directamente en los costos de los equipos.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Donde dice "Potencia mínima del generador de 80 KW especificado con rendimiento de 150 kV/500mA, 100kV/800mA, 80kV/1000 mA" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Potencia mínima del generador de 80 KW especificado con rendimiento de 40 kV a 150 kV y de 1 mA a 1000 mA" Los parámetros solicitados corresponden al estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos X fijos telecomandados, por lo que ajustar esta especificación permitirá una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y calidad comprobada en el mercado local e internacional.

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
CAPACITACIONES
Punto A) Curso de capacitación técnica de mantenimientos preventivos y correctivos:  Estas capacitaciones deben realizarse atendiendo a los usuarios y responsables de los equipos, con la entrega correspondiente de certificados de participación que los habilitan para realizar trabajos con los equipos adjudicados.
Solicitamos a la convocante que la habilitación para realizar los trabajos de los equipos adjudicados sea posterior al vencimiento de la garantía del equipo.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Donde dice "Auto-calibración del FPD en 10 segundos sin necesidad de exposición de Rayos-X - Colimador Virtual" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Auto-calibración del FPD en 10 segundos sin necesidad de exposición de Rayos-X (OPCIONAL)- Colimador Virtual" lo solicitado obedece a que, en la mayoría de los equipos de rayos x fijo telecomandados, la frecuencia de la calibración necesaria para la calidad de imagen, la define el programa del sistema. Por lo que solicitamos a la convocante ajustar esta especificación a fin de permitir una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 3.9.1 donde dice "Hardware: disco duro de al menos 500 GB, CD/DVD grabador, con capacidad de almacenamiento de al menos 10.000 imágenes de alta resolución o más, además debe incluir una UPS acorde al consumo energético con capacidad de al menos 15 minutos" solicitamos amablemente a la convocante se permita cotizar equipos con disco dura de al menos 300 GB y asi dar apertura a las especificaciones tecnicas para la participación de potenciales oferentes.

title: ITEM 1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 1.4.6.7 donde dice “DQE de 30 % o menor a 1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con resolución espacial de 4 lp/mm, este cambio no afectara ni disminuye las prestaciones finales del equipo, más bien da apertura a la participación de potenciales oferentes. Entonces solicitamos que el item que de la siguiente manera: “DQE de 30 % o menor a 1 lp./mm o mayor, para una dosis de 2 uGy o menor”

title: ítem 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO DE RAYOS X MOVIL TENGA UNA AUTONOMIA DE LA BATERIA DE AL MENOS 4 HS

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 2.5.4 donde dice “Altura de la mesa regulable en altura desde 69 cm a 118 cm” solicitamos amablemente a la convocante permita la cotizacion de equipos que logran un mejor rango de movimiento vertical de la mesa en beneficio de los pacientes, hay muchos casos que 69 cm se dificulta para que un paciente con problemas pueda subir a la mesa para realizarse su estudios por lo que solicitamos a la convocante que el rango de la mesa regulable en altura sea de 59 cm o menor a 118 cm o mayor. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Altura de la mesa regulable en altura desde 59 cm o menor a 118 cm o mayor”.

title: LUGAR DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTES, que diga los lugares en donde se debe instalar los equipos y si debemos realizar remodelación de la zona en donde se va a instalar las mismas

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el item 3.5.4 donde dice “Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2560x3072 o más” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con matriz de 2400 o mayor x 3000 o mayor. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones finales del equipo, sino mas bien da apertura a las especificaciones tecnicas para la participación de potenciales oferentes.

title: ítem 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
EN EL PUNTO  3. 7.2 DONDE DICE: Tiempo mínimo de exposición a 1 ms a 10 s o más.
SOLICITAMOS a la convocante que cambie por: TIEMPO MINIMO DE EXPOSICION A 1 ms a 6 s o más. ya puede ser más eficiente en muchas situaciones clínicas en comparación con un equipo que opera en un rango de 1 ms a 10 s. Esta característica permite un mayor control sobre la calidad de la imagen y la dosis de radiación administrada. La duración de 6 s es adecuada para capturar imágenes nítidas en procedimientos donde se requiere una exposición más prolongada, evitando la sobreexposición y garantizando la claridad necesaria para un diagnóstico preciso. Además, este tiempo máximo es ideal para entornos donde el movimiento del paciente o la necesidad de imágenes rápidas son críticos, optimizando así la eficiencia en la atención al paciente"

title: Plan de entrega de los bienes

description: Según plan de entregas en el ítem 2- RX Fijo; Clínica 12 de Junio: Durante la visita técnica se visualizó que la ventana plúmbica existente es muy pequeña, y su ubicación no es adecuada para la visualización del paciente. Solicitamos a la convocante se agregue la provisión de una ventana plúmbica de por lo menos 0,80mts x 1,00mts

title: Visita al sitio de ejecución del contrato

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Solicitamos a la convocante incluir el requisito de la visita técnica para la verificación de las condiciones edilicias necesarias para la instalación correcta de los equipos a ser ofertados y los planos del sitio donde será instalados los equipos

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 2.6.3 donde dice “Pixel pitch 143 μm” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo de 150 μm o menor de Pixel pitch, esto considerando que es el valor habitual utilizado en radiografía convencional y es lo comúnmente disponible por los diversos fabricantes. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Pixel pitch 150 μm o menor”.

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto 5.4 Donde dice "Altura de la mesa regulable en altura desde 69 cm a 118 cm" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Altura de la mesa regulable en altura desde 50 cm a 100 cm" Los parámetros solicitados se ajustan mejor para el acceso de todo tipo de pacientes al equipo. Además, cada fabricante maneja una regulación de la altura de la mesa propia para el diseño de su equipo, lo cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: Plan de entrega de los bienes

description: Para las adecuaciones edilicias, Clínica 12 de Junio, Clínica Boquerón, Clínica Ingavi; Solicitamos por favor la Convocante aclarar cual es el espesor o profundidad del hormigón de la estructura edilicia existente.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
DONDE DICE: 9-Autorización de servicio de reparación y mantenimiento a equipos de categoría III que otorga la ARRN para Equipos ARCO en C según la
clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016

SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE A RAYOS X

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 2.5.1 donde dice “Mesa construida en material especial con absorción máxima de rayos-X de 1,0 mm Al desde el tubo de rayos-X hasta el sistema de imágenes” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de atenuación superior a 1 mmAl y no limitar solamente a este valor como máximo. Ya que considerando que una atenuación mayor es mejor y en el mercado existen vario proveedores que presentan esta ventaja. Solicitamos que el item quede la siguiente manera: “Mesa construida en material especial con absorción máxima de rayos-X de 1,0 mm Al o mayor desde el tubo de rayos-X hasta el sistema de imágenes”.

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
La entrega de los equipos a las localidades debe efectuarse dentro del plazo especificado en la planilla de Plazos de Traslado, Instalación y Capacitaciones de los Equipos (Anexo IV), contados a partir de la Nota de Distribución por parte del administrador del contrato luego de haberse conformado el Acta de Verificación. Una vez entregados los equipos se deberá elaborar un Acta de Conformidad de Funcionamiento, la misma deberá estar firmada por el Jefe de Servicio, Administrador o Director de la localidad donde fue entregado el equipo.
En atención a lo requerido en este apartado solicitamos a la convocante su consideración respecto a que los bienes ofertados ítems 1 y 2 son de gran dimensión, peso y requiere de cuidado para su movilización y traslado, por lo tanto, no puede ser transportado de un lugar a otro sin tener en cuenta las medidas de seguridad y costos (fletes, seguros, etc), este requisito aumenta el riesgo y genera aumentos de costos de seguros

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el punto 3.9.2 donde dice " Software: el tiempo de adquisición de imágenes para diagnóstico debe ser menor a 10 s y para vista previa de imágenes debe ser menor a 5 s. El
tamaño de las imágenes debe ser máximo de 15 MB. Además, debe incluir (APR) programas anatómicos preconfigurados y editables. El software debe tener interfaz en español o inglés" solicitamos a la convocante se permita cotizar equipos con tiempo de adquisición de imágenes de 20 s o menor y tiempo de vista previo de al menos 6 s o menor. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones finales del equipo con el paciente, sino mas bien para dar apertura a las especificaciones tecnicas para la participación de potenciales oferentes.

title: Plazo de entrega

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los bienes a 120 días a contar desde la firma del contrato, considerando los plazos de producción requeridos para equipos con las características solicitadas, y que el transporte de equipos de rayos x se realiza generalmente vía marítima, con un tránsito promedio hasta nuestro país desde el este asiático, donde la mayoría de los fabricantes tienen asentados sus centros de producción. Y considerando el agravamiento de la problemática del flete debido a la situación internacional por todos conocidos.

title: Formas y condiciones de pago

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
DONDE DICE: Para el primer pago del 35% se requiere la presentación del Acta de Recepción Provisoria. Para el segundo pago del 35% se requiere la presentación del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento. Para el tercer pago del 30% se requiere la presentación del Acta de Recepción Definitiva.
SOLICITAMOS a la convocante considerar como porcentaje de pago lo siguiente Para el primer pago del 50% se requiere la presentación del Acta de Recepción Provisoria. Para el segundo pago del 25% se requiere la presentación del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento. Para el tercer pago del 25 % se requiere la presentación del Acta de Recepción Definitiva. Con el objeto de evitar costos financieros que encarecen el precio de oferta, solicitamos a la convocante que incremente el porcentaje por los bienes proveídos en el 1° año de 50%, y a efectos de garantizar el periodo de garantía el porcentaje del pago retenido sea de máximo 50% del bien adjudicado.

title: Plan de entrega de los bienes

description: Para las adecuaciones edilicias, ítem 2 RX Fijo plan de entregas, en Clínica Boquerón: Durante la visita técnica observamos que el acceso para ingreso del equipo a ser instalado tiene un único acceso que está sobre la calle Paí Perez. Solicitamos por favor la Convocante prever los permisos de cierre de esta arteria durante las horas que serán necesarias para la maniobra de ingreso del equipo.

title: Formas y condiciones de pago

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Para el primer pago del 35% se requiere la presentación del Acta de Recepción Provisoria.
Para el segundo pago del 35% se requiere la presentación del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento.
Para el tercer pago del 30% se requiere la presentación del Acta de Recepción Definitiva.
Solicitamos a la convocante considerar como porcentaje de pago lo siguiente
Para el primer pago del 70% se requiere la presentación del Acta de Recepción Provisoria.
Para el segundo pago del 15% se requiere la presentación del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento.
Para el tercer pago del 15 % se requiere la presentación del Acta de Recepción Definitiva.
Con el objeto de evitar costos financieros que encarecen el precio de oferta, solicitamos a la convocante que incremente el porcentaje por los bienes proveídos en el 1° año de 70%, y a efectos de garantizar el periodo de garantía el porcentaje del pago retenido sea de máximo 30% del bien adjudicado.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS-EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
EN EL PUNTO 1.4.6.7 DONDE DICE: DQE de 30 % o menor a 1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor.
SOLICITAMOS a la convocante que cambie por:
DQE de 66 % o MAYOR A O LP/MM, ya que cuando el porcentaje de DQE es más grande, es mejor. Un DQE más alto indica que el sistema de imagen es más eficiente en convertir la radiación X en información útil, lo que resulta en imágenes de mejor calidad a dosis más bajas. En otras palabras, con un DQE alto, se obtiene una mejor relación entre la calidad de la imagen y la dosis de radiación administrada al paciente.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante incluir el requisito del Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 3.7.2 donde dice “	Tiempo mínimo de exposición a 1 ms a 10 s o más” solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con rango superior de tiempo de exposición de 3 seg, esto considerando que a menor tiempo de exposición menos dosis recibe el paciente, el equipo solicitado es con detector plano, lo que ayuda a que los parámetros de exposición sean mucho menores que con equipos analógicos. Por lo expuesto solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Tiempo mínimo de exposición a 1 ms a 3 s o más”.

title: En el item  - EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
EN EL PUNTO 1.4.6.6 DDNDE DICE:Tamaño del pixel de 200 micrones o menor.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por: Tamaño del pixel de 160 micrones o menor, ya  una menor resolución permite obtener imágenes más detalladas y precisas, lo que es crucial para la identificación de estructuras más pequeñas y la evaluación de condiciones más sutiles en las muestras examinadas. Además, una resolución más alta contribuye a mejorar la calidad del diagnóstico y puede facilitar un análisis más exhaustivo, lo que se traduce en una mayor eficacia en la detección de problemas y en la toma de decisiones clínicas"

title: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los equipos de al menos 120 dias, esto considerando que el tiempo que ocupa la fabricación de estos equipos es de aproximadamente 45 a 60 dias, luego el tiempo de traslado o transito desde el pais de origen hasta nuestro pais es de aproximadamente 30 a 45 dias y, por ultimo y no menos importante el tiempo que ocupa el desaduanaje en nuestro pais que en el mejor de los casos es de dos semanas.

title: En el item 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
EN EL  PUNTO  3. 7.2  DONDE DICE: Tiempo mínimo de exposición a 1 ms a 10 s o más.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por: TIEMPO MINIMO DE EXPOSICION  A 1 ms a 6 s o más. ya puede ser más eficiente en muchas situaciones clínicas en comparación con un equipo que opera en un rango de 1 ms a 10 s.Esta característica permite un mayor control sobre la calidad de la imagen y la dosis de radiación administrada. La duración de 6 s es adecuada para capturar imágenes nítidas en procedimientos donde se requiere una exposición más prolongada, evitando la sobreexposición y garantizando la claridad necesaria para un diagnóstico preciso. Además, este tiempo máximo es ideal para entornos donde el movimiento del paciente o la necesidad de imágenes rápidas son críticos, optimizando así la eficiencia en la atención al paciente"

title: Plan de entrega de los bienes

description: Para las adecuaciones edilicias, Clínica 12 de Junio, Clínica Boquerón, Clínica Ingavi; Solicitamos por favor la Convocante provea de los Planos de Cálculos de Protección Radiológica existentes en las salas para determinar que la protección sea adecuada al equipo a ser ofertado.

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
CAPACITACIONES
Punto b)   Curso de capacitación técnica para la utilización de equipos (teórico-práctico):: Esta capacitación debe realizarse en las instalaciones del IPS, con la correspondiente entrega de certificados de participación, al momento de la entrega de los equipos en los servicios en todos los turnos involucrados

Solicitamos a la convocante incluir en el Pbc que para la emisión del certificación de capacitación será emitida a nombre de la personas que completen el 100% de participación según planilla de asistencia

title: ESPECIFICACION TECNICA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: ITEM 2 - DONDE SOLICITAN 2. 5.4 Altura de la mesa regulable en altura desde 69 cm a 118 cm.  Solicitamos no limitar a valorea absolutos que corresponden a un fabricante en particular.  Solicitamos permitan cotizar equipos con altura de la mesa regulable de 69cm a 118cm +/-20cm, de manera a dar mayor participación.

title: Plan de entrega de los bienes

description: Según plan de entregas en el ítem 1- RX Digital Fijo Telecomandada; Clínica Ingavi: Durante la visita técnica se ha observado que solo disponen de una sala; en tanto la cantidad de equipos a ser proveídos es de 2 unidades. Solicitamos a la convocante aclarar teniendo en cuenta la cantidad de equipos a ser proveídos cual será disposición para el segundo equipo.

title: Certificado ISO13485

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En los tres items del presente llamado solicitan el certificado ISO1345 de la siguiente manera “Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado”, a modo de aclaración mencionamos que el certificado ISO13485 aplica al fabricante de los equipos o dispositivos médicos. Esta certificación internacional se limita a especifica el nombre del fabricante, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. No se detalla el modelo o modelos de los dispositivos que son fabricados en sus dependencias. El nombre de los modelos SI se encuentra explícitamente detallado en los certificados de calidad tales como CE, FDA o equivalente. Por lo expuesto solicitamos a la convocante aclarar y modificar este punto en todos los items del presente llamado de la siguiente manera: “Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente”.

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Donde dice "Tamaño de píxel: 140 μm o menos" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Tamaño de píxel: 148 μm o menos" Lo solicitado es el estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos x móvil, el cual es suficiente para garantizar una buena calidad de imagen y diagnósticos precisos, por lo que solicitamos a la convocante ajustar esta especificación a fin de permitir una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: 4.6.4 Detector de imágenes

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el punto  4.6.4 donde piden Detector de Imágenes de "De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o ioduro de cesio o oxisulfuro de gadolino (Gadox)", solicitamos amablemente a la convocante eliminar la opción de oxisulfuro de gadolino (Gadox) considerando que detectores que utilizan este tipo de centelleadores requieren mayor dosis de radiación para la misma radiografía, yendo en contra de los requerimientos de reducir la dosis al paciente a mínimo razonablemente aceptable para tener una imágen útil ALARA. Por esta razón sugerimos una redacción del punto de la siguiente manera 4.6.4 De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) con ioduro de cesio.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS-EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
DONDE DICE: DQE de 30 % o menor a 1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor.
SOLICITAMOS a la convocante que cambie por:
DQE DE 66 % O MAYOR A 0 Lp/mm, ya que cuando el porcentaje de DQE es más grande, es mejor. Un DQE más alto indica que el sistema de imagen es más eficiente en convertir la radiación X en información útil, lo que resulta en imágenes de mejor calidad a dosis más bajas. En otras palabras, con un DQE alto, se obtiene una mejor relación entre la calidad de la imagen y la dosis de radiación administrada al paciente."

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
"En el punto 9.1 Donde dice ""Hardware: disco duro de al menos 500 GB, CD/DVD grabador, con capacidad de almacenamiento de al menos 10.000 imágenes de alta resolución o más, además debe incluir una UPS acorde al consumo energético con capacidad de al menos 15 minutos"" Solicitamos a la convocante:
1) Aclarar si el hardware solicitado se refiere al que viene integrado en el equipo. En caso afirmativo, solicitamos considerar que la estación de trabajo sea externa.
2) Confirmar si la UPS solicitada es para el equipo. En caso afirmativo, solicitamos considerar este punto como OPCIONAL, debido a que el equipo puede utilizarse sin UPS por ser móvil."

title: Plazo de traslado e instalación

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Sugerimos amablemente a la convocante ampliar el plazo de instalación y traslado de los equipos en caso de ser adjudicados a 30 considerando que los equipos, especialmente los del item 1 e Item 2 son equipos complejos que requieren un tiempo de trabajo mayor a lo estipulado.

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

title: En el item 3 -EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
DDNDE DICE: Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2560x3072 o más.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por: Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 3072x3072 o mas, ya
 ofrece una mejor resolución y calidad de imagen en comparación con el estándar mínimo de 2560x3072 píxeles, especialmente en términos de contraste y detalle en las imágenes, lo que resulta en diagnósticos más efectivos."

title: RAYOS X MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto donde 3.6.2 Potencia: 40 kW o más. Solicitamos amablemente a la convocante  a considerar reducir este parámetro a un valor de 30 kW o más, considerando que con esta potencia se cumple con los requerimientos de los equipos rodantes, pudiendo realizarse la totalidad de las radiografías requeridas en los servicios de UTI e internados. Además de esta manera se dará apertura a la participación de una mayor cantidad de oferentes, mejorando notablemente el abanico de oportunidades no limitándose a una limitada oferta.

title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Dicho informe de servicio se elaborará en triplicado, debiendo ser presentados uno en el expediente de pago, uno en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos y uno para registro de la Empresa.
Solicitamos a la convocante modificar y que el informe de servicio se elaborará en cuadruplicado, debiendo ser presentados uno en el expediente de pago, uno en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la Empresa.

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
"En el punto 6.4 Donde dice ""Tubo de rayos X con punto focal 0,6 y 1,3 mm, ánodo giratorio de alta rotación"" solicitamos a la convocante modificar este punto a ""Tubo de rayos X con punto focal 0,6 y 1,3 mm o Un punto focal de al menos 0,8mm que permita realizar todo tipo de estudios sin afectar contraste ni densidad de imagen, ánodo giratorio de alta rotación"" Lo solicitado obedece a que el sistema de varios fabricantes está compuesto de un filamento único de 0,8mm o mayor, y esta característica no afecta el contraste ni tampoco la densidad de la imagen.
Además, un punto focal no presenta deficiencias en la adquisición de ningún tipo de imágenes, ya sean imágenes de extremidades y la capacidad de visualización del patrón trabecular, casos en los cuales son más utilizados los focos de menor tamaño.
Por lo que solicitamos a la convocante aceptar equipos con un solo foco fino, a fin de permitir la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional. "

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice "Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo 10 a 500 mAs o más" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo 10 mAs o menos a 360 mAs o más" La solicitud de modificar el rango de corriente de tubo se fundamenta en que, un generador de rayos X con alta corriente de tubo emite una mayor cantidad de radiación para realizar un estudio, por lo que la mayoría de las marcas líderes con comprobada calidad, operan bajo una relación de corriente-tiempo, que les permite realizar estudios en el menor tiempo posible y con la dosis mínima de radiación, sin comprometer la calidad de imagen ni la precisión en los diagnósticos. Por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional, enfocadas en la OPTIMIZACIÓN DE LAS DOSIS DE RADIACIÓN ABSORBIDAS POR EL PACIENTE.

title: Plan de entrega de los bienes

description: Según plan de entregas en el ítem 1- RX Digital Fijo Telecomandada; Clínica Ingavi: Durante la visita técnica se ha observado que la única sala que disponen; no reúne las dimensiones mínimas para la instalación de un equipo telecomandado. Solicitamos a la convocante definir y prever ampliaciones de la sala existente; o en su defecto la construcción de una nueva sala; o bien redesignar otra ubicación para el equipo telecomandado

title: ITEM 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas del EQUIPO DE RAYOS X FIJO ya que las mismas que se encuentran actualmente en el PBC no corresponden a un equipo fijo digital.

title: ESPECIFICACION TECNICA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: ITEM 2 - DONDE SOLICITAN: 2. 5.2 Dimensiones mínimas da parte superior da mesa para acomodación del paciente: 765mm x 2230mm.  Solicitamos permitan cotizar equipos con rangos de medidas, no con valores absolutos que solo corresponden a un fabricante con su marca y modelo.   Recomendamos permiten cotizar equipos con medidas de 765mm x 2230mm +/- 150mm

title: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los equipos de al menos 120 dias, esto considerando que el tiempo que ocupa la fabricación de estos equipos es de aproximadamente 45 a 60 dias, luego el tiempo de traslado o transito desde el pais de origen hasta nuestro pais es de aproximadamente 30 a 45 dias y, por ultimo y no menos importante el tiempo que ocupa el desaduanaje en nuestro pais que en el mejor de los casos es de dos semanas.

title: Especificaciones Tecnicas - Plan de Entrega

description: Solicitamos a la convocante aclarar cual es el equipo que se requiere tanto en el ítem 1 como para el ítem 2, atendiendo que los equipos mencionados en el cuadro de las Especificaciones Técnicas difieren con lo requerido en la Plan de Entrega.

title: ITEM 1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 1.4.4.2 donde dice “Indicador luminoso del campo con tecnología LED” solicitamos a la convocante permita la cotizacion de lámparas Halógenas para el colimador como opcion, esto considerando que este tipo de lámparas es fácil conseguir en el mercado local y no representaría que para luego sea una exclusividad la compra de este insumo.

title: En el item  - EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
DDNDE DICE: Altura: 95 cm o menor.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por:
Altura: 75 cm o menor , ya que la altura de la cama
es de vital importancia que no tenga altura tan elevada
ya que mucho de los pacientes pueden ingresar en camillas
y silla de rueda por que la altura es importante para poder colocar
al paciente."

title: ITEM1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA-- EETT

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: solicitamos a la convocante que especifique los rangos de temperatura y humedad en la que puede trabajar el equipo. Recomendamos que la temperatura este dentro del rango de +10°C ÷ a +40°C y con una humedad entre 20% a 80% ya que se son rangos que más se acomodan a nuestro clima

title: Plan de entrega de los bienes

description: Según plan de entregas en el ítem 2- RX Fijo; Clínica 12 de Junio: Solicitamos a la convocante que aclare que la provisión de sistemas de aire acondicionado tipo split como mínimo de 36000BTU para la sala de estudios; y de 12000BTU para la sala de comando será proveído por el oferente.

title: Item 2 Equipo de Rayos X Digital Fijo

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description: Solicitamos amablemente a la convocante DQE de 50% o menor a  1 lp./mm. o menor para una dosis de  2 uGy o menor. Esto a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Donde dice "Network: al menos 3x Ethernet 10/100/1000 Mbit, Base-T, RJ45 integrado" solicitamos a la convocante aclarar si el envío de imagen debe hacerse por medio de cables de red o si se requerirá enviarlo por conexión WiFi.

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el Pbc la convocante indica lo siguiente: la empresa deberá entregar los bienes según los plazos estipulados en la planilla de Plazos de Traslado, Instalación y capacitaciones de los Equipos contados a partir de la firma del contrato, para su inspección y prueba en la Sección Administración de Equipos e Insumos o donde ésta lo solicite a fin de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
Al respecto solicitamos a la convocante que la inspección y prueba se realicen en el lugar donde será instalado el equipo debido a que los productos requieren de montaje, instalación y puesto en funcionamiento para la verificación correcta.

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
El PBC en el punto 11 solicita la presentación de Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, que confirme que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado.
Al respecto solicitamos a la convocante ampliar este requisito y que el certificado emitido por el fabricante se encuentre legalizado y/o notarizado y apostillado en el país origen  teniendo en cuenta que la Apostilla es una legalización simplificada, bajo la Convención de la Haya de 1961 para la autentificación de documentos, lo cual permite dar uso a un mismo documento en varios países extranjeros. Todo documento apostillado es válido y surte un efecto jurídico de validez.

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 3.9.5 donde dice “Network: al menos 3x Ethernet 10/100/1000 Mbit, Base-T, RJ45 integrado” solicitamos a la convocante se permita la cotización de equipos con conexión inalámbrica, esto considerando que se trata de equipos móviles que operativamente se utilizan de un sitio para otro, de una sala para otra sala de internación o terapia, de cama en cama…. Además no se estaría limitando la participación de potenciales oferentes. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Network: al menos 3x Ethernet 10/100/1000 Mbit ó Wireless network 802.11n ó Base-T, RJ45 integrado”

title: Tamaño del pixel

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En punto 4.6.6 donde piden "Tamaño del pixel de 200 micrones o menor" Solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para valores menores considerando que la tecnología actual permite tamaño de pixel de 150 micrones e inclusive más pequeños obteniéndose con estos valores una mejor resolución espacial lo que se refleja en una mejor calidad de imagen. Sugerimos una redacción como la siguiente:  4.6.6 donde piden Tamaño del pixel de 150 micrones o menor, garantizándose con esto que sean adquiridos detectores de última generación y no dispositivos obsoletos o de baja calidad.

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 3.6.1 donde dice “Generador de alta frecuencia de al menos 50 kHz” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con generador de alta frecuencia de 40 kHz y asi dar apertura a las especificaciones tecnicas para la participación de potenciales oferentes y considerando que el equipo solicitado por la convocante es de 40 kW. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera: Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz”.

title: En el item  - EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
DDNDE DICE:Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm. ó mayor.
SOLICITAMOS  a la convocante que cambie por:
que se ELIMINE porque esos puntos ya se consultan en el 4.1.6 y 4.1.7"

title: Capacidad Técnica

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

title: ITEM 3 - RAYOS X DIGITAL MOVIL

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: En el item 3.5.8 donde dice “DQE de 36% o mayor a 1 lp/mm o mayor para una dosis de 2 uGy o menor” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos DQE de 70% a 0 lp/mm siendo un valor de mejor calidad y no cierra la participación de potenciales oferentes.

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS-EQUIPO RX DIGITAL FIJO

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description:
DDNDE DICE: Tamaño del pixel de 200 micrones o menor.
SOLICITAMOS a la convocante que cambie por: Tamaño del pixel de 160 micrones o menor, ya que una menor resolución permite obtener imágenes más detalladas y precisas, lo que es crucial para la identificación de estructuras más pequeñas y la evaluación de condiciones más sutiles en las muestras examinadas. Además, una resolución más alta contribuye a mejorar la calidad del diagnóstico y puede facilitar un análisis más exhaustivo, lo que se traduce en una mayor eficacia en la detección de problemas y en la toma de decisiones clínicas."

title: Item 2 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Donde dice "Punto Focal: 0.6 mm / 1.2 mm" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Punto Focal: 0.6 mm / 1.0 mm" Los parámetros solicitados corresponden al estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos X fijos telecomandados. Además, la diferencia solicitada es mínima, por lo que ajustar esta especificación permitirá una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y calidad comprobada en el mercado local e internacional.

title: Item 3 - Equipos de RX portatil

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 6.2 Donde dice "Potencia: 40 kW o más" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Potencia: 35 kW o más" Lo solicitado es el estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos x móvil, el cual es suficiente para garantizar una buena calidad de imagen y diagnósticos precisos, por lo que solicitamos a la convocante ajustar esta especificación a fin de permitir una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

title: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los equipos de al menos 120 dias, esto considerando que el
tiempo que ocupa la fabricación de estos equipos es de aproximadamente 45 a 60 dias, luego el tiempo de traslado o
transito desde el pais de origen hasta nuestro pais es de aproximadamente 30 a 45 dias y, por ultimo y no menos
importante el tiempo que ocupa el desaduanaje en nuestro pais que en el mejor de los casos es de dos semanas.

title: Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
Solicitamos a la convocante unificar este criterio apunto de la capacidad técnica de la siguiente manera:
Copia de facturaciones y/o Contratos y/o  recepciones finales que avalen la experiencia requerida

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: En el punto 2.5.7 donde dice “	Movimiento longitudinal mínimo de 980 mm” solicitamos amablemente a la convocante que permita la cotizacion de equipos donde la cobertura completa del paciente está garantizada por el recorrido del conjunto tubo/detector, siempre que no requiera ningún movimiento longitudinal del tablero para la máxima comodidad y seguridad del paciente. Esto considerando que el diseño de equipos por parte de la industria permite hoy día garantizar estos requerimientos de varias maneras, y  por todo lo expuesto se daría apertura a las especificaciones tecnicas para la participación de potenciales oferentes. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera: “Movimiento longitudinal mínimo de 980 mm. Opcional”.

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

title: Plan de entrega de los bienes

answer: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Una vez entregados los equipos se deberá elaborar un Acta de Conformidad de Funcionamiento, la misma deberá estar firmada por el Jefe de Servicio, Administrador o Director de la localidad donde fue entregado el equipo.
Respecto a la emisión del acta de conformidad de funcionamiento solicitamos la modificación de este criterio y aclarando en dicha modificación quien es el encargado de emitir el acta de conformidad, el administrador del contrato o el jefe de servicio con el administrador o director de la localidad.

title: ITEM 1 - RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA - especificaciones tecnicas

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas de la mesa telecomandada ya que las mismas que se encuentran actualmente en el PBC no corresponde a un equipo telecomandado.

title: ITEM 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

description: Solicitamos amablemente a la convocante 2.13.1 y 2.13.2 se permita otros rangos de temperatura y humedad de operación, esto considerando que los rangos cerrados que solicita probablemente se haya copiado del catálogo de un solo proveedor y no se tuvo en cuenta que para que opere estos equipos, la empresa adjudicada debe realizar la adecuacion de la sala y garantizar que se encuentre en condiciones de operación que el fabricante señala en sus especificaciones tecnicas, además en la sala se contara con equipos de climatización que aseguren esto, junto con el termohigrómetro solicitado en el punto 2.14.2 por la convocante. Solicitamos que el item 2.13.1 donde dice “Temperatura ambiente máxima de 5ºC a 35ºC” se pueda cotizar equipos con rango de 5°C o mayor a 35°C o mayor, y el item 2.13.2 donde dice “Humedad relativa sin condensación máxima de 45% hasta 65%” se pueda cotizar equipos con humedad ambiente de 45% o menor a 65% o mayor”.

title: Pliego de base y condiciones

answer: El Oferente deberá remitirse a la Última Versión.

description:
"Se solicita a la convocante aclarar en pliego de base y condiomes que el item 1 RAYOS X DIGITAL FIJO - TELECOMANDADA  y item 2 de EQUIPO RX DIGITAL FIJO
ya que en pliego esta invertido y podría generar conflictos a futuro."

streetAddress: CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - DOP - SALA DE APERTURAS

statusDetails: En Convocatoria (Abierta)

streetAddress: A TRAVES DEL SICP

eligibilityCriteria: Restricciones: ninguna

streetAddress: SEGUN PBC

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - DOP - DPTO DE LICITACIONES

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipo de Laboratorio Medida, Observacion y Comprobacion

Instituto de Previsión Social (IPS)

level: Entidades Públicas de Seguridad Social

legalName: Instituto de Previsión Social (IPS)

legalName: Instituto de Previsión Social

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

streetAddress: AVDA SACRAMENTO 2409

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

activityTypes: goods services

legalName: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

name: PATRICIA GRANDA DE SERRATI, PAULINA GRANDA SERRATI

DYSA HEALTHCARE S.A.

region: Asunción

locality: ASUNCION (DISTRITO)

streetAddress: AVDA.ARTIGAS C/AVDA.VENEZUELA 2698

legalName: DYSA HEALTHCARE S.A.

name: RICARDO HELLMERS FONSECA- Ricardo Hellmers Llano- Juan Gabriel Appleyard- Luis Pettengil- Ivan Maciel- Benjamin Diaz de Bedoya

DEZETA S.A

streetAddress: ITAPUA N°273 ESQ. DEMETRIO ARAUJO.- TRINIDAD

legalName: DEZETA S.A

name: LUIS ERNESTO DOLLSTADT-FEDERICO KURT DOLLSTADT

name: Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay

locality: Asuncion

streetAddress: Avda Santa Teresa c/ Aviadores del Chaco Paseo Galería Torre 2 piso 26

legalEntityTypeDetail: Consorcio

legalName: Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay

name: Ricardo Hellmers Fonseca/ Marcial Nuñez Gimenez

CONSORCIO DYRMEC

locality: Asunción

streetAddress: Av. Santa Teresa c/ Av. Aviadores del Chaco - Torre 2, Piso 26

legalName: CONSORCIO DYRMEC

name: Ricardo Hellmers Fonseca, Juan Gabriel Appleyard Pettengill, Javier Eugenio Moreno Iribas, Santiago José Moreno Iribas, Hugo Codas Thompson Benza, Oscar Antonio Codas Thompson Benza

CONSORCIO DYLAV

streetAddress: Avda Santa teresa c/ Avda Aviadores Chaco

legalName: CONSORCIO DYLAV

initiationType: tender