name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

title: Zadanie Nr 1

description:
Zadanie Nr 1 - dostawa pomp insulinowych dla dzieci z zapotrzebowaniem na insulinę > 20 j/dobę o chwiejnym przebiegu z regulacją dawki bazy < 0,1 j. /godzinę - 18 szt.
 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 Waga pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę (g) Zasilanie pompy z baterii AA lub AAA ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, Kioski typu /Ruch/, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 Pełny interfejs użytkownika w języku polskim Zakres temperatury pracy pompy od + 5 do + 40 (o C) Parametry programowalne Programowanie wielkości dawki podstawowej ( bazy ) - wprowadzanie przepływów Ilość j. ins. / godz. -dokładność programowania dawki w bazie do 0.05j / godz.(każdy rodzaj bazy) Rodzaje STAŁYCH profili programowania dawki podstawowej / bazy/: zapisane, przywołane z pamięci do wielokrotnego wykorzystania, zastosowania w powtarzalnej sytuacji życiowej - min. 3 rodzaje (Proszę nie liczyć jako profilu/czasowej zmiany bazy/, która wg zamawiającego nie spełnia wymienionych kryteriów ) Opcja Czasowej Zmiany Bazy / CZB / (dawki podstawowej) - czas programowanej zmiany bazy od przynajmniej 30 min do 24 godz. - wielokrotność co najmniej 30 min., po upłynięciu czasu zmiany automatyczny powrót do bazy podstawowej - modyfikacja procent lub jednostkowa - procent zakres wartości zmiany 0 - 200procent Programowanie wielkości bolusa - dokładność dawkowania każdego bolusa co 0,1 j. - niezależnie od wielkości dawki bolusa Różne rodzaje bolusa [ min. 3 rodzaje] - standardowy / prosty -przedłużony / prostokątny - złożony / wielofalowy / podwójny (nie wliczać bolusa szybkiego, czy korekcyjnego, które zamawiający uznaje za odmianę bolusa prostego / standardowego ) Czas trwania bolusa przedłużonego / prostokątnego: wiekszy lub równy 7 godzin z krokiem wydłużania min. co 30 minut Funkcje dodatkowe pompy Automatyczne wypełnienie drenu Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby Blokada elektroniczna klawiszy pompy przed przypadkową zmianą parametrów Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m in. historia bolusów, wypełnień, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, zatrzymań pompy) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (min. wymogi w załączniku 9/1) -program powinien mieć możliwość sczytania danych z glukometru i integracji wszystkich informacji w formie analitycznej i graficznej -wymagana kompatybilność oprogramowania do pompy z systemem operacyjnym Windows XP Professional, Windows 7 lub Windows 2010 Pamięć min. 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy, wypełnienia) Przegląd raportów z min. 90 ostatnich dni Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku Kalkulator bolusa posiłkowego i korekcyjnego będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny - możliwość ustawienia min.6 przedziałów czasowych - możliwość wyboru przez użytkownika ustawień: a) mg / dL lub mmol /L (oznaczenie glikemii) b) gramy węglowodanów lub WW (określenie węglowodanów ) - obecność w kalkulatorze funkcji /aktywnej insuliny/ po wcześniejszym określeniu przez użytkownika czasu działania insuliny Możliwość ustawienia limitu indywidualnej maksymalnej dawki bolusa i dawki podstawowej. Mechaniczna blokada zapobiegająca samoistnemu odkręceniu drenu i baterii Możliwość współpracy z co najmniej 1 glukometrem Możliwość włączania i wyłączania opcji przesyłania danych z glukometru do pompy Alarmy Sygnalizowanie alarmu: - dźwiękowe - wibracyjne - wizualne (komunikaty na ekranie) Rodzaje alarmów: 1-alarm zatrzymania pracy pompy 2-alarm spadku napięcia zasilającego 3- alarm braku podawania insuliny 4-- sygnał zakończenia czasowej zmiany bazy 5 i 6-sygnał przypomnienia o pomiarze glikemii lub bolusie w czasie ustalonym przez użytkownika 7-alarm dźwiękowy i wyświetlany na ekranie pompy o zużyciu baterii > 70procent 8 i 9- alarm hipoglikemii i hiperglikemii Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego Wyposażenie pompy Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min. 4 szt Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Etui ochronne Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia Możliwość używania wkłuć innych producentów - w pompach biorących udział w ofercie Serter Instrukcja obsługi pompy: -W pełnym zakresie język polski -W instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę -w instrukcji powinien być podany nr telefonu do profesjonalnej infolinii firmy oferującej pompę - w zrozumiałym języku polskim Możliwość ciągłego monitorowania glikemii Dostarczenie : - Sensorów do ciągłego monitorowania glikemii (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. - 1 transmiter na 5 pomp Stosowane zestawy infuzyjne Zestawy infuzyjne: - metalowe (sztywne) - teflonowe (elastyczne) Różne długości kaniuli Kąty założenia zestawów: 30-45o i 90o Możliwość odłączenia od ciała: - na drenie - bezpośrednio przy skórze Instalacja zestawów teflonowych przy pomocy sertera Długość drenu: min. 2 długości Hipoalergiczne plastry mocowania zestawu dla pacjentów o nadwrażliwej skórze Koszty eksploatacji Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych jednego rodzaju do 300 zł (limit refundacji) Koszt zakupu osprzętu poza refundacją 10 zestawów infuzyjnych - metalowych - teflonowych 1 szt. strzykawki do insuliny w pompie Dostępność zestawów infuzyjnych ( poza siedzibą firmy oferującej pompę) w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) Szkolenia / informacje dla pacjentów / zespołu diabetologicznego Wykonawca zapewnia dostęp do autoryzowanej telefonicznej pomocy technicznej (całodobowej infolinii ), znającej dokładnie zasady działania pompy oraz wszystkie możliwe alarmy i błędy- działającej przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tyg. ( w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ) Kontakt w języku polskim Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy ( każdego pacjenta ) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zamawiającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty zapotrzebowania w/w urządzenia. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy - podpisując kartę szkolenia Wykonawca posiada stronę internetową w jęz. polskim,(podać adres) przedstawiającą: - formę kontaktu z firmą (w tym aktualne telefony do przedstawicieli handlowych i całodobowej infolinii ) - dane dotyczące budowy pompy , jej obsługi, alarmów, błędów, dostępnego osprzętu ( minimalne parametry podane w załączniku 9/2 ) Przeszkolenie praktyczne zespołu diabetologicznego podmiotu zamawiającego przez producenta pomp w zakresie obsługi pompy, dostępnego osprzętu, alarmów i błędów, analizy danych, sczytywanych z pompy Warunki gwarancji Okres gwarancji liczony od daty podpięcia pompy do pacjenta Jeżeli w okresie trwania gwarancji pompa ulegnie uszkodzeniu z przyczyny producenta wykonawca zobowiązany będzie wymienić uszkodzoną pompę na fabrycznie nową, w pełni sprawną i udzielić na tę pompę gwarancji w wymiarze określonym w ofercie, licząc jej termin obowiązywania od daty podłączenia do pacjenta i musi być to potwierdzone protokołem odbioru przez pacjenta W okresie gwarancyjnym wymiana wadliwego osprzętu na koszt firmy w ciągu 14 dni od zgłoszenia telefonicznego i uznania usterki. W okresie gwarancji wymiana pompy awaryjnej na zastępczą lub nową na koszt firmy w ciągu 24 godz. w dni robocze i do 48 godz. w weekendy i święta od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii. Serwis: a) autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski b) zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania do pompy i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy pomp - pomimo zakończenia produkcji dostarczonego typu pompy. c) możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu d) przeglądy gwarancyjne, zgodnie z instrukcją obsługi w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.

title: Zadania Nr 2

description:
Zadanie Nr 2 - dostawa pomp insulinowych dla dzieci < 6 roku życia, z zapotrzebowaniem na insulinę < 20 j/ dobę, dzieci z dużym ryzykiem niedocukrzenia, z regulacją dawki bazy mniejszej lub rownej 0,05j. /godzinę - 13 szt. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę (g) Zasilanie pompy z baterii AA lub AAA ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe Kioski typu /Ruch/, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem IPX 7 lub IPX 8 Pełny interfejs użytkownika w j. polskim Zakres temperatury pracy pompy od + 5 do + 40 (o C) Parametry programowalne Programowanie wielkości dawki podstawowej ( bazy ) -a) wprowadzanie przepływów Ilość j. ins./ godz. - b)dokładność programowania dawki w bazie dla najmniejszych przepływów godzinowych - od 0.05j / godz. do 1j./godz. co 0.01j./godz. a powyżej 1j. od 0,05 j. / godz. Parametry techniczne pompy umożliwiające podawanie dawki podstawowej w sposób równomierny - przy każdym przepływie podstawowym podział dawki godzinnej na co najmniej 4 porcje Minimalny czas do uruchomienia alarmu zatkania/zatoru przy przepływie podstawowym 1 j. / godz.-maksymalnie 2 godz. Rodzaje stałych profili programowania dawki podstawowej / bazy/: zapisane, przywołane z pamięci do wielokrotnego wykorzystania, zastosowania w powtarzalnej sytuacji życiowej - min. 3 rodzaje (Proszę nie liczyć jako profilu czasowej zmiany bazy, która wg zamawiającego nie spełnia wymienionych kryteriów) Opcja Czasowej Zmiany Bazy / CZB / (dawki podstawowej) - a) czas programowanej zmiany bazy od 15 min do 24 godz. - krok co15 min., -b) po upłynięciu czasu zmiany automatyczny powrót do bazy podstawowej -c) modyfikacja procent lub jednostkowa -d) procent minimalny zakres wartości zmiany 0 - 200procent Programowanie wielkości bolusa - dokładność dawkowania każdego bolusa krokiem co najwyżej 0,1 j. - niezależnie od wielkości dawki bolusa Różne rodzaje bolusa ( min. 3 rodzaje ) -standardowy / prosty -przedłużony / prostokątny -złożony / wielofalowy / podwójny ( nie wliczać bolusa szybkiego, czy korekcyjnego, którego zamawiający uznaje za odmianę bolusa prostego /standardowego) Czas trwania bolusa przedłużonego -a)przedłużonego / prostokątnego: do wiekszy lub równy 7 godzin - b)programowanie bolusa od 15 min. krokiem min. co 15 min Możliwość podania wszystkich typów bolusów za pomocą pilota bez potrzeby wyjmowania pompy Funkcje dodatkowe pompy Automatyczne wypełnienie drenu Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby Blokada elektroniczna klawiszy pompy przed przypadkową zmianą parametrów Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem Zdalne bezprzewodowe sterowanie pompy -a) pilot do zdalnego serowania -b) obustronna bezprzewodowa interaktywna komunikacja pomiędzy pilotem a pompą -c) zdalna kontrola i monitorowanie pompy przy pomocy pilota bez potrzeby wyjmowania pomp -d) programowanie wszystkich podstawowych funkcji pompy oprócz w/w urządzenia również za pomocą pilota Zabezpieczenie wszystkich ustawień pompy w przypadku przerwy w zasilaniu Mechaniczna blokada pompy uniemożliwiająca odkręcenie drenu, wyjęcia zbiornika i odłączenie baterii Możliwość ustawienia limitu indywidualnej maksymalnej dawki bolusa i dawki podstawowej Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m in. historia bolusów, wypełnień, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, zatrzymań pompy) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (min. wymogi w załączniku 9/1) -Program powinien mieć możliwość sczytania danych z glukometru i integracji wszystkich informacji w formie analitycznej i graficznej -wymagana kompatybilność oprogramowania do pompy z systemem operacyjnym Windows XP Professional, Windows 7 lub Windows 2010 Oprogramowanie -pamięć min. 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy, wypełnienia, zatrzymania pompy) Oprogramowanie- analiza danych co najmniej z ostatnich 90 dni pracy pompy: a) Dawka podstawowa sczytana z pompy - przedstawiona w postaci tabel i/ lub na wykresach funkcji czasu z określeniem dokładności podawania b) Historia bolusów zawierająca rodzaj bolusa, wartość dawki i czas podania c) Historia wypełnień drenów- nałożona na wykres bazy i podanych bolusów d) Zatrzymania pompy i ich czas na wykresie z pozostałymi parametrami e) Historia alarmów f) Wyniki pomiaru glikemii na wykresie z pozostałymi parametrami Bezpośredni odczyt danych z pompy: a) Aktualnie stosowany profil bazy oraz dawki insuliny w bazie b) Min.20 ostatnich bolusów- ich rodzaj, czas podania i długość podawania c) Stosunek średnich wielkości -dawki podstawowej do bolusów (ilościowy i procentowy) d) Średnia glikemia dobowa i średnia insulina dobowa z wybranego przez pacjenta okresu(min. z 7 dni) e) Historia wypełnień drenu f) Kalkulator bolusa - przedziały, wartości ins./ ww ( ins / g. węglowodanów) Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku Kalkulator bolusa posiłkowego i korekcyjnego będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny -możliwość ustawienia min.6 przedziałów czasowych -możliwość wyboru przez użytkownika ustawień: a) mg / dL lub mmol /L (oznaczenie glikemii) b) gramy węglowodanów lub WW (określenie węglowodanów ) - obecność w kalkulatorze funkcji /aktywnej insuliny/ po wcześniejszym określeniu przez użytkownika czasu działania insuliny Możliwość współpracy z co najmniej 1 glukometrem Możliwość włączania i wyłączania opcji przesyłania danych z glukometru do pompy Alarmy Sygnalizowanie alarmu: -dźwiękowe - wibracyjne -wizualne (komunikaty na ekranie) Rodzaje alarmów (minimum): -alarm zatrzymania pracy pompy -alarm spadku napięcia zasilającego -alarm braku podawania insuliny -sygnał zakończenia czasowej zmiany bazy -sygnał przypomnienia o pomiarze glikemii lub bolusie w czasie ustalonym przez użytkownika -alarm dźwiękowy i wyświetlany na ekranie pompy o zużyciu baterii > 70procent -alarm powiadomienia o hipoglikemii i hiperglikemii Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego Wyposażenie pompy Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie)w cenie zakupu pompy min. 4 szt Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Etui ochronne Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia Możliwość używania wkłuć innych producentów serter Instrukcja obsługi pompy w jezyku polskim : -w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę -w instrukcji powinien być podany nr telefonu do profesjonalnej infolinii Wykonawcy w języku polskim Stosowane zestawy infuzyjne Zestawy infuzyjne: - metalowe (sztywne) - teflonowe (elastyczne) Różne długości kaniuli Kąty założenia zestawów: 30-45o i 90o Możliwość odłączenia od ciała: - na drenie - bezpośrednio przy skórze Instalacja zestawów teflonowych przy pomocy sertera Długość drenu: min. 2 długości Hipoalergiczne plastry mocowania zestawu dla pacjentów o nadwrażliwej skórze Koszty eksploatacji Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych jednego rodzaju do 300 zł (limit refundacji) Koszt zakupu osprzętu poza refundacją 10 zestawów infuzyjnych - metalowych - teflonowych 1 szt. strzykawki do insuliny w pompie Dostępność zestawów infuzyjnych ( poza siedzibą firmy oferującej pompę] w punktach sprzedaży na terenie całego kraju [minimum w miastach wojewódzkich) Szkolenia / informacje dla pacjentów / zespołu diabetologicznego Wykonawca zapewnia dostęp do autoryzowanej telefonicznej pomocy technicznej ( całodobowej infolinii ), znającej dokładnie zasady działania pompy oraz wszystkie możliwe alarmy i błędy- działającej przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tyg. ( w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ) Kontakt w zrozumiałym jęz. polskim Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy ( każdego pacjenta ) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zamawiającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty zapotrzebowania w/w urządzenia. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy - podpisując kartę szkolenia Wykonawca posiada stronę internetową w jęz. polskim,[podać adres] przedstawiającą: - formę kontaktu z firmą ( w tym aktualne telefony do przedstawicieli handlowych i całodobowej infolinii ) - dane dotyczące budowy pompy , jej obsługi, alarmów, błędów, dostępnego osprzętu ( minimalne parametry podane w załączniku Nr 9/2 ) Przeszkolenie praktyczne zespołu diabetologicznego podmiotu zamawiającego przez producenta pomp w zakresie obsługi pompy, dostępnego osprzętu, alarmów i błędów, analizy danych, sczytywanych z pompy Warunki gwarancji Okres gwarancji liczony od daty podpięcia pompy do pacjenta Jeżeli w okresie trwania gwarancji pompa ulegnie uszkodzeniu z przyczyny producenta wykonawca zobowiązany będzie wymienić uszkodzoną pompę na fabrycznie nową, w pełni sprawną i udzielić na tę pompę gwarancji w wymiarze określonym w ofercie , licząc jej termin obowiązywania od daty podłączenia do pacjenta i musi być to potwierdzone protokołem odbioru przez pacjenta W okresie gwarancyjnym wymiana wadliwego osprzętu na koszt firmy w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego i uznania usterki. W okresie gwarancji wymiana pompy awaryjnej na zastępczą lub nową na koszt firmy w ciągu 24 godz. w dni robocze i do 48 godz. w weekendy i święta od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii. Serwis: - a) autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski - b) zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania do pompy i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy pomp - pomimo zakończenia produkcji dostarczonego typu pompy. - c) możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu -d) przeglądy gwarancyjne, zgodnie z instrukcją obsługi w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
 Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy: 1) Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas - z dokładnością podawania bazy przez pompę) 2) Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów, 3) Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania 4) Historia wypełnień drenu 5) Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: - stosowana w tym dniu baza podstawowa, - czasowa zmiana bazy -wskazane oznaczenie innym kolorem, - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy - zaznaczenie momentu wypełnień drenu, - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego- wskazane zaznaczenie bolusów innymi kolorami, 6) Historia alarmów 7) Udostępnienie programu pacjentom
 Wymogi dotyczące informacji zawartych na stronie internetowej: 1) Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej 2)Telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy 3) Zasady obsługi pompy insulinowej 4) Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.)

title: Dostawa pomp insulinowych dla dzieci

description: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie Nr 1 - dostawa pomp insulinowych dla dzieci z zapotrzebowaniem na insulinę > 20 j/dobę o chwiejnym przebiegu z regulacją dawki bazy < 0,1 j. /godzinę - 18 szt. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Waga pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę (g) Zasilanie pompy z baterii AA lub AAA ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, Kioski typu /Ruch/, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 Pełny interfejs użytkownika w języku polskim - dokładność dawkowania każdego bolusa co 0,1 j. - niezależnie od wielkości dawki bolusa Różne rodzaje bolusa [ min. 3 rodzaje] - standardowy / prosty -przedłużony / prostokątny - złożony / wielofalowy / podwójny (nie wliczać bolusa szybkiego, czy korekcyjnego, które zamawiający uznaje za odmianę bolusa prostego / standardowego ) Czas trwania bolusa przedłużonego / prostokątnego: wiekszy lub równy 7 godzin z krokiem wydłużania min. co 30 minut Funkcje dodatkowe pompy Automatyczne wypełnienie drenu Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby Blokada elektroniczna klawiszy pompy przed przypadkową zmianą parametrów Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m in. historia bolusów, wypełnień, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, zatrzymań pompy) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (min. wymogi w załączniku 9/1) -program powinien mieć możliwość sczytania danych z glukometru i integracji wszystkich informacji w formie analitycznej i graficznej -wymagana kompatybilność oprogramowania do pompy z systemem operacyjnym Windows XP Professional, Windows 7 lub Windows 2010 Pamięć min. 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy, wypełnienia) Przegląd raportów z min. 90 ostatnich dni Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku Kalkulator bolusa posiłkowego i korekcyjnego będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny Zakres temperatury pracy pompy od + 5 do + 40 (o C) Parametry programowalne Programowanie wielkości dawki podstawowej ( bazy ) - wprowadzanie przepływów Ilość j. ins. / godz. -dokładność programowania dawki w bazie do 0.05j / godz.(każdy rodzaj bazy) Rodzaje STAŁYCH profili programowania dawki podstawowej / bazy/: zapisane, przywołane z pamięci do wielokrotnego wykorzystania, zastosowania w powtarzalnej sytuacji życiowej - min. 3 rodzaje (Proszę nie liczyć jako profilu/czasowej zmiany bazy/, która wg zamawiającego nie spełnia wymienionych kryteriów ) Opcja Czasowej Zmiany Bazy / CZB / (dawki podstawowej) - czas programowanej zmiany bazy od przynajmniej 30 min do 24 godz. - wielokrotność co najmniej 30 min., po upłynięciu czasu zmiany automatyczny powrót do bazy podstawowej - modyfikacja procent lub jednostkowa - procent zakres wartości zmiany 0 - 200procent Programowanie wielkości bolusa - możliwość ustawienia min.6 przedziałów czasowych - możliwość wyboru przez użytkownika ustawień: a) mg / dL lub mmol /L (oznaczenie glikemii) b) gramy węglowodanów lub WW (określenie węglowodanów ) - obecność w kalkulatorze funkcji /aktywnej insuliny/ po wcześniejszym określeniu przez użytkownika czasu działania insuliny Możliwość ustawienia limitu indywidualnej maksymalnej dawki bolusa i dawki podstawowej. Mechaniczna blokada zapobiegająca samoistnemu odkręceniu drenu i baterii Możliwość współpracy z co najmniej 1 glukometrem Możliwość włączania i wyłączania opcji przesyłania danych z glukometru do pompy Alarmy Sygnalizowanie alarmu: - dźwiękowe - wibracyjne - wizualne (komunikaty na ekranie) Rodzaje alarmów: 1-alarm zatrzymania pracy pompy 2-alarm spadku napięcia zasilającego 3- alarm braku podawania insuliny 4-- sygnał zakończenia czasowej zmiany bazy 5 i 6-sygnał przypomnienia o pomiarze glikemii lub bolusie w czasie ustalonym przez użytkownika 7-alarm dźwiękowy i wyświetlany na ekranie pompy o zużyciu baterii > 70procent 8 i 9- alarm hipoglikemii i hiperglikemii Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego Wyposażenie pompy Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min. 4 szt Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Etui ochronne Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia Możliwość używania wkłuć innych producentów - w pompach biorących udział w ofercie Serter Instrukcja obsługi pompy: -W pełnym zakresie język polski -W instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę -w instrukcji powinien być podany nr telefonu do profesjonalnej infolinii firmy oferującej pompę - w zrozumiałym języku polskim Możliwość ciągłego monitorowania glikemii Dostarczenie : - Sensorów do ciągłego monitorowania glikemii (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. - 1 transmiter na 5 pomp Stosowane zestawy infuzyjne Zestawy infuzyjne: - metalowe (sztywne) - teflonowe (elastyczne) Różne długości kaniuli Kąty założenia zestawów: 30-45o i 90o Możliwość odłączenia od ciała: - na drenie - bezpośrednio przy skórze Instalacja zestawów teflonowych przy pomocy sertera Długość drenu: min. 2 długości Hipoalergiczne plastry mocowania zestawu dla pacjentów o nadwrażliwej skórze Koszty eksploatacji Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych jednego rodzaju do 300 zł (limit refundacji) Koszt zakupu osprzętu poza refundacją 10 zestawów infuzyjnych - metalowych - teflonowych 1 szt. strzykawki do insuliny w pompie Dostępność zestawów infuzyjnych ( poza siedzibą firmy oferującej pompę) w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) Szkolenia / informacje dla pacjentów / zespołu diabetologicznego Wykonawca zapewnia dostęp do autoryzowanej telefonicznej pomocy technicznej (całodobowej infolinii ), znającej dokładnie zasady działania pompy oraz wszystkie możliwe alarmy i błędy- działającej przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tyg. ( w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ) Kontakt w języku polskim Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy ( każdego pacjenta ) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zamawiającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty zapotrzebowania w/w urządzenia. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy - podpisując kartę szkolenia Wykonawca posiada stronę internetową w jęz. polskim,(podać adres) przedstawiającą: - formę kontaktu z firmą (w tym aktualne telefony do przedstawicieli handlowych i całodobowej infolinii ) - dane dotyczące budowy pompy , jej obsługi, alarmów, błędów, dostępnego osprzętu ( minimalne parametry podane w załączniku 9/2 ) Przeszkolenie praktyczne zespołu diabetologicznego podmiotu zamawiającego przez producenta pomp w zakresie obsługi pompy, dostępnego osprzętu, alarmów i błędów, analizy danych, sczytywanych z pompy Warunki gwarancji Okres gwarancji liczony od daty podpięcia pompy do pacjenta Jeżeli w okresie trwania gwarancji pompa ulegnie uszkodzeniu z przyczyny producenta wykonawca zobowiązany będzie wymienić uszkodzoną pompę na fabrycznie nową, w pełni sprawną i udzielić na tę pompę gwarancji w wymiarze określonym w ofercie, licząc jej termin obowiązywania od daty podłączenia do pacjenta i musi być to potwierdzone protokołem odbioru przez pacjenta W okresie gwarancyjnym wymiana wadliwego osprzętu na koszt firmy w ciągu 14 dni od zgłoszenia telefonicznego i uznania usterki. W okresie gwarancji wymiana pompy awaryjnej na zastępczą lub nową na koszt firmy w ciągu 24 godz. w dni robocze i do 48 godz. w weekendy i święta od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii. Serwis: a) autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski b) zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania do pompy i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy pomp - pomimo zakończenia produkcji dostarczonego typu pompy. c) możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu d) przeglądy gwarancyjne, zgodnie z instrukcją obsługi w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. Zadanie Nr 2 - dostawa pomp insulinowych dla dzieci < 6 roku życia, z zapotrzebowaniem na insulinę < 20 j/ dobę, dzieci z dużym ryzykiem niedocukrzenia, z regulacją dawki bazy mniejszej lub rownej 0,05j. /godzinę - 13 szt. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę (g) Zasilanie pompy z baterii AA lub AAA ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe Kioski typu /Ruch/, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem IPX 7 lub IPX 8 Pełny interfejs użytkownika w j. polskim Zakres temperatury pracy pompy od + 5 do + 40 (o C) Parametry programowalne Programowanie wielkości dawki podstawowej ( bazy ) -a) wprowadzanie przepływów Ilość j. ins./ godz. - b)dokładność programowania dawki w bazie dla najmniejszych przepływów godzinowych - od 0.05j / godz. do 1j./godz. co 0.01j./godz. a powyżej 1j. od 0,05 j. / godz. Parametry techniczne pompy umożliwiające podawanie dawki podstawowej w sposób równomierny - przy każdym przepływie podstawowym podział dawki godzinnej na co najmniej 4 porcje Minimalny czas do uruchomienia alarmu zatkania/zatoru przy przepływie podstawowym 1 j. / godz.-maksymalnie 2 godz. Rodzaje stałych profili programowania dawki podstawowej / bazy/: zapisane, przywołane z pamięci do wielokrotnego wykorzystania, zastosowania w powtarzalnej sytuacji życiowej - min. 3 rodzaje (Proszę nie liczyć jako profilu czasowej zmiany bazy, która wg zamawiającego nie spełnia wymienionych kryteriów) Opcja Czasowej Zmiany Bazy / CZB / (dawki podstawowej) - a) czas programowanej zmiany bazy od 15 min do 24 godz. - krok co15 min., -b) po upłynięciu czasu zmiany automatyczny powrót do bazy podstawowej -c) modyfikacja procent lub jednostkowa -d) procent minimalny zakres wartości zmiany 0 - 200procent Programowanie wielkości bolusa - dokładność dawkowania każdego bolusa krokiem co najwyżej 0,1 j. - niezależnie od wielkości dawki bolusa Różne rodzaje bolusa ( min. 3 rodzaje ) -standardowy / prosty -przedłużony / prostokątny -złożony / wielofalowy / podwójny ( nie wliczać bolusa szybkiego, czy korekcyjnego, którego zamawiający uznaje za odmianę bolusa prostego /standardowego) Czas trwania bolusa przedłużonego -a)przedłużonego / prostokątnego: do większy lub równy 7 godzin - b)programowanie bolusa od 15 min. krokiem min. co 15 min Możliwość podania wszystkich typów bolusów za pomocą pilota bez potrzeby wyjmowania pompy Funkcje dodatkowe pompy Automatyczne wypełnienie drenu Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby Blokada elektroniczna klawiszy pompy przed przypadkową zmianą parametrów Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem Zdalne bezprzewodowe sterowanie pompy -a) pilot do zdalnego serowania -b) obustronna bezprzewodowa interaktywna komunikacja pomiędzy pilotem a pompą -c) zdalna kontrola i monitorowanie pompy przy pomocy pilota bez potrzeby wyjmowania pomp -d) programowanie wszystkich podstawowych funkcji pompy oprócz w/w urządzenia również za pomocą pilota Zabezpieczenie wszystkich ustawień pompy w przypadku przerwy w zasilaniu Mechaniczna blokada pompy uniemożliwiająca odkręcenie drenu, wyjęcia zbiornika i odłączenie baterii Możliwość ustawienia limitu indywidualnej maksymalnej dawki bolusa i dawki podstawowej Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m in. historia bolusów, wypełnień, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, zatrzymań pompy) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (min. wymogi w załączniku 9/1) -Program powinien mieć możliwość sczytania danych z glukometru i integracji wszystkich informacji w formie analitycznej i graficznej -wymagana kompatybilność oprogramowania do pompy z systemem operacyjnym Windows XP Professional, Windows 7 lub Windows 2010 Oprogramowanie -pamięć min. 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy, wypełnienia, zatrzymania pompy) Oprogramowanie- analiza danych co najmniej z ostatnich 90 dni pracy pompy: a) Dawka podstawowa sczytana z pompy - przedstawiona w postaci tabel i/ lub na wykresach funkcji czasu z określeniem dokładności podawania b) Historia bolusów zawierająca rodzaj bolusa, wartość dawki i czas podania c) Historia wypełnień drenów- nałożona na wykres bazy i podanych bolusów d) Zatrzymania pompy i ich czas na wykresie z pozostałymi parametrami e) Historia alarmów f) Wyniki pomiaru glikemii na wykresie z pozostałymi parametrami Bezpośredni odczyt danych z pompy: a) Aktualnie stosowany profil bazy oraz dawki insuliny w bazie b) Min.20 ostatnich bolusów- ich rodzaj, czas podania i długość podawania c) Stosunek średnich wielkości -dawki podstawowej do bolusów (ilościowy i procentowy) d) Średnia glikemia dobowa i średnia insulina dobowa z wybranego przez pacjenta okresu(min. z 7 dni) e) Historia wypełnień drenu f) Kalkulator bolusa - przedziały, wartości ins./ ww ( ins / g. węglowodanów) Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku Kalkulator bolusa posiłkowego i korekcyjnego będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny -możliwość ustawienia min.6 przedziałów czasowych -możliwość wyboru przez użytkownika ustawień: a) mg / dL lub mmol /L (oznaczenie glikemii) b) gramy węglowodanów lub WW (określenie węglowodanów ) - obecność w kalkulatorze funkcji /aktywnej insuliny/ po wcześniejszym określeniu przez użytkownika czasu działania insuliny Możliwość współpracy z co najmniej 1 glukometrem Możliwość włączania i wyłączania opcji przesyłania danych z glukometru do pompy Alarmy Sygnalizowanie alarmu: -dźwiękowe - wibracyjne -wizualne (komunikaty na ekranie) Rodzaje alarmów (minimum): -alarm zatrzymania pracy pompy -alarm spadku napięcia zasilającego -alarm braku podawania insuliny -sygnał zakończenia czasowej zmiany bazy -sygnał przypomnienia o pomiarze glikemii lub bolusie w czasie ustalonym przez użytkownika -alarm dźwiękowy i wyświetlany na ekranie pompy o zużyciu baterii > 70procent -alarm powiadomienia o hipoglikemii i hiperglikemii Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego Wyposażenie pompy Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie)w cenie zakupu pompy min. 4 szt Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) w cenie zakupu pompy min.2 szt. Etui ochronne Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia Możliwość używania wkłuć innych producentów serter Instrukcja obsługi pompy w jezyku polskim : -w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę -w instrukcji powinien być podany nr telefonu do profesjonalnej infolinii Wykonawcy w języku polskim Stosowane zestawy infuzyjne Zestawy infuzyjne: - metalowe (sztywne) - teflonowe (elastyczne) Różne długości kaniuli Kąty założenia zestawów: 30-45o i 90o Możliwość odłączenia od ciała: - na drenie - bezpośrednio przy skórze Instalacja zestawów teflonowych przy pomocy sertera Długość drenu: min. 2 długości Hipoalergiczne plastry mocowania zestawu dla pacjentów o nadwrażliwej skórze Koszty eksploatacji Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych jednego rodzaju do 300 zł (limit refundacji) Koszt zakupu osprzętu poza refundacją 10 zestawów infuzyjnych - metalowych - teflonowych 1 szt. strzykawki do insuliny w pompie Dostępność zestawów infuzyjnych ( poza siedzibą firmy oferującej pompę] w punktach sprzedaży na terenie całego kraju [minimum w miastach wojewódzkich) Szkolenia / informacje dla pacjentów / zespołu diabetologicznego Wykonawca zapewnia dostęp do autoryzowanej telefonicznej pomocy technicznej ( całodobowej infolinii ), znającej dokładnie zasady działania pompy oraz wszystkie możliwe alarmy i błędy- działającej przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tyg. ( w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ) Kontakt w zrozumiałym jęz. polskim Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy ( każdego pacjenta ) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zamawiającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty zapotrzebowania w/w urządzenia. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy - podpisując kartę szkolenia Wykonawca posiada stronę internetową w jęz. polskim,[podać adres] przedstawiającą: - formę kontaktu z firmą ( w tym aktualne telefony do przedstawicieli handlowych i całodobowej infolinii ) - dane dotyczące budowy pompy , jej obsługi, alarmów, błędów, dostępnego osprzętu ( minimalne parametry podane w załączniku Nr 9/2 ) Przeszkolenie praktyczne zespołu diabetologicznego podmiotu zamawiającego przez producenta pomp w zakresie obsługi pompy, dostępnego osprzętu, alarmów i błędów, analizy danych, sczytywanych z pompy Warunki gwarancji Okres gwarancji liczony od daty podpięcia pompy do pacjenta Jeżeli w okresie trwania gwarancji pompa ulegnie uszkodzeniu z przyczyny producenta wykonawca zobowiązany będzie wymienić uszkodzoną pompę na fabrycznie nową, w pełni sprawną i udzielić na tę pompę gwarancji w wymiarze określonym w ofercie , licząc jej termin obowiązywania od daty podłączenia do pacjenta i musi być to potwierdzone protokołem odbioru przez pacjenta W okresie gwarancyjnym wymiana wadliwego osprzętu na koszt firmy w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego i uznania usterki. W okresie gwarancji wymiana pompy awaryjnej na zastępczą lub nową na koszt firmy w ciągu 24 godz. w dni robocze i do 48 godz. w weekendy i święta od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii. Serwis: - a) autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski - b) zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania do pompy i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy pomp - pomimo zakończenia produkcji dostarczonego typu pompy. - c) możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu -d) przeglądy gwarancyjne, zgodnie z instrukcją obsługi w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy: 1) Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas - z dokładnością podawania bazy przez pompę) 2) Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów, 3) Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania 4) Historia wypełnień drenu 5) Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: - stosowana w tym dniu baza podstawowa, - czasowa zmiana bazy -wskazane oznaczenie innym kolorem, - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy - zaznaczenie momentu wypełnień drenu, - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego- wskazane zaznaczenie bolusów innymi kolorami, 6) Historia alarmów 7) Udostępnienie programu pacjentom Wymogi dotyczące informacji zawartych na stronie internetowej: 1) Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej 2)Telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy 3) Zasady obsługi pompy insulinowej 4) Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.).

street: ul. Św. Józefa 53-59

Medtronic Poland Sp. z o.o.

street: ul. Ostrobramska 101

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

street: ul Wybrzeże Gdańskie 6 B


name: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Świadczenie usług asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

description: 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu Pora na aktywność. Szczegółowy zakres i zasady pracy asystenta rodziny określa załącznik nr 1 do umowy. 2. Usługa asystenta rodziny prowadzona będzie w celu wzmocnienia rodziny w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 3. Asystent rodziny świadczy usługi w miejscu zamieszkania rodziny lub innych miejscach aktywności społecznej rodziny, pomiędzy godz. 7.00 a 21.00, w oparciu o kartę zlecenia usługi przekazaną i zatwierdzoną przez kierownika zespołu problemowego/ kierownika zespołu ds. pracy socjalnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, uzupełnioną o harmonogram realizacji usługi ustalony przez asystenta rodziny w porozumieniu z rodziną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram oraz ewentualne zmiany w harmonogramie podlegają zatwierdzeniu przez kierownika zespołu problemowego/ kierownik zespołu ds. pracy socjalnej. 4. Praca dokumentowana jest przy wykorzystaniu następujących narzędzi: 1) Ocena sytuacji/ funkcjonowania rodziny - załącznik nr 4 do umowy, 2) Plan pracy z rodziną - załącznik nr 5 do umowy. 3) Zmiana Planu pracy z rodziną - załącznik nr 6 do umowy, 4) Ocena Planu pracy z rodziną - załącznik nr 7 do umowy, 5) Karta pracy asystenta rodziny - załącznik nr 8 do umowy, 6) Ewidencja działań asystenta rodziny nie wchodzących w zakres planu pomocy rodzinie - załącznik nr 9 do umowy. 5. Asystent obowiązany jest dokumentować realizację usługi w Kacie pracy asystenta rodziny, której wzór stanowi załączniki nr 8 do umowy. Kontrolę jakości wykonywanych przez asystenta zadań, prowadzi kierownik zespołu problemowego/ kierownik zespołu ds. pracy socjalnej. 6. Asystent zobowiązany jest do uczestnictwa w zespołach problemowych i innych, także w instytucjach zewnętrznych na rzecz rodziny. Spotkania powinny być dokumentowane w Karcie pracy asystenta rodziny i potwierdzone przez uczestnika spotkania. 7. Asystent rodziny jest zobowiązany do korzystania z konsultacji, udziału w superwizjach organizowanych przez Zleceniodawcę. 8. W ramach realizacji usługi Zamawiający pokrywa koszty w wysokości 100% ceny 1 godziny usługi asystenta w przypadku nieobecności odbiorcy usługi w umówionym miejscu, jeżeli odbiorca usługi w żaden sposób nie odwołał wizyty ujętej w miesięcznym terminarzu. Nieobecność rodziny w miejscu wykonywania usługi powinna być zgłoszona kierownikowi zespołu problemowego/kierownikowi zespołu ds. pracy socjalnej telefonicznie lub e-mailem do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia. 9. Asystent ma możliwość korzystania z pomieszczeń i sprzętu w Filii, w której rejonie wykonuje swoje obowiązki

procurementMethod: direct

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: WR

region: małopolskie

street: ul. Józefińska 14/002 14

countryName: PL

Ewa Borzych

street: Ul. Długa

initiationType: tender


currency: PLN

name: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Celbud - Przemysłówka Sp. z o.o.

measure: validBids

title: Przebudowa Placu Plebiscytowego w Kwidzynie

documentType: tenderNotice

description: Przedmiot zamówienia jest przebudowa istniejącego Placu Plebiscytowego w Kwidzynie. Planuje się realizację inwestycji wg następujących etapów: 1) demontaż istniejących elementów zagospodarowania placu: nawierzchnie, oświetlenie zewnętrzne, mała architektura; 2) niwelacja terenu celem dostosowania się do projektowanego układu wysokościowego; 3) wykonanie podziemnych elementów fontanny: betonowa niecka fontannowa oraz studzienka techniczna z osprzętem fontannowym; 4) wykonanie instalacji podziemnych zasilających fontannę i układ oświetlenia parkowego; 5) wykonanie chodników, dojść, miejsc postojowych, małej architektury. Przewiduje się następujący zakres prac przypadający na przedmiotowy budynek: 1) wyburzenia i demontaż istniejących elementów zagospodarowania placu tj. nawierzchnie asfaltowe i betonowe, obrzeża i krawężniki, elementy oświetlenia: słupy i oprawy oświetlenia parkowego, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, tablice, itp.; 2) usunięcie warstw humusu i niwelacja terenu w celu dostosowania się do projektowanych parametrów wysokościowych; 3) rozprowadzenie instalacji podziemnych zasilających fontannę (wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna) oraz instalacje zasilające oświetlenie zewnętrzne. 4) Wykonanie betonowych elementów podziemnych: niecka fontannowa, studzienka techniczna, stopy fundamentowe pod elementy małej architektury wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych; 5) Montaż osprzętu technicznego związanego z obsługą fontanny i oświetlenia zewnętrznego; 6) Wykonanie chodników i miejsc postojowych wraz z podbudowami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, załączony na stronie Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl >> Zamówienia Publiczne Gminy miejskiej Kwidzyn >> Aktualne >> Nazwa zamówienia. Zamawiający informuje, że przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: PN

Gmina Miejska Kwidzyn

region: pomorskie

street: ul. Warszawska 19

street: ul. Lotnicza 1


title: Wykonanie robót budowlanych Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem

description: Wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie świetlicy wiejskiej w Mochnatem polegające na wykonaniu następujących robót: roboty rozbiórkowe stolarki i posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek i schodów z płytek gres, roboty malarskie.

Gmina Hajnówka

region: podlaskie

street: ul. Aleksego Zina 1


name: Firma Prywatna Wielobranżowa STACHTRANS Stanisław Milewczyk

title: Ustawienie i opróżnianie pojemników i kontenerów na odpady zebrane ze wskazanych terenów gminnych w Gdyni

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i opróżnianie pojemników i kontenerów na odpady zebrane ze wskazanych terenów gminnych w Gdyni w dniach: 25-28.07.2014r. i 15-19.08.2014r. 2. Usługa obejmuje ustawienie i opróżnianie kontenerów o pojemności 8 m3-10 m3, 12 m3-18 m3, pojemników na odpady o objętości 1100 l i 120 l - 240 l oraz zestawów do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z lokalizacją i ilością wskazaną przez Zamawiającego na terenie obejmującym: dzielnicę Śródmieście (w tym Skwer Kościuszki i teren DALMOR S.A.), część dzielnicy Kamienna Góra i Wzgórze Św. Maksymiliana. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do siwz

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

street: ul. 10 Lutego 24

street: ul. Oliwska 48


name: HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

name: Pol Eko Aparatura Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S.Kowalski

name: LGS Standards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

name: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND Spółka Akcyjna

name: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

title: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody

title: Dostawa odczynnikó do oznaczeń na aparatach wyprodukowanych przez firmę WTW

title: Dostawa wzorców do chromatografii

title: Dostawa materiałów odniesienia do chromatografii

title: Dostawa wzorców

title: dostawa wzorców

title: Dostawa odczynników

title: Dostawa wzorców do chromataografii

title: Zamówienie na dostawę wzorców, odczynników i materiałów laboratoryjnych

description: Zadanie 1 Materiały eksploatacyjne do systemów oczyszczania wody - 1 poz., Zadanie 2 Odczynniki do analiz śladowych - 6 poz., Zadanie 3 Odczynniki do oznaczeń na aparatach wyprodukowanych przez firmę WTW - 10 poz., Zadanie 4 Wzorce do chromatografii - 1 poz., Zadanie 5 Materiały odniesienia do chromatografii2 poz., Zadanie 6 Wzorce - 1 poz., Zadanie 7 Wzorce - 1 poz., Zadanie 8 Odczynniki - 16 poz., Zadanie 9 Wzorce do chromatografii - 21poz.

mainProcurementCategory: goods

region: kujawsko-pomorskie

street: ul. ks. Piotra Skargi 2

region: mazowieckie

street: ul. Boczna 10

region: śląskie

street: Kokoszycka 172c

IDALIA Ireneusz Wolak sp. j.

street: ul. Zubrzyckiego 10

street: Marii Konopnickiej 1

Tusnovics Instruments Sp. z o.o.

street: ul. Bociana 4a/49a

street: Sowińskiego 11


name: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ROL Andrzej Rol

title: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONACH ZIMOWYCH 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

description: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec w sezonach zimowych 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 dla następujących rejonów: 1. Drogi rejonu Sierockie - Leszczyny Długości dróg: drogi asfaltowe - 6,25 km; drogi żwirowe 0,2 km; place i parkingi 800 m2 2. Drogi rejonu Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny Długości dróg: drogi asfaltowe - 10,82 km; drogi żwirowe 2,2 km; place i parkingi 2750 m2; chodniki 3,5 km 3. Drogi rejonu Biały Dunajec (górny) Długości dróg: drogi asfaltowe - 10,31 km; drogi żwirowe 0,37 km; chodniki 1,55 km 4. Drogi rejonu Gliczarów Górny Długości dróg: drogi asfaltowe - 8,29 km; drogi żwirowe 1,95 km; place i parkingi 900 m2; chodniki 0,11 km Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje: - odśnieżania dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zatok przystankowych, parkingów, placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół oraz miejsc służących do zawracania autobusów. - zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych długościach dróg, - zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą mieszanki piaskowo-solnej, na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, - wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, - montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w miejscach ustalonych przez Zamawiającego. - usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do posypywania po zakończeniu sezonu zimowego. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90620000-9 Usługi odśnieżania 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń 90611000-3 Usługi sprzątania ulic Szczegółowy wykaz odcinków dróg do odśnieżania zawiera załącznik nr 1a i 1b do niniejszej SIWZ. 2. Wymagania sprzętowe i materiałowe: Wykonawca musi dysponować minimum następującym zestawem sprzętowym, niezbędnym do prowadzenia akcji odśnieżania: - pługopiaskarka 4 -napędowa - ilość 2 szt. - samochód ciężarowy samowyładowczy 8-10 ton 4 - napędowy z pługiem- ilość 2 szt. - pług wirnikowy /przystosowany również do załadunku śniegu na samochód/ 4 - napędowy w ilości 2 szt. koparko-ładowarka - 1 szt. ciągnik z pługiem lub mniejszy samochód 4 - napędowy z pługiem - ilość 1 szt. Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu w takiej ilości, która pozwoli mu wykonać usługę w całości i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli geometria drogi uniemożliwia Wykonawcy wjechanie dużym w/w sprzętem, Wykonawca musi zapewnić odśnieżanie i utrzymanie dróg przy pomocy mniejszego sprzętu. W wypadku zgłoszenia Zamawiającego o konieczności montażu siatek przeciwśnieżnych Wykonawca wykona je z materiałów własnych (paliki, siatka). Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym /Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2002r./ być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r, /Dz. U. nr 32 poz. 262 z 2003r./ w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Urząd Gminy Biały Dunajec

street: ul. Jana Pawła II 312

street: Sierockie 51


title: Dostawa ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji nie jest starszy niż 2013) pojemników (dalej także: pojemniki lub kontenery) do segregacji odpadów komunalnych wraz z ich transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy na wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz zabranie i utylizacja wskazanych przez Zamawiającego zużytych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki przeznaczone do utylizacji są wykonane z metalu (papier - pojemność 2,5m3 ściany blacha pełna, tworzywa sztuczne - pojemność 2,5 m3 ściany drut, szkło - pojemność 1,5 m3 ściany blacha pełna). 2. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich zamawianych pojemników do segregacji odpadów komunalnych: 2.1. Kontenery winny spełniać wszystkie normy przewidziane przepisami prawa. 2.2. Dostarczone kontenery winny być nowe, czyste, kompletne i sprawne technicznie. 2.3. Kontenery powinny być jednokomorowe, z otwieranymi od dołu klapami oraz wyposażone w blokadę dostępu umieszczoną w dolnej części pojemnika uniemożliwiając jego otwarcie przez osoby nieupoważnione. 2.4. Wszystkie pojemniki muszą posiadać zaczepy umożliwiające ich opróżnienie przy użyciu dźwigu bocznego HDS bez konieczności zastosowania dodatkowego wyposażenia. 2.5. Użyta podczas produkcji farba powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych. 2.6. Oznakowanie pojemników. 2.6.1. Każdy z kontenerów musi posiadać zamontowaną co najmniej z jednej strony (strona z otworami wrzutowymi) tablicę informacyjną o wymiarach 0,7 metra na 0,8 metra wykonaną z tworzywa sztucznego wskazującą na właściwe postępowanie z odpadami danej frakcji. Wzory tablic informacyjnych dla poszczególnych rodzajów pojemników określa Dodatek nr 10 do SIWZ. 2.6.2. Każdy z kontenerów musi posiadać słowne oznaczenie ze stron na których nie znajduje się tablica informacyjna jaki surowiec wtórny należy w nim gromadzić w formie białych liter z czarną obwódką i tak: - niebieski - napis: papier i tektura, - żółty - napis: tworzywa sztuczne/opakowania wielomateriałowe/metale, - zielony - napis: szkło. 2.7. Wykonawca udzieli na dostarczone kontenery 5 lat gwarancji. 3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Dodatek nr 6 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia spełnienia określonych w SIWZ wymagań dotyczących zamawianych pojemników Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz parametrów technicznych oferowanych pojemników stanowiący Dodatek nr 7 do SIWZ (załącznik nr 6 do Oferty). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - wykaz ten składają wspólnie). 5. Wykaz lokalizacji na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w których mają być rozmieszczone pojemniki do segregacji odpadów komunalnych określa Dodatek nr 8 do SIWZ. 6. Wykaz pojemników przeznaczonych do utylizacji wraz z podaniem ich lokalizacji na terenie Gminy Siemianowice Śląskie określa Dodatek nr 9 do SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega, że powyższe wykazy mają charakter orientacyjny i zostały sporządzone na potrzeby dokonania kalkulacji ceny ofertowej przez Wykonawcę. Szczegółowy wykaz lokalizacji zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

Gmina Siemianowice Śląskie

street: ul. Jana Pawła II 10

PPH Skatom Sp. z o.o.

region: Polska

street: ul. Staszica 47


title: Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 142 w Krakowie przy ul. Drożyska 13

description: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i utworzenie przy Szkole Podstawowej nr 142 w Krakowie (ul. Drożyska 13, Kraków) małego placu zabaw dla dzieci o powierzchni 240 m2 w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

street: ul. Ułanów 9

Jacek Tesmer Kamieniarstwo Budowlane

region: dolnośląskie

street: ul. Wschodnia 11, Lutynia


name: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

title: Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 wraz z konieczną przebudową na potrzeby utworzenia Oddziału Onkohematologii Dziecięcej- zamówienie uzupełniające

description: wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 wraz z konieczną przebudową na potrzeby utworzenia Oddziału Onkohematologii Dziecięcej- zamówienie uzupełniające

region: podkarpackie

street: ul. Lwowska 60

KOnsorcjum Firm Inżynieria- Besta

street: ul. Podkarpacka 59a


name: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Józef Getman

name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno

title: Konserwacja i utrzymanie rowu Chrobrego położonego w Leśnictwie Reczyce.

description: Poprawa odwodnienia na terenie Leśnictwa Reczyce poprzez odmulenie rowu Chrobrego na odcinku od granicy z działką nr 1716/14 do przepustu pod drogą gminną - działka nr 541, udrożnienie istniejących przepustów oraz wzmocnienie skarp i dna rowu przy przepustach. Szczegółowy opis dotyczący wymogów formalnych i zakresu przedmiotu zamówienia oraz technologia wykonania zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

region: zachodniopomorskie

street: ul. Racławicka 33

street: ul. Chrobrego 20


title: Budowa placu zabaw w miejscowości Iwiny

description: Budowa placu zabaw w miejscowości Iwiny 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę placu zabaw w Iwinach -działka nr 220/22 1.2.Zakres robót na placu zabaw: 1.2.1.Roboty ziemne i powierzchniowe; 1.2.2.Strefy bezpieczne urządzeń; 1.2.3.Ogrodzenie placów zabaw; 1.2.4.Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw 2.Szczegółowy zakres robót zawiera Projekt Budowlany, Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Opis techniczny. Dokumenty powyższe są załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

street: Warta Bolesławiecka 40c

Place Zabaw DARMAR Dariusz Stos

street: Bożejowice 34


name: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe HYGEA Czesław Golik Czesław Golik

name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

title: Odbiór transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

description: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych o kodach: 1.1. 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03* 1.2. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08*. 1.3. 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania z wyłączeniem 18 01 03*, 1.3.1. 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80* i 18 01 82*, 1.4. 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, 1.5. 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1

street: ul. Arkońska 4

region: wielkopolskie

street: ul. Szkolna 21


name: KONSORCJUM FIRM: Stimo Niedzielski Sp. J - lider konsorcjum oraz MAGERT Norbert Hałatek

title: Realizacja zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

description: Przedmiotem zamówienia jest: 1/ dostawa, zainstalowanie i uruchomienie w gospodarstwach domowych oraz jednostkach podległych samorządowi na terenie Gminy Korczyna 231 zestawów komputerowych (komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitorami) i 161 drukarek wraz z podłączeniem do sieci Internet z wykorzystaniem sieci istniejących operatorów oraz dostawa, zainstalowanie I uruchomienie serwera komputerowego dla Urzędu Gminy Korczyna; 2/ realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego – między innymi zapewnienie opieki posprzedażowej, dostarczenie sygnału internetowego i stworzenie portalu internetowego; 3/ organizacja I przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej; 4/ realizacja promocji projektu - opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej z logo UE I POIG, opracowanie i druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki), opracowanie i druk naklejek z logo UE I POIG oraz umieszczenie na sprzęcie; 5/ adaptacja pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem wraz z wykonaniem prac instalacyjnych oraz dostawą niezbędnych materiałów i wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Gmina Korczyna

street: ul. Rynek 18A

street: ul. Sikorskiego 11A


name: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

title: pakiet nr 2

description: zgodnie z siwz

title: pakiet nr 4

description: zgodnie z SIWZ

title: PAKIET NR 3

description: Zgodnie z SIWZ

title: pakiet nr 1,4,5,6,10,11,12,13

description: Zgodnie z SIWZ

title: pakiety od 6 do 14 z możliwością składania ofert na poszczególne pełne pakiety

description: zgodnie z SIWZ

title: pakiet 9

title: pakiet nr 14

title: Dostawa opatrunków sterylnych, implantów siatkowych, jałowych zestawów ambulatoryjnych na potrzeby SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

description: Zgodnie ze SIWZ

region: warmińsko-mazurskie

street: ul. Sienkiewicza 2

Inter Consult Sp. J.

region: łódzkie

street: ul. Księdza Brzuski 94/18

Polhernia

street: ul. Jagiellońska 28c/7

3M POLAND

street: Kajetany

street: ul. Żółkiewskiego 20/26

PAUL HARTMANN

street: ul. Partyzancka 133/151

Skamex

street: ul. Częstochowska 38/52

Unitech Surgical Sp. z o.o.

street: Pochańskiego 2 a


name: Lider Konsorcjum - Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

name: Uczestnik Konsorcjum - Remondis Sp. z o.o.

title: nie dotyczy

title: Świadczenie w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku usługi odbioru i transportu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji zgromadzonych na terenie wskazanych nieruchomości położonych na terenie miasta Mysłowice, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej o dodatkowej częstotliwości określonej na 1 raz na tydzień (tj. 21 cykli odbioru i transportu).

description: Wnioskowane zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego świadczonego pn. Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice (zamówienie publiczne nr ZP.271.9.2013.JS). Przedmiotem zamów. jest świadcz. w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku usługi odbioru i transportu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji zgromadzonych na terenie wskazanych nieruchomości położonych na terenie miasta Mysłowice, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej o dodatkowej częstotliwości określonej na 1 raz na tydzień (tj. 21 cykli odbioru i transportu). Obowiązkiem wykonawcy jest dodatkowy odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji tzw. frakcji mokrej, wytwarzanych w mieście Mysłowice na terenie wymienionych poniżej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy: ulica 11 LISTOPADA nr 18-22,31-33 il. poj. 2; ulica MIARKI nr 11A,B,C il. poj. 2; ulica NOWOWIEJSKIEGO nr 2 il. poj. 7; ulica NOWOWIEJSKIEGO nr 3E-F il. poj. 13; ulica PIASTÓW ŚLĄSKICH nr 6A il. poj. 3; ulica POCZTOWA nr 16-18 il. poj. 5; ulica ROBOTNICZA nr 3-9 il. poj. 4; ulica ROBOTNICZA nr 20 il. poj. 3 ; ulica WYSPIAŃSKIEGO nr 12-14 il. poj. 6; ulica BOLINY nr 12 il. poj. 4; ulica BRZĘCZKOWICKA nr 4 il. poj. 5; ulica HLONDA nr 4 il. poj. 8; ulica KORFANTEGO nr 19 il. poj. 6; ulica NYGI nr 3 il. poj. 3; ulica RYNEK nr 8 il. poj. 2; ulica SAPERÓW ŚLĄSKICH nr 1,2,4,6 il. poj. 3; ulica SAPERÓW ŚLĄSKICH nr 3 il. poj. 2; ulica SAPERÓW ŚLĄSKICH nr 8-10 il. poj. 5; ulica STRUMIEŃSKIEGO nr 8 il. poj. 2; ulica WIELKA SKOTNICA nr 80-86 il. poj. 9; . poj. dla wszyst. : 1100 Pozostałe warunki realizowania usługi są określone w świadczonym zamówieniu podstawowym nr ZP.271.9.2013.JS..

Miasto Mysłowice

street: Ul. Powstańców 1

street: ul. Stadionowa 11

street: ul. Zawodzie 16


name: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

title: Odbudowa drogi gminnej Piwniczna ul. Partyzantów nr K 293555 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+000 -0+270 Numer ogłoszenia: 174249 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014

description: Odbudowa drogi gminnej Piwniczna ul. Partyzantów nr K 293555 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+000 -0+270 2.1 Zakres robót obejmuje: na odcinku 270 m lokalne frezowanie nawierzchni, rozbiórkę krawężników i obrzeży, rozbiórkę nawierzchni chodników, wymianę istniejącego kanału deszczowego, przebudowę chodników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wymianę konstrukcji jezdni i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej zgodnie przedmiarem robót opracowanym przez DRO-MOST Janusz Liptak ,33-340 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 183 stanowiącym integralną część. 2.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 2.3. Wykonawca przy wycenie robot powinien uwzględnić koszt zapewnienia płynności ruchu tak aby w sposób minimalny ograniczyć utrudnienia w ruchu. Droga stanowi stały ciąg komunikacyjny będący dojazdem do zabudowań mieszkalnych, itp. 2.4. Wykonawca zapewnia obsługę laboratoryjną na każdym etapie inwestycji. 2.5. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne. 2.6.Wszystkie oferowane materiały muszą być , wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.7.Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233140-2 roboty drogowe 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

street: ul. Rynek 20

street: ul. Wiśniowieckiego 138


title: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

description: Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa niżej wymienionych tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu: 1) tablice rejestracyjne zwyczajne: a) samochodowe 2 szt. jednorzędowe - 18000 kpl. b) samochodowe 1 szt. jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa - 210 kpl. c) samochodowe 1 szt. jednorzędowa - 1500 szt. d) samochodowe 1 szt. dwurzędowa - 600 szt. e) motocyklowe dla motocykli - 1800 szt. f) motocyklowe dla ciągników rolniczych - 900 szt. g) motorowerowe - 1200 szt. 2) tablice indywidualne: a) samochodowe 2 szt. jednorzędowe - 30 kpl. b) samochodowe 1 szt. jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa - 30 kpl. c) motocyklowe dla motocykli - 30 szt. 3) tablice zabytkowe: a) samochodowe 2 szt. jednorzędowe - 30 kpl. b) samochodowe 1 szt. jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa - 15 kpl. c) motocyklowe - 30 szt. 4) tablice tymczasowe: a) samochodowe 2 szt. jednorzędowe - 60 kpl. b) samochodowe 1 szt. jednorzędowa - 30 szt. c) motocyklowe - 15 szt. d) motorowerowe - 15 szt. 5) wtórniki tablic różnego rodzaju - 750 szt. Podane powyżej ilości tablic rejestracyjnych stanowią szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów tablic jakie Zamawiający będzie zamawiał w ramach zawartej z Wykonawcą umowy. Podane ilości stanowią wyłącznie informację dla Wykonawcy w celu przygotowania oferty i nie mogą w przyszłości stanowić podstawy do wnoszenia przez niego jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabywania poszczególnych rodzajów tablic w ilościach odpowiadających rzeczywistym jego potrzebom. Faktyczne ilości zamawianych tablic mogą różnić się od podanych ilości. Ilość tablic, która zostanie dostarczona Zamawiającemu jest uzależniona od wielkości zapotrzebowania na nowe rejestracje lub wymianę tablic. Wykonawca będzie dostarczał, na podstawie składanych przez Zamawiającego faksem lub e-mailem zamówień, tablice rejestracyjne w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia, a wtórniki tablic w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia. Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu ilość, rodzaj tablic rejestracyjnych i wtórników tablic. Wykonawca będzie dostarczał tablice rejestracyjne na własny koszt i własne ryzyko do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 53D. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, z siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, i do zniszczenia na własny koszt, nie rzadziej niż raz na kwartał, wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych

Starostwo Powiatowe

street: ul. Kościuszki 15

UTAL Sp. z o.o.

street: Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9


description: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie. Opracowanie: dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5; dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji solarnej z wykorzystaniem na potrzeby cwu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5;dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5

Miasto Łańcut

street: Plac Sobieskiego 18

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień

street: ul. kilińskiego 49


title: Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie w ramach doprowadzenia do właściwego stanu technicznego stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bierzglin

description: Realizacja zamówienia polegać będzie na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Bierzglin z połączeniem z istniejącą siecią w Gutowie Wielkim zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji: wodociąg z rur PE Ø 160 o łącznej długości 1.520,00 m, wodociąg z rur PE Ø 110 o łącznej długości 874,00 m, wodociąg z rur PE Ø 90 o łącznej długości 457,00 m, przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 25 o łącznej długości 18,50 m, przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32 o łącznej długości 813,50 m, przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40 o łącznej długości 511,70 m, przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 50 o łącznej długości 151,00 m, przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 63 o łącznej długości 53,50 m, przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 75 o łącznej długości 81,00 m

Gmina Września

street: ul. Ratuszowa 1

P.P.H.U. SILVER Jarosław Chmielewski

street: ul. Lidzbarska 11


name: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

title: Realizacja programu pn. pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie - zamówienie udzielane w częściach.

description: PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM, zwany dalej PROM lub Programem, adresowany jest do matek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, chcących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze. Celem PROM jest poprawa funkcjonowania społecznego kobiet. Zajęcia muszą być prowadzone metodami takimi jak: mini wykład, poradnictwo, dyskusja, odgrywanie scenek, dzielenie się doświadczeniami i informacjami zwrotnymi oraz przede wszystkim udzielanie wsparcia przez prowadzących specjalistów oraz członków grupy. Program jest realizowany na podstawie art. 36 pkt 2 lit a) i g) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zmianami). Jednorazowo w zajęciach uczestniczyć będzie grupa ok. 35 osobowa, 15 mam i ich dzieci. Jeżeli w trakcie realizacji Programu któraś z rodzin zakończy swój udział w Programie wcześniej z powodów takich jak np. zmiana miejsca zamieszkania, długotrwała choroba, rezygnacja lub z powodu innej przyczyny, do Programu wejdą w to miejsce nowe rodziny. O zakończeniu udziału w programie i zakwalifikowaniu nowej rodziny decydować będą pracownicy Zamawiającego. Program PROM składa się z 4 modułów : MODUŁ 1 - grupa rozwoju osobistego dla mam; MODUŁ 2 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci; MODUŁ 3 - warsztaty ogólnorozwojowe; MODUŁ 4 - zajęcia integracyjne o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym lub okolicznościowym. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań z realizacji zamówienia. 2. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 19.02. 2014r.- 18.12.2015r. z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy umowa nie zostanie podpisana przed wskazanym wyżej terminem, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, od dnia ustalonego między stronami. W okresie wakacji tj. w lipcu i sierpniu nastąpi przerwa i Program nie będzie realizowany.

street: ul. Gen. J. Bema 91

Fundacja MEDERI

street: Al. Dzieci Polskich 20


title: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA Z DIETAMI I ZALECENIAMI SANEPIDU

Przedszkole Nr 10

street: ul. Nowolipki 10A


name: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych

title: Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Koło na odcinku od km 43+860,00 do 45+400,00 (Wrząca Wielka - Czołowo)

street: ul. Wilczak 51


title: Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

description: Olej opałowy w ilości 70m3

Dom Pomocy Społecznej

street: Dębno 27

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.

street: ul. Toruńska 186,


name: Przedsiębiorstwo DAREM Mariusz Wierzbicki

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa sieci wodociągowej do budynku ul. Głogowska nr 32 w Jerzmanowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie działek 480/1, 480/2, 4803, 481, 482/2, 484/2, 487 wraz z przyłączami do działek 482/1 4822 w Jerzmanowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: - sieci wodociągowej z rur PE 100, PE 63 i PE 32; - przyłączy wody z rur PE 32; - przejście poprzeczne sieci wodociągowej przez pas drogowy drogi nr 329. Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Autorską Pracownię Projektową mgr inż. Jerzy Burda, 67-200 Głogów ul. Poczdamska 1. W skład niniejszej dokumentacji wchodzą: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie dokumenty stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zakres prac: 2.1 Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek 482/1 i 482/2. sieć wodociągową projektuje się zlokalizować na działkach nr 480/1; 480/2; 480/3; 481; 482/1; 482/2; 484/2; 487. Projektowana sieć wodociągowa zapewni dostawę wody do celów bytowych dla osób zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych na działce 482/1 oraz użytkowników dz. nr 482/2. Projektuje się sieć wodociągową z rur PE 100 Dz110 oraz na terenie działki 482/1 z rur Dz50PE i Dz32 PE, a przyłącza wodociągowe z rur o średnicy Dz32. 2.2 Sieć wodociągowa obejmuje : - Roboty ziemne; - Roboty montażowe; - Roboty odtworzeniowe. Włączenia do istniejącej sieci o średnicy Dz63PE należy wykonać w miejscu (w1), zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu poprzez wstawienie trójnika elektrooporowego Dz110PE. W miejscu połączenia trójnika z istniejącą siecią wody Dz63 zamontować odcinki proste o dł. ok. 1m i średnicy Dz110, a za prostkami redukcje elektrooporowe Dz110/63PE. Na przyłączu Dz63PE do budynku usytuowanego na działce 480/2 zamontować zasuwę odcinającą ø50. Miejsce montażu zasuwy z trzpieniem, obudową teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną należy oznakować typową tabliczką informacyjną umieszczoną na słupku stalowym. Za trójnikiem, na projektowanej sieci wodociągowej zamontować kielichową zasuwę odcinającą. Miejsce montażu zasuwy z trzpieniem, obudową teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną należy oznakować typową tabliczką informacyjną umieszczoną na słupku stalowym. Do budowy rurociągów magistralnych projektuje się zastosowanie rur PE100 o SDR17. Połączenia rurociągów projektowanej sieci należy wykonać jako zgrzewane z wykorzystaniem kształtek produkowanych fabrycznie lub o połączeniach elektrodyfuzyjnych. 2.3 Przyłącza wody: - Roboty ziemne; - Roboty montażowe; - Roboty odtworzeniowe. Zadaniem projektowanych przyłączy jest doprowadzenie wody do budynków usytuowanych na działkach 482/1 i 482/2. Włączenie do sieci Dz110 PE wykonać poprzez elektrooporowy trójnik siodłowy, a połączenia z siecią Dz50PE na działce 482/1 wykonać wykorzystując redukcyjne systemowe trójniki elektrooporowe. Na przyłączach, w miejscach wskazanych na profilach wody zamontować zasuwy odcinające do przyłączy domowych z obudową i skrzynką uliczną. Miejsce montażu zasuw (z trzpieniem, obudową i żeliwną skrzynką uliczną) należy oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ścianie budynku (lub przy braku takiej możliwości na słupku stalowym). Projektowane przyłącza należy wykonać z rur polietylenowych Dz 32 w zwojach o połączeniach zaciskowych. Przyłącza wody pod ławą budynku prowadzić w tulei ochronnej ø65. Przestrzeń między tuleją a przyłączem wodociągowym uszczelnić kitem trwale plastycznym lub tuleje zakończyć manszetami uszczelniającymi. Rurociągi ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, a następnie obsypać piaskiem do wysokości 20cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCW w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm wyposażoną we wkładkę ze stali nierdzewnej. Metalowe końce taśmy należy trwale połączyć z metalową armaturą przyłącza przy zasuwie lub zestawie wodomierzowym. Spadek rurociągu wykonać w kierunku wskazanym na profilu przyłącza wodociągowego. Przy każdym wejściu przyłącza do budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną zamontować zestaw wodomierzowy. Węzeł wodomierzowy będzie składał się z następujących elementów: a) wodomierz skrzydełkowy ø20, b) zawory odcinające kulowe ø25 przed i za wodomierzem, c) zawór zwrotny ø25 antyskażeniowy o dopuszczalnej temperaturze pracy do 95ºC

Gmina Jerzmanowa

street: ul. Lipowa 4

street: ul. Parafialna 13a/4


name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

title: Lek Imiglucerasum

description: Przedmiotem zamówienia ZM 28/230/2014 jest zakup wraz z dostawą leku Imiglucerasum dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na leki równoważne klinicznie występujące pod inną nazwą handlową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

region: lubelskie

street: ul. Bema 1

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

street: ul. Bonifraterska 17

postalCode: Warszawa


name: EXSPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna

name: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

title: Skład i druk komputerowy materiałów na potrzeby IERiGŻ-PIB

description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne drukowanie, skład komputerowy i dostarczanie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego publikacji Programu Wieloletniego, rynku rolnego, analizy rynkowej Rynek Ziemi Rolniczej i zaproszeń

street: ul. Świętokrzyska 20

street: u. Brzeska 4


currency: EUR

title: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna.

description: Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych, komputerów typu serwer wraz z oprogramowaniem oraz drukarek laserowych dla przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wraz z montażem i instalacją.

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
Cena: 85
Okres gwarancji: 15

Gmina Czarna

street: ul. Dworcowa 6

Suntar Spółka z o.o.

street: Boya-Żeleńskiego 5B


name: Waldemar Rzeźnik Usługi Remontowo-Budowlane

name: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

title: Termomodernizacja dachu budynku szkolnego B1 z wymianą pokrycia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 w Warszawie.

street: Słowackiego 6/8

street: ul. Rapackiego 11/63a


name: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

title: Rozbudowa zestawu QCM i EP4 o moduł spektroskopowy 350-950 nm dla IKiFP PAN w Krakowie

description: rozbudowa zestawu QCM i EP4 o moduł spektroskopowy 350-950 nm dla IKiFP PAN w Krakowie, Znak sprawy: KAT-271-10/2014

street: ul. Niezapominajek 8

Accurion GmbH

region: Niemcy

street: Stresemannstrasse 30


name: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

title: Dostawa na obszarze całego kraju materiałów pędnych do pojazdów KGPSP

description: dostawa na obszarze całego kraju materiałów pędnych do pojazdów KG PSP Przewidywane ilości paliw: - benzyna bezołowiowa Pb-95 w ilości 23 000 litrów (PN-EN 228); - benzyna bezołowiowa Pb-98 w ilości 30 000 litrów (PN-EN 228); - olej napędowy ON w ilości 14 000 litrów (PN-EN 590). Wymagania minimalne: - Wykonawca posiadać musi minimum 6 stacji paliw w każdym województwie czynnych całodobowo, w których można dokonywać bezgotówkowych transakcji przy użyciu kart paliwowych; - Wykonawca przy podpisaniu umowy udostępni wykazy z dostępnymi stacjami i zobowiąże się do ich aktualizacji; - Wykonawca musi zapewnić możliwość zakupu na stacjach: płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych, kosmetyków samochodowych, oleju silnikowego; - w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, na podstawie stosownych wniosków Wykonawca bezpłatnie dostarczy karty paliwowe, wystawione na nazwisko kierowcy lub numer rejestracyjny samochodu, upoważniające do dokonywania bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw z zastrzeżeniem, że powyższe transakcje dotyczyć będą wyłącznie produktów i usług określonych w załączniku do umowy; - koszt wydania kart paliwowych nowych jak i zamiennych pokrywa Wykonawca, - odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie wydanych kart paliwowych z możliwością blokady karty w przypadku zgłoszenia; - transakcję zabezpieczał będzie poufny numer identyfikacyjny związany z kartą paliwową, który daje możliwość potwierdza transakcji dokonywanych przy użyciu karty paliwowej identyfikując odbiorcę; - Wykonawca zapewni potwierdzenie transakcji przy użyciu kart paliwowych w formie wydruku (dowód sprzedaży) bezpośrednio u operatorów prowadzących stacje paliw oraz w formie elektronicznej przesłanej zamawiającemu do faktury; - dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1058).

street: ul. Podchorążych 38

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

street: ul. Chemików 7