name: Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

title: Incubator transport mobil_1buc

description: Specificatii tehnice:Design: destinat transportului, permite vizualizarea bebelusului atit prin partea frontala cit si cea posterioara a corpului incubatoruluiSisteme de alimentare: 3 surse: baterie (power pack), alimentare la retea si sursa externa DC.Pereti dubli: pierdera de caldura datorata radiatiilor este foarte scazutaTemperatura: posibilitatea monitorizarii temperaturii corporale in timpul transportului.Domenii de masurare a temperaturii aerului in interiorul incubatorului: 23 – 38 C, crescator cu 0,1 C.Afisare temperatura din interiorul incubatorului: 20,0 – 42,0 C, crescator cu 0,1 C.Afisare temperatura corporala: 30 - 42,0 C, crescator cu 0,1 C.Trepte incalzire – esalonat – 10 nivele.Temperatura corporala poate fi verificata si in timpul transportului.Lampa pentru iluminare: - cu LED (culoare alba ce permite verificarea culorii naturale a pielii bebelusului)Alarme: Temperatura crescuta, punct setare, cadere sursa alimentare, ventilator, cadere sistem, sensor de temperatura cutanata.Dimensiuni:— corp principal: 95 x 44 x 42 cm— saltea: 56 x 28 x 2 cm— power pack: 29 x 17,5 x 25Greutate; corp principal = 17 Kg / power pack = 13 KgAccesorii:— sensor de temperatura cutanata— banda de fixare a corpului principal— benzi fixare pentru bebelus— huse pentru ferestrele de acces— filtru de aer— husa anti praf— butelie O2 cu reductor— troliu rabatabil— baterie 12 V, 10 A cu o autonomie de 2 ore, 15 kg greutate avind manere sau curea pentru umar.Optional: incubatorul poate avea un cablu pt, alimentare la,, bricheta “ ambulantei, timp in care acumulatorul ramine in stand by.

title: Pompa automata pentru seringa (injectomat)_9 buc

description: SERINGA AUTOMATAPompa de infuzie tip seringă pentru administrarea de medicamente in mod constantSa permita conectarea urmatoarelor seringi: 10ml, 20ml, 30ml, 50mlCalibrarea seringii sa se faca in mod automatIdentificarea seringii conectate sa se faca automatSa aiba o capacitate de stocare de 1000 inregistrariSa aiba activa functia de comunicare WiFiSetare flux volum:Seringa 10ml: 0.1ml/h - 400ml/hSeringa 20ml: 0.1ml/h - 600ml/Seringa 30ml/h: 0.1ml/h - 900ml/hSeringa 50ml/h: 0.1ml/h - 1500ml/hVolum livrat: 0.1 - 9999mlDetector ocluzie presiune:H: 800 +/- 200mmHgC: 500 +/- 100mmHgL: 300 +/- 100mmHgAlarme: Ocluzie, finalizarea operatiei, seringa dislocata, nivelul bateriei scazut, cablu de alimentare neconectat, volum flux peste limita, eroare de sistemClasificare protectie apa: IPX4Interfata: Standard, RS232Alimentare:Directa: 220V, 50/60HzBaterie: 12V, functionare 6 oreTimp de reincarcare: 12 ore la flux volum de 5ml/hGreutate: 2.25kgDimensiune: 306mm x 135mm x 127mmConditii de operare:Temperatura ambientala: +5C - +40CUmiditatea relativa: 20 % - 80 %Conditii de depozitare:Temperatura ambientala: -20C - +55CUmiditate relativa: 95 %STANDARDE, SIGURANTA si INSTRUIREAparatul trebuie sa detina marcaj CE in conformitate cu Directiva pentru Dispozitive Medicale 93/42/EECAparatul trebuie sa corespunda cerintelor de siguranta conform IEC 60601Sa se poata asigura interventii service, la nivel localEchipamentul trebuie sa fie instalat, testat si pus in functiune la fiecare beneficiar, de catre reprezentantul furnizoruluiGarantie 2 aniSET STANDARD DE LIVRARESeringa automata – 9 buc.Cablu de alimentare – 9 buc.A. RECEPTIA PRODUSULUILa receptia produsului fiind obligatorie prezenta cel putin a unui delegat împuternicit al furnizoruluiRecepţia se va efectua la destinaţia finală. Dacă produsul inspectat nu corespunde specificaţiilor sau sunt deterioarate, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, de a înlocui produsele necorespunzatoare.B. INSTRUIRE PERSONALInstruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivuluiC. SERVICE, GARANȚIE ȘI POST GARANȚIEGaranţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, se va anexa o declaraţie în acest sensÎn perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţieAsigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrăriiLivrarea la locul de montaj cu toate operatiile pe care le presupune aceasta (transport, dispozitive de ridicat si manipulat echipamentele), precum si instalarea, montajul, punerea în funcţiune a echipamentelor, instruirea personalului operator, vor fi asigurate de catre furnizor cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar, iar timpul de nefunctionare al echipamentului va fi de maxim 7 zile.D. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNEDupă punerea în funcţiune şi efectuarea probelor functionale se va întocmi „Procesul-verbal de instalare si punere în funcţiune”, semnat de ambele părţi. Instruirea personalului medical se va face de către specialişti ai furnizorului

title: Lampa bactericida sterilizare aer_67 buc

description: Echipamentul îndeplineste toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în RomâniaDeclaratie de conformitate CEISO 9001Specificatii tehniceLampa de sterilizare UV-C cu caruciorSuprafata de sterilizare mai mare de 60m2Pozitie ajustabila a bratelor la unghiuri: 30o, 60o, 90o, 135o, 180oFunctie de timp programabil 24 oreIn momentul in care este detectata o miscare in zona de sterilizare, lampa se inchide in mod stand-by si apoi continua ciclul ramas dupa ce zona de sterilizare este parasita.Putere tuburi 30W4 tuburiUnda UV 253.7nmIradiere >428uW/cm2Alimentare 220VLungime braț lampă 915mmÎnălțime până la podea după pliere 1150mmClasă de protecție: ICondiții normale de operareTemperatură: 5℃~40℃Umiditate: ≤80%Presiune atmosferică: 50kPa~106kPaTransportul gratuit la sediul beneficiaruluiInstalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiaruluiInstruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivuluiGaranţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune,În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţieAsigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrăriiTimpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar

title: PACS_1 buc

description: Generalități:Software-ul PACS-ului trebuie să fie un produs medical în sine şi să respecte standardeleSE VA ANEXA DECLARAȚIE CEPrimirea şi stocarea/arhivarea a minimum 40.000 de examinări pe anSE VA ANEXA DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDEREConfigurația sistemuluia) Serverul PACS:Sa aibă UPS pentru întreaga soluție, minim 2000VASE VA ANEXA DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERESa aibă tastatura, mouse, monitorSE VA ANEXA DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDEREServer principal bazat pe următoarea configurație:Chipset Intel C612, 2xCPU Intel Xeon E5-2650v4, 30MB, 12 core, 2.2GHz, Turbo. Minim 64GB RAM, Maxim 1.5TB RAM 2133MHz, DDR4, ECC, REG4 x porturi Copper Gigabit RJ45 LAN, 1 x port dedicat RJ45 pentru IPMI 2.0 cu suport KVM over LAN.Sursa duala hot-swap minim 740W, Platinum Level (94 %)Slim DVD-RW extern8 bay-uri HDD hot swap cu următoarea structura· 2 bay-uri populate cu cate un SSD 250GB, SATA 6G configurate in RAID1· 6 bay-uri populate cu cate un HDD SERVER SAS3 6TB, 7200rpm, 256MB, configurate in RAID6 / OS minim Windows 2012 Server x64 Standard.SE VA ANEXA DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDEREConfigurația HW de stocare şi arhivare să suporte configurația RAID 0,1,(0+1),3,5,6, JBOSa aibă capabilități de extindere a sistemului de stocareBaza de date min. Oracle 11g Enterprise ServerDomain Controler principal pentru toți cliențiiComunicarea intre server si client este integral webAccesul stațiilor la datele din serverul PACS se va efectua prin intermediul IISServerul va fi de tip modular si va conține minim următoarele componente: server baza de date, base/web server, server stocare, DICOM server, hospital information interface server, central server, precache server – aceasta cerință este necesara pentru a se putea muta oricare din aceste procese de pe serverul principal pe servere dedicate sau virtualizate (daca va fi necesar) pentru optimizarea modului de lucruAutentificarea clienților se face integral prin porturile standard web (80 sau 443)Serverul base conține fișierele de instalare pentru stațiile de vizualizareServerul base transmite mesaj de actualizare software pentru cliențiFolderele pentru stocare sunt prezentate in format UNC către serverul WEB pentru a se putea crea cu ușurință scurtături pentru accesare ulterioaraIn urma recepționarii imaginilor, serverul va genera multiple versiuni ale imaginilor folosind diverse nivele de compresie funcție de parțile anatomice, modalitate sau AE_TITLE, inclusiv jpeg lossless si wavelet lossyServerul DICOM poate rula pe mai multe servere in acelasi timpProcesul server hospital information interface funcționează pe protocolul standard HL7Sistemul trebuie sa fie prevăzut cu sistem de cache pentru imbunatatire acces care sa ruleze ca proces pe main server sau pe servere separate, in conditiile in care numarul de statii/noduri DICOM conectate la sistem nu este limitatSistemul trebuie sa fie prevăzut cu sistem de precache pentru examenele preprogramate si retragerea din arhiva a examenelor comparativeProcesul precache trebuie sa poate fi configurat minim cate studii istorice sa extragă si sa poată fi rulat conform unui preprogramăriSistem de auto rutare bazat pe evenimente si reguli:• Imaginile pot fi autorutate către mai multe destinații• Studiile se vor forwarda funcție de modalitate, codul de procedura, trimițător, medicul trimițător si prioritate• Destinațiile pot fi locații de stocare permanente sau temporare• Ruteaza si retine examenul• Ruteaza si șterge examenulInterfața HL7 va suporta următoarele tipuri de mesaje: General Acknowledgement (ACK), Admit/Discharge/Transfer (ADT), Master File Notification (MFN), Order Message (ORM), Report Message (ORU)Interfața HL7 va suporta următoarele tipuri de evenimente: Admit/Visit Notification (A01), Patient Transfer (A02), Patient Discharge (A03), Patient Registration (A04), Patient Information Update (A08), Patient Merge (A18), Patient Merge – patient ID only(A34), Patient Merge – account number only (A35), Patient Internal ID Change (A47), Order Message (O01), Report Message (includes preliminary report, report correction, and final report) (R01). Se doreste in viitor conectarea sistemului PACS cu RIS – aceasta optiune a unui sistem PACS este elementara pentru IHE.Sistemul PACS va suporta următoarele SCP (Service Class Providers)• Standard Storage• Multi-frame Image Storage• Modality Worklist C-FIND• Patient Root Q/R-FIND• Study Root Q/R-FIND• Patient/Study Q/R-FIND• Patient Root Q/R-MOVE• Study Root Q/R-MOVE• Patient/Study Q/R-MOVE• Modality Performed Procedure StepSistemul PACS va suporta următoarele SCU (Service Class User)• Basic Grayscale Print Management Meta SOP Class• Basic Film Session SOP Class• Basic Structured Report• Basic Grayscale Image Box SOP Class• Comprehensive Structured Report• DICOM SCU/XDS consumer support for GSPS display• Enhanced Structured Report• Printer SOP Class• Print Job SOP Class• Study Root Q/R-Find SCU• Study Root Q/R-Move SCU• Verification SCUb) Stații diagnostic PACS – 9 bucățiSa aibă CPU minim Quad-Core, 8GB RAMSa aibă tastatura, mouseSa aibă monitor medical TFT IPS min. 610mm diagonala, rezoluție nativa min. 1920x1200, pixel pitch maxim 0.27x0.27, 10 bit, 350cd/m2, senzor luminozitateSistem de operare minim Windows 10 x64 PROSoftware inclus STAȚII DIAGNOSTIC PACS cu următoarele caracteristici:Software-ul stației de vizualizare trebuie sa îndeplinească următoarele:Utilizează intuitiv culorile si formatul ecranului pentru listele de lucru, iconite si meniu toolbarButoanele mouse-lui vor avea funcții configurabilePresetări pentru procesarea imaginii cu scurtaturi pe tastaturaProcesare SharpnessMărire (zoom) la dimensiunea reala – 1 pixel achiziționat = 1 pixel afișatMărire pentru încadrarea in fereastraRegiune de interes interactiva cu mărire, lupa si contrast/luminozitateRotire si oglindire imagineColimare manuala a imaginii DICOMPentru imaginile CT si MR – etichetarea nivelelor vertebrale si intervertebraleAdnotări si măsurători inclusiv:• Lungimi• Măsurători linii curbe• Text liber• Săgeți• Densități (hounsfield, densitate optica sau valoare pixel functie de tipul imaginii)• Cerc cu suprafață calculata, perimetrul, deviația „mean” si „standard”Salvarea adnotărilorUnealta pentru vizualizarea imaginilor film cu control asupra vitezei si direcției• Ajustarea numărului de frame-uri pe secunda• Salvare AVI• Control independent al seriilor• Pauza si vizualizare înapoi• Tăierea filmului pentru a viziona numai o parte din acestaSalvarea imaginilor JPEG lossy prin „drag and drop”Posibilitatea de marcare a anumitor imagini de interesNavigarea prin imagini cu ajutorul mouse-ului si tastaturiiPosibilitatea de a configura schema de afișare a paginilor cu imagini„Copy” si „Paste” către alte aplicații Windows cu „drag and drop”Fiecare stație va avea monitorul calibrat pentru a putea afișa imaginile la dimensiunea realaStația trebuie sa conțină următoarele unelte pentru mamografie:• Suport pentru obiecte CAD multiple• Independent de alte adnotări, CAD poate fi afișat sau nu• Alinierea manuala sau automata pentru toate imaginile provenite de la sistemele de mamografie digitalaSa permită vizualizarea si exportul adnotărilor GSPS (grayscale softcopy presentation state)Sa permită vizualizarea CSPS (color softcopy presentation state)Sistem de dictare integrat prin port serial, XML sau TCP/IPFlux de lucru bidirecțional ce permite sistemului de dictare sa marcheze studiul ca si dictatPosibilitatea de conectare la multiple soluții de dictareSa permită utilizatorilor sa rezerve un studiu pentru ei sau alt utilizator, cu posibilitatea de a defini perioada de timp implicita in care studiul rămâne in stadiul de rezervatIn folderul special pentru pacienții rezervați, aceștia trebuie sa poată fi sortați funcție de prioritate sau dictați/nedictați prin utilizarea unui macroProtocoale de vizualizare pentru automatizarea schemei de afișareEditor integrat grafic pentru protocoale de vizualizare ce permite: crearea si editarea unui protocol generic, unui protocol pentru modalitate sau a unui protocol pentru proceduraUtilizatorii au posibilitatea selectării individuale a protocoalelor de vizualizareElementele de configurare minime ale protocoalelor de vizualizare:• Schema de împărțire a paginilor, inclusiv locația monitoarelor (in cazul sistemelor multi-monitor)• Aplica setările uneltelor pentru imaginile selectate sau toate imaginile• Afișarea/ascunderea detaliilor studiu• Posibilitatea de a afișa numai studiul curent sau împreună cu comparațiiUtilizatorii vor avea in aceeași fereastra acces la minim următoarele:• Examene comparate• Informații studiu• Rapoarte• Note• Documente• SeriiUtilizatorii cu drepturi adecvate pot adăuga note studiilorAdministratorii pot șterge notele studiilorNotele pot fi de tip sunet sau textDocumentele vor putea fi încărcate cu „drag and drop”Documentele vor putea fi încărcate prin scanare directaDeconectare automată după o perioadă configurabilă de neutilizare a aplicaţieiAccesul la folderele pacienților se face funcție de utilizator sau grupuri utilizatorIntegrare cu autentificarea Active DirectoryStudiile, imaginile, seriile, unirea pacienților sau realocarea lor sa fie posibila cu „Drag and drop”Sa aibă posibilitate de tipărire Windows DICOM cu suport color si mărime realaSa aibă posibilitate de tipărire cu compunere film tip WYSIWYG, cu „drag and drop” si mixare imagini de la mai multe modalitățiSa aibă posibilitatea transmiterii imaginilor către alte servere DICOMSa aibă posibilitatea transmiterii imaginilor către media, acordând utilizatorului posibilitatea de anonimizareFurnizorul va instala sistem de monitorizare activa pe server si fiecare stație in parteSE VA ANEXA DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

title: Ecograf (ginecologie)_1 buc

description: A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME:Ecograf staţionar de înaltă performanţă dedicat examinărilor de sănătate a femeilor atât 2D, 3D cât şi 4DEchipament conceput atât pentru examinări obstetrice - ginecologice, abdominale, vasculare, pediatrice, cardiologice, cord fetal, musculoscheletale si parti moiCARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALESistemul sa fie ergonomic, usor de manipulat cu greutate si dimensiuni reduse, maximum (Lungime x latime x adancime): 1690 x 600 x 950 mm în vederea asigurării unei adaptări funcţionale cât mai bune în măsura posibilităţilor reduse tehnico-constructive oferite de spaţiile de care unitatea medicală dispune.Echipamentul nu cântăreşte mai mult de 148 de kgDeplasarea consolei în plan vertical realizabilă prin acţionare electromecanică pentru un interval minim de 1930 mmConsolă prevazută cu sistem de asigurare al cablurilorConsola cu porturi integrate pentru instalarea perifericelor situate in partea frontala a echipamentului – 2 perifericeDispune de spațiu de stocare intern de cel puțin 2 TB.DESCRIEREA CONSOLEIMonitor cu tehnologie de tip OLEDDiagonala monitorului este de 22"Rezoluţia monitorului minimum1920 x 1080 pixeliBraţ articulat al monitorului cu posibilitate de înclinare a acestuia minimum: +28o/-74o şi rotaţii minime: +/-90ºEcograf cu 4 porturi active fara pini pentru traductoriEchipament cu iluminator integrat pentru porturile de traductoriINTERFATA CU UTILIZATORULEcran de comanda tactil LCD color cu diagonala de minim 12.1 inchInterfaţa software cu posibilitatea de a fi editabilă pentru crearea unor profiluri individuale de utilizatorEcograf prevăzut cu tastatură alfanumerică şi cu taste iluminateEcograful cu taste de control configurabile pentru activarea funcţiilor a cel puţin 6 dispozitive periferice externe (imprimante, comunicare DICOM, memorie de lungă durată, etc.)Soft ce permite comunicare DICOMMODURI DE OPERARE (Fundamentale si derivate din cele fundamentale)Moduri de funcţionare fundamentale:— mod de tip M— mod de tip 2D— mod Doppler (Color, Power, Spectral)Moduri de funcţionare derivate şi/sau combinate din cele fundamentale:— Posibilitate de upgradare cu mod M Anatomic— mod Doppler Spectral Pulsat— Posibilitate de upgradare cu mod Doppler Continuu— mod Doppler Power de înaltă definiţie— Mod Doppler TisularDispune de mod 3D în timp real (4D)Are capacitatea de a funcţiona cu 3 moduri de lucru active în acelaşi timp (triplex)Dispune de instrument de modificare a umbrelor în timpul examinărilor 2D, pentru îmbunătățirea calității imaginii vizualizate.TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFULSistemul este compatibil cu sonde in care sunt inglobate din punct de vedere arhitectural, tehnologiile: cristal pur sau echivalent, tehnologie de amplificare a semnalului emis in vederea cresterii puterii de emisie a fasciculului de ultrasunete si receptionarea amplificata a semmnalelor utile slabe si tehnologie integrata de racire activa a cristalelor pentru scanarea pe perioade indelungateEchipamentul permite conectare şi lucru cu traductori tip matriceal volumetric electronic cu peste 7.945 cristaleAdâncimea minimă de scanare a echipamentului < 5 mmAdâncimea maximă de scanare a echipamentului minim 49 cmCompatibilitate cu următoarele tipuri de traductori:Traductori de tip convex, micro-convex si micro-convex endocavitar 2D ce acopera in intregime domeniul 2 - 8.7 MHzTraductori de tip micro-convex endocavitar 4D ce acopera in intregime domeniul 4.2 - 12.9 MHzTraductori de tip convex volumetric realizati in tehnologie matriceala ce acopera in intregime domeniul 2.7 - 7 MHzTraductori de tip convex volumetric electronic realizati in tehnologie matriceala ce acopera in intregime domeniul 2 - 6.8 MHzTraductori de tip liniar ce acopera in intregime domeniul 3.5 - 12.5 MHzTraductori de tip liniar volumetric ce acopera in intregime domeniul 6.2 - 17.8 MHzTraductori de tip sectorial arie fazata ce acopera in intregime domeniul 1.3 - 8.7 MHzPROCESAREA IMAGINIIFormator de unde digitalPeste 741.500.000 de canale efective digitale de procesareGama dinamică: aproximativ 278 dBPosibilitate de focalizare selectiva disponibila in transmisie reglabila intre 1 si 10 zonePeste 16 milioane de culori pentru o redare cat mai apropiata de realitate cu scopul unui diagnostic rapid si precis mai ales in cazurile unde se folosesc modurile color de lucruOptimizare automată a imaginii la nivel de pixel, pentru reducerea interacţiunii operatorului cu echipamentulÎn vederea îmbunătăţirii calităţii imaginii, echipamentul dispune de o tehnică de procesare a imaginii prin analiza comparativă a tuturor pixelilor ce formează imaginile efective, în relaţie cu pixelii din imediata vecinătateEchipament ce permite în timp real compunerea spaţială a mai multor imagini obţinute din unghiuri diferite ale aceleiaşi zone scanate într-o singură imaginePrezintă posibilitatea lărgirii câmpului vizual la funcţionarea cu traductori liniari în scopul afişării pe ecran a unor zone suplimentare de ţesut – imagine trapezoidalăEchipament care permite formarea imaginii 2D prin emisia succesivă cu două frecvenţe diferite (înaltă şi joasă) şi combinarea într-o singură imagine a ecourilor rezultateTehnologie ce permite diferentierea tesuturilor si definirea mai buna a marginilor structurilor prin cresterea rezolutiei laterale si axialeBAZĂ DE DATE DE PACIENŢIEchipamentul înglobează o bază de date pacienți capabilă să stocheze datele demografice ale acestora, imagini statice și în mișcare, rapoarteFormatul de stocare a imaginilor asociate pacienților este unul brut și permite la accesarea ulterioară a pacienților modificarea:— amplificării in modul 2D— corectiei de unghi pentru imaginile Doppler Spectral— pozitiei liniei de baza pentru imaginilor Doppler SpectralInformatiile stocate in baza de date prezinta posibilitatea de a fi exportate cel putin in urmatoarele formate:— format tip DICOM— tip BMP, tip TIFF si/sau tip JPEG— tip AVIPermite exportul informatiilor prin urmatoarele dispozitive:USBCD-RDVD-RE-mailDispune de posibilitate de upgradare cu modul ce permite inregistrare video digitala (DVR)TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALEDispune de posibilitate de upgradare cu mod de analiza ce ofera evaluarea proprietatilor elasticitatii tesuturilor prin aplicarea unei presiuni mecanice de catre utilizatorModulul de elastografie sa poata functiona pe sondele liniare cat si pe sondele endocavitare 2D si 4D si sa permita ajustarea hartilor de culoare (cel putin 7 harti), reglarea transparentei in minim 47 pasiDin punct de vedere al posibilitatilor pe care le ofera acest mod de analiza a elasticitatii tesuturilor, echipamentul permite urmatoarele:— evaluarea colului uterin in timpul sarcinii— o vizualizare mai buna a fibromului uterin— investigarea tumorilor maligne cervicaleModul de lucru pentru elastografie prezinta urmatoarele caracteristici:— imagine singulara— imaginile se pot vizualiza in mod dual— vizualizarea a 4 imagini simultanPosibilitate de evaluare a elasticitatii tesuturilor prin analiza cantitativaEchipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu mod pentru ecografie de contrast hibrid ce ii ofera utilizatorului capacitatea de a detecta si caracteriza mai usor leziunile tesutului disponibil pe sonde de tip convex, liniar, sectorial si 4D cu posibilitate de selectare a indicelui de calitate din cel putin 3 pasi. Modul de contrast sa permita reglarea nivelului de vizualizare a fundalului in minimum 3 pasi pentru evidentierea regiunii analizate.Soft pentru evaluare 3D a trompelor uterine cu ajutorul substantei de contrast pentru inlocuirea histerosalpingosonografiei clasiceTehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea vizualizarii cu exactitate a informatiei hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu cea a scalei modului 2D si permite afisarea informatiei pe intreaga suprafata de scanare. Metoda conceputa pentru studiul si analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activitatii nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc.— acesta tehnologie evidentiaza cu intensitati diferite vasele de sange pentru o mai buna vizualizare si o rezolutie spatiala superioara— poate afisa imagine in mod dual sau mod unic— se pot vizualiza 4 imagini simultanDin punct de vedere al afisajului, acest mod de lucru furnizeaza in timp real o expunere ce seamana cu o angiogramaTehnologie ce permite vizualizarea structurilor vasculare cu posibilitate de afisare simultana a velocitatilor mici cat si a celor inalte oferind o imagine completa a fluxului in vasul analizat, a conturului vasului intr-un afisaj 3D a curgenii, cu posibilitati multiple de postprocesareDispune de posibilitate de upgradare cu modul de calcul semiautomat si asistat al volumelor din zone de interes ce prezinta forma excentrica sau a unor structuri anatomice bazate pe achizitie de 3D. Acest mod de lucru prezinta urmatoarele caracteristici:— utilizatorului i se ofera posibilitatea de a regla masuratorile— acest mod de calcul poate fi utilizat atat in oncologie cat si in perinatologie— poate fi utilizat cu Power Doppler in vederea obtinerii de histograme de volumAcest mod de lucru permite calcularea urmatoarelor volume:— calcularea semiautomata a volumului dilatarii ventriculare laterale— calcularea semiautomata a volumelor la nivelul plamanilor— calcularea semiautomata a volumului vezicii urinareModul de asistare a ecografiei in vederea imbunatatirii fluxului de lucru permitand crearea de protocoale standardizateDispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie de achizitie in volum ce ii permite utilizatorului sa obtina si sa vizual

title: ANALIZOR AUTOMAT DE CUAGULARE_1 BUC

description: A. Scurta descriere:Analizor complet automat nou pentru efectuarea testelor uzuale de coagulareB. Caracteristici tehniceSistem deschis care sa permita folosirea majoritatii reactivilor de coagulare comercializatiSa fie compact, dotat cu capac protector pentru a nu permite accesul manual la sertarul de reactivi sau probe fara STOP operationalPrincipiul masurarii: agitare magnetica cu bila metalica si detectare optica prin metoda turbidimetrica, controlata si reglata de un microprocesor (masurare optica). Masurarea sa inceapa automat odata cu pipetarea reactivului si sa se opreasca la formarea cheagului. Aparatul sa fie dotat cu un senzor optic care sa detecteze reactivul in momentul in care este pipetat si sa porneasca instantaneu cronometrul.Cuvetele de reactie, in care sunt pipetati plasma si reactivii pentru coagulare sa fie plasate intr-un stativ special care sa fie mentinut la o temperatura constanta de 37˚C.Capacitatea maxima a registrului pentru cuvetele de reactie: 240Stativul de probe: sa aiba 32 de pozitii pentru analizele de rutina si 4 pozitii pentru cele de urgenta, toate adaptabile pentru tuburi cu diametru 10-15 mmStativul pentru reactivi: sa aiba 16 pozitii pentru reactivii de coagulare si 4 pozitii pentru plasmele de control astfel incat sa poata efectua, fara intrerupere, pana la 10 parametrii diferiti. Stativul sa fie racit la bordul instrumentului.Sa se poata defini pana la 8 stative pentru reactivi, fiecare cu cate 16 pozitii, astfel incat sa dispuna de un total de 40 tipuri de teste programabile in softul aparatuluiCanale de masurare: 4Filtre in UV si IR, 405 nm si 620 nmCapacitate de procesare probe: 160 teste/ oraModalitate de masurare: opticaModalitate de incubare proba/reactiv: simultana, dar separataSa permita incarcarea continua a cuvetelor, reactivilor si probelorSa permita testarea reflex, repetarea automata a probelor si predilutia automata a probelor.Sa permita efectuarea automata a curbei de calibrare din plasma de referinta sau set calibrator sau introducerea ei manualaPanel de teste extins care sa ofere posibilitatea efectuarii testelor imunologice, rutina si a testelor cu substrat cromogenAnalizorul sa fie dotat cu un software in Linux, cu interfata grafica si optiune login, definita pentru fiecare utilizatorSa permita determinare de ISI si MNPT specific aparatului si lotului de reactiv. Sa traseze curba de calibrare a timpului masurat in functie de doua unitati de masura:INR si activitateSa permita vizualizarea din curba de calibrare a INR maxim raportabil pe lotul de reactiv calibrat.Sa permita oricand reactivarea directa din softul aparatului a curbelor de calibrare ale diferitelor loturi de reactiviSa permita vizualizarea curbelor de reactie cu protocol activ verificabil pe minim 10 zile in urmaCapacitate de memorare: minim 100000 pacientiDimensiuni (lungime x latime x inaltime): maxim 56 x 55 x 38 cmGreutate: maxim 28 kgAnalizorul sa fie livrat impreuna cu un aparat automat de coagulare de backup cu aceleasi caracteristici tehnice, pentru a avea solutie rapida de rezerva, in conditiile survenirii unei defectiuni tehnice la primul analizor si o centrifuga pentru pregatirea probelor biologice (max. RPM 6,000, max. RCF 4,226, greutate maxim 24 kg fara rotor). Analizoarele sa fie noi.Se vor detalia costurile reactivilor in conditiile achizitionarii aparaturii medicale. Se va face conexiunea in sistemul Info-World.SERVICII ASOCIATE INCLUSE:Transportul pana la sediul beneficiaruluiInstruirea personalului medical si tehnic - minim trei zile de training.Remedierea oricaror defectiuni in perioada de garantie fara costuri suplimentare.Service post garantie: perioada minim 10 ani, pe baza de contract, timp de interventie maxim 48 ore.

title: Incubator cu functie dubla inchis/deschis_2 buc

description: Specificatii tehniceInterval de măsurare Interval normal: Între 18 și 65 vol%Interval extins: Între 66 și 99 vol%Imprecizia de măsurare în intervalul normal: ± (2,5 Vol% + 2,5 % de la citire)Timpul pentru creșterea O2 de la 21 la 65 vol% < 10 minuteDebitul la suprafața saltelei 10 cm/s (3,94 in/s) (cu o tavă a saltelei orizontală și o temperatură a aerului de 36 oC)Volum zgomot în compartimentul pacientului) Tipic 35-40 dB(A), măsurat fără administrarea de oxigenMăsurarea zgomotului în compartimentul pacientului Interval de măsurare între 35 și 99 dB(A)Măsurarea luminii în compartimentul pacientului) Interval de măsurare între 3 și 999 Lux (între 1 și 93 fc)Cântar Interval de măsurare (incl. tare): Între 200 și 10.000 g (între 0,44 lb și 22 lb)Interval de afișare: Între 0 și 10.045 g (între 0 și 22 lb 2 oz)Rezoluție (versiunea OIML): 5 g (0,011 lb) Rezoluție (versiunea standard): 1 g (1 oz)Acces ergonomic la pacientDetalii CapacDeschidere și închidere mecanică rapidă și simplă a capacului, independentă de alimentarea electrică, posibilă și atunci când dispozitivul este oprit, închidere lină, timp de deschidere în mod tipic < 2 sec5 porturi pentru mâini- câte 2 porturi pentru mâini de dimensiuni foarte mari pe fiecare parte laterală pentru accesul la întreaga suprafață a saltelei, plus un port suplimentar pentru mâini în partea frontala2 panouri de acces lateral și un panou de acces frontal.Pivotare în jos toate panourile de acces pentru accesul la pacient în vederea intervențiilor medicale și a îngrijirii primare. Scoaterea cadrului de pat pentru efectuarea procedurilor medicale și pentru ca părinții să poată avea un contact mai strâns cu nou-născutul.8/10 cârlige de fixareCârlige de fixare duble în fiecare colț și simple în partea din față și din spate a compartimentului pacientului.Funcții suplimentare DetaliiVizualizări Pagina principală, monitorizare termică, îngrijire orientată spre dezvoltare, vizualizarea destinată familieiAfișare sub formă de grafice și tabele a tendințelor Între 2 ore și 7 zile pentru temperaturi, încălzire, măsurările nivelului de zgomot/lumină, greutate, evenimenteBlocare Ecran, ajustarea înălțimii, înclinarea patului, împotriva ajustării accidentale a setărilor dispozitivuluiTemporizor Cronometru și temporizor APGAR cu alarme după 1 min, 5 min, 10 min.ClearView Gestionarea condensării, radiantul termic funcționează la un nivel redus pentru a reduce condensul în interiorul capacului.TranzițieFuncționare în așteptare între incubator și radiantul termic, pentru a asigura o schimbare rapidă a modului de operare fără pierdere de căldură. În modul de operare tip incubator, radiantul termic funcționează la un nivel redus, iar în modul de operare tip radiant termic, încălzitorul prin convecție este preîncălzit.Gestionarea alarmelor Reducerea volumului alarmelor, suprimarea și întârzierea alarmelor în mod automat sau proactiv, pauză audio, setare automată pentru limitele de alarmare, interval de setare a volumului alarmelor 50 – 70 dB(A)Redarea fișierelor audio) Conectare un player extern sau un telefon mobil pentru a reda muzica sau vocile părinților prin difuzoarele integrate, volumul este limitat la un nivel maxim de 45-55 dB(A), indiferent de volumul setat.Lumină de lucru (3 opțiuni de intensitate), lumină de noapte, lumină ambientală (disponibile opțiuni de culoare).Date tehniceDepozitare- Sertar care poate fi încuiat, cu element de separare Brațe pentru monitoare, pompe iv, lămpi de examinare și rafturi, care pot fi montate pe șinele verticale de pe partea dreaptă și stângă a coloanei principale. Șine standard în partea frontală și în spate pentru montarea accesoriilor și cuplarea patului.Roți 4 roți duble cu frâne de blocare, una dintre ele poate fi blocată pentru a deveni roată de direcționare pentru mișcarea liniarăReprocesare simplă a dispozitivului, număr mic de piese care trebuie dezasamblate, suprafețe netede, dezinfectare de suprafață a tuturor pieselor Curățare automată a umidificatoruluiSchimb de date și interfețe Port serial COM), port USB, apel asistentă,Materiale Detalii Bisfenol A (BPA)Compartimentul pacientului (fără accesorii) nu conține BPA LatexDispozitivul (fără accesorii) nu are componente cu conținut de latexSuport pentru butelii de gaz) Suport cu eliberare rapidă pentru atașarea buteliilor de gaz (1 cu oxigen și 1 cu aer) la cărucior - înălțime max. totală 35 – 80 cm.Senzor de temperatură cutanată. Senzorii de temperatură asigura de citirea corectă a valorilor temperaturii.Adezivii pentru senzori ThermoPad asigură o poziție stabilă a acestora, iar hidrogelul protejează pielea imatură a pacientului.Sistem de acoperire pentru incubator Sistemul de acoperire pentru incubator proiectat special protejează pe nounăscut de lumina puternică și ajută la realizarea unui ritm circadian.Salteaua Softbed Datorită părții centrale din spumă vâscoelastică, salteaua Softbed contribuie la asigurarea confortului pacientului. Designul ține cont de nevoile speciale ale pielii sensibile și imature. Materialul moale reduce la minimum pierderile de căldură prin conducție, ceea ce contribuie la dezvoltarea optimă a nou-născutului prin posibilitatea evitării stresului reprezentat de frig.Braț pentru gastroschisis Braț de susținere pentru tratamentul defectelor de perete abdominal asociate cu gastroschisis sau omfalocel. Brațul este atașat la cadrul patului și este prevăzut cu o agățătoare pentru suspendarea pungii de silicon direct deasupra pacientului.

title: ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE_1 BUC

description: Analizor robust, bench-top, nou, care sa funcționeze pePrincipiul chemiluminiscenței pe bază de nanoparticuleSuperparamagnetice (metoda CLIA și CMIA)— Viteza de lucru: 180 teste/oră— Principiul de măsurare: nano particule magnetice cu reactivi etichetați non-enzimatic ABEI, FITC și reactivi catalizare și stop reacție chemiluminiscență non-enzimatică NaOH și H2O2 rapidă, procesul de citire semnal reacție chemiluminiscență ce se finalizează în 3 secunde, folosește o tehnologie de separare și iluminare de top, pentru a determina un număr de peste 160 parametri, folosind reactivi dedicați, gata de utilizare,— Meniul de operare intuitiv permite testarea rapidă și facilă, chiar și în cazul parametrilor de imunologie speciali,— Metoda CLIA/CMIA de tip flash (principiul de măsurare utilizează un fotomultiplicator pentru numărare fotoni) - nu sunt implicate procese enzimatice, stabilitate mare a reactivilor,— Sensibilitate, acuratețe și precizie - separare magnetică prin nano-particule, controlul calității garantat de producători de controale terță, posibilitate legare la software de control intern inter-laboratoare dedicat pentru introducere valori controale, interpretare și statistici, reactivii utilizați pentru a genera reacția de chemiluminiscență (NaOH și H2O2) nu sunt afectați de condițiile de depozitare, sunt gata de utilizat și se păstrează direct la bordul analizorului,— Funcție pentru diluții automate și posibilitate de programare teste reflex,— Capacitate de încărcare continuă probe și reactivi, fără întreruperea rundei de lucru,— Control de calitate pe mai multe nivele, se pot defini controale pentru unul sau mai mulți parametri, diagramă Levey-Jennings, se pot stabili și personaliza pentru fiecare parametru regulile Westgard, se pot urmări și genera diagrame atât pentru rezultatele de control pe fiecare lună, cât și pe lot, pe perioade personalizate de timp,— Funcții de validare rezultate automat sau manual, transmitere automată sau manuală rezultate la LIS, funcții de export rezultate direct în format text, tabel XLS, etc,— Bază de date fără limită de stocare rezultate controale, calibratori, probe (depinde de memoria hard disk PC), monitorizare în timp real și stocare bază de date inventar istoric reactivi (nr. lot, nr. kit, nr. teste efectuate, contorizare nr. de teste disponibile, monitorizare valabilitate și termen expirare, monitorizare valabilitate curbă de calibrare, etc.) și statistici privind consumul de reactivi.Caracteristici probe— Zonă de încărcare probe refrigerată: Încărcarea și descărcarea continuă a probelor— Capacitate de încărcare probe – 40 de probe concomitent, cu încărcare continuă, 5 poziții de încărcare stative pt probe, fiecare stativ sa prezinte 8 poziții de probe, fără poziții fixe ce permite încărcarea rapidă a oricărui tip de probă (pacient, control, probă STAT), permite definirea probelor de urgență STAT în oricare din pozițiile de încărcare probe fără a se limita la un anumit tip de stativ sau rând de încărcare probă, zona de încărcare probe cu cod de bare incorporat, stativele de probe cu coduri de bare pentru înregistrare automată a pozițiilor de probe și a ID-urilor de pacient— Ac de pipetare probe și reactivi confecționat din titan teflonat, ce permite detecția nivelului de lichid, detecție cheag, are protecție împotriva coliziunilor pe verticală și orizontală (senzor crash), stratul de teflon fiind destinat pentru eliminarea riscului de carry-over și contaminare— Volum de probă: variabil în funcție de parametrul testat, cuprins între 10 μl - 200 μl— Diluția probei: diluție automată cu rapoarte configurabile personalizate: 1:2, 1:40; 1:50, 1:100, etc., cu posibilitate definire volume personalizate, cu configurare direct în uL volum probă și volum diluent pentru a obține un raport particularizat de diluțieCaracteristici reactivi:— Zonă de încărcare reactivi refrigerată: 9 poziții pentru reactivi, încarcare continuă, amestecare în timp real pentru particulele magnetice cu cronometru pentru urmărire timp rămas până la finalizarea timpului necesar resuspendării particulelor magnetice,— Sistem independent de răcire, pe bază de elemente peltier (8-15oC)— Kit de reactivi: împachetare de 50 teste și de 100 teste pe kit— Calibratori și controale incluse în kit— Scanarea reactivilor: sistem de identificare RFID pentru kiturile de reactivi— folosește nanoparticule superparamagnetice— identificare RFID a reactivilor, transfer automat prin scanare a tuturor informațiilor legate de reactivi (aplicație test: curba master de calibrare, frecvența calibrării, concentrațiile calibratorilor, intervalul analitic și cel de normalitate și/sau terapeutic, termen de valabilitate și stabilitate reactivi, nr. teste disponibile pe kit actualizat în timp real, etc.)— calibrare în doar 2 puncte pe curba master stocată din fabricație (curbă de calibrare în 10 puncte), cu stabilitate a calibrării de până la 4 săptămâni (variază în funcție de test)— Soluțiile stabile on-board Starter 1 și Starter 2 sunt necesare pentru a genera semnalul luminos al reacției de chemiluminiscență și 1 set de soluții Starter 1+2 (două flacoane a câte 230 ml fiecare) este suficient pentru 1000 de teste (Numărul de teste diferă în funcție de frecvența de lucru – Volum utilizat pentru generare chemiluminiscență/test = 200 μl S1 + 200 μl S2)— Soluție concentrată de spălare, stabilă on-board la temperatura camerei timp de 4 săptămâni după preparare, necesară pentru spălarea acului de pipetare și a particulelor magnetice din cuvele segmentelor de reacție, 1 flacon soluție concentrată x14 Tris-HCl (714 ml) se aduce la un volum de 10 L folosind apă distilată (9.286 L), suficient pentru aproximativ 750 teste (Numărul de determinări diferă în funcție de frecvența de lucru și tipul de teste efectuate)— Soluție verificare performanțe sistem cu cod de bare pentru recunoaștere automată la introducerea flaconului în analizor, necesară pentru efectuarea rapidă a mentenanței zilnice (maxim 15 minute) și pentru confirmarea funcționării în parametri optimi ale analizorului, acului de pipetare, sistemului de măsurare semnal chemiluminiscent, pentru verificarea performanțelor reactivilor și a soluției de spălare care sunt on-board pe analizor, soluția conține BSA-ABEI (N-4-aminobutil-N-etil-izoluminol), tampon fosfat și azidă de sodiu, stabilă timp de 28 zile după prima utilizare, stocată la frigider la 2-8oC— Soluție de decontaminare și spălare tubulatură pentru mentenanța lunară, gata de utilizat, împachetare suficientă pentru 12 utilizări, furnizată împreună cu integrală de plastic dedicată pentru utilizare ușoară și rapidă a soluției și pentru efectuarea rapidă a procedurii de mentenanță (program de mentenanță lunară ce durează maxim 40 minute)Caracteristici de operare:— incubare probe la 37oC, funcție de refrigerare on-board probe și reactivi— funcționare optimă la temperatura camerei 15-30oCModalități de programare procesare probe:— random— batch— probe de urgență STATConexiuni:— posibilitatea conectării la LIS bidirecțional— capacitate de operare direct în sistemul LISCaracteristici sistem de reacție, stație de spălare și măsurare:— Mod de detecție: numărare fotoni— Detecție semnal: fotomultiplicator PMT— Incubator de probe: 13 poziții segmente de reacție, 78 cuve de probe— Temperatură de incubare 37 oC— Stație de spălare pentru cuvetele de reacție, cu 3 perechi de ace (injecție și aspirare soluție), cu funcție anti-overflow și câmp magnetic puternic, ce permite o reacție cât mai eficientă de separare.Caracteristici încarcarea cuvetelor și colectarea deșeurilor:— Cuvete de plastic, de unică folosință— Încărcare continuă cuvete: se pot încărca simultan 40 module de reacție (fiecare modul de reacție conține 6 cuvete de reacție) pe banda rulantă, echivalent pentru 240 teste— Colectarea deșeurilor solide: container cu pungă pentru deșeuri, capacitate de 100 module de reacție pe pungă, alarmă avertizare umplere pungă,— Colectarea deșeurilor lichide: bidon 10 litri, senzor și alarmă avertizare umplere bidonAnalize minim efectuate:Markeri tirodieni: Thyroid-stimulating hormone (TSH), Thyroxine (T4), Triiodothyronine (T3), Free Thyroxine (FT4), Free Triiodothyronine (FT3), Thyroglobulin (TG), Thyroglobulin auto-Ab (TGA/anti-TG), Thyroid microsomal auto-Ab (TMA), TSH receptor Ab (TRAb), Reverse Triiodothyronine (Rev T3/rT3), Anti-thyroid peroxidase (anti-TPO)Fertilitate: Follicle-stimulating hormone (FSH), Luteinizing hormone (LH), Human chorionic gonadotropin/β-subunit (HCG/β-HCG), Prolactin (PRL), Estradiol (E2), Free Estriol (uE3), Progesterone (PRG), Testosterone (TEST), Free Testosterone (F-TEST), Dehydroepiandrosteron (DHEA-S), Anti-Mullerian Hormone (AMH), Sex hormone-binding globulin (SHBG), Androstenedione (ADS), 17-hydroxyprogesterone (17-OH PRG)Markeri tumorali: Ferritin, Alpha-fetoprotein (AFP), Carcinoembryonic Antigen (CEA), Total Prostate Specific Antigen (Total PSA), Free Prostate Specific Antigen (f-PSA), Prostatic Acid Phosphatase (PAP), Tissue Polypeptide Antigen (TPA), Cancer Antigen 125 (CA 125), Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3), Cancer Antigen 19-9 (CA 19-9), Cancer Antigen 50 (CA 50), Cytokeratin 19 soluble fragment (CYFRA 21-1), Cancer Antigen 242 (CA 242), Cancer Antigen 72-4 (CA 72-4), Neuron Specific Enolase (NSE), Sangtec 100 (S-100), Squamous Cell Carcinoma Ag (SCCA total), Gastrin-17, Pro-Gastrin releasing peptide (ProGRP), Human epididymal protein 4 (HE4), Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER-2), Interleukin-6 (IL-6), H.pylori IgG, H.pylori IgA, H.pylori IgM, Pepsinogen I (PG I), Pepsinogen II (PG II)Metabolism: C-Peptide, Insulin, Insulin Ab (IAA), Pancreatic i

title: IZOLETA (CAMERA DE IZOLARE CU PRESIUNE NEGATIVA)_1 buc

description: Descriere tehnicaIzoleta(camera de izolare cu presiune negative)Caracteristici tehniceIzoleta cu captusala realizată dintr-un strat special TPU și întărită cu bare ABS pe fiecare parte a structuriIzoleta prevazuta cu un sistem ce permite să se deschidă complet, oferind accesibilitate completă operatoruluiIzoleta dispune de minim 10 orificii pentru mănuși aflate pe trei părți, și de minim 2 orificii de utilitate pentru perfuzii și alte echipamente medicaleIzoleta complet pliabilaIzoleta poate fi utilizată cu o targaSistemul de centuri permit atât fixarea pacientului în izoletă, cât și fixarea izoletei pe targă sau patDimensiuni minime(L*W*H): 1900×680×500mmFiltru HEPA: eficacitate 99.999 % pentru particule de 0.3μmDebit de aer: 67±10 % (m3/h)Ventilație: ≥50L/minZgomot de cameră: <72dB(AAlarmă: audio și vizuală pentru presiune internă insuficientă și putere redusăPresiune negativă: ≥-15Pa în 2 minute de la pornireSarcină: până la 150kgÎncărcare: DC12VBaterie cu autonomie de minim 4 ore în mod continuu.Greutate izoletă maxim 20 kg.Accesorii standardIzoleta -1 bucFiltre HEPA-3 bucSistem propiu de presiune negative-1 bucManusi PE-5 perechiBaterie si incarcatorManual de utilizare in limba romana si englezaGarantie 24 luni

title: Ecograf (medicina interna)_1 buc

description: A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME:Echipament stationar multidisciplinar de ultrasonografie de inalta performanta conceput pentru examinari abdominale, ale sistemului vascular, obstetrica si ginecologie, neonatale, pediatrice, urologice, transcraniale, cardiace si pentru parti moi, etc.CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALESistem stationar cu urmatoarele caracateristici:— patru roti pentru stabilitatea in deplasarea si pozitionarea cu posibilitate de blocare a cel putin 2 roti— rotile sa poata fi blocate pentru deplasarea in linie dreaptaTehnologie moderna la gabarit redus:Sistemul sa dispuna de dimensiuni reduse pentru o mobilitate si usurinta in manipulare crescuta maxim 1770x53x87 cm (inaltime x latime x adancime)Greutatea ecografului: nu mai mult de 87 kgConsum maxim: 900 VA - inclusiv cu perifericeConsola de comanda a ecografului are posibilitatea de a se deplasa atat in plan vertical cat si in plan orizontalBlocarea miscarii consolei este posibila in orice pozitieConsola prezinta posibilitatea de a se deplasa concomitent cu monitorul fara a-i afecta acestuia gradele de libertate independenteConsola este prevazuta cu un sistem de asigurare al cablurilorConsola dispune de porturi integrate pentru instalarea perifericelor situate in partea frontala a echipamentuluiDESCRIEREA CONSOLEI:Monitor cu tehnologie de tip OLED de inalta rezolutieDiagoanala monoitorului minim 21.8 inchRezolutia monitorului: 1920x1080Unghi orizontal/vertical de vizualizare: minim +/- 85oPosibilitate de ajustare a contrastului si luminozitatiiMonitorul este plasat pe un brat articulat care sa permita deplasarea in toate planurile:— rotatii minime: >85o— deplasarea pe orizontala: > 655 mm— deplasare pe verticala: > 130 mmMonitorul dispune de mecanism de blocare pentru transportul in sigurantaEcograful dispune de cel putin 4 porturi active pentru sonde si un port pentru parcareConsola este prevazuta cu filtre de particule. Acestea pot fi accesate si curatate usor, fara a fi nevoie de instrumente suplimentare sau de demontareSistemul prezinta boxe integrate pentru frecvente joase ce asigura o acustica fidelaINTERFATA CU UTILIZATORULIndeplineste urmatoarele caracteristici:Ecran de comanda tactil LCD colorDiagonala ecranului tactil de peste 10 inchPentru optimizarea fluxului de lucru, interfaţa software oferă posibilitatea de a editata profiluri individuale de utilizator pentru personalizarea preferințelorEcograful este prevazut cu tastatura alfanumerica. Aceasta detine taste iluminatePrezinta posibilitatea de a ajusta nivelul de iluminare a tastaturii pentru intuneric si semi-intunericEcograful dispune de taste de control configurabile pentru activarea functiilor a cel putin 4 dispozitive periferice externe (imprimante, comunicare DICOM, memorie de lunga durata)Modul ce permite comunicare DICOMDispune de suport integrat pentru tubul de gel cu sistem de incalzire a geluluiMODURI DE OPERARE:Moduri de functionare fundamentale:— mod de tip M— mod de tip 2D— mod Doppler (Color, Power, Spectral)Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele fundamentale:— mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasarii cursorului in orice plan— mod tip M Anatomic cu posibilitatea de plasare a cursorului independent de planul axial ce permite inregistrarea de informatii suplimentare, fara limitare de pozitionare liniara— dispune de posibilitate de upgradare cu Mod Doppler ContinuuAre capacitatea de a functiona cu 3 moduri de lucru active in acelasi timp (triplex)Dispune de posibilitate de upgradare, in vederea analizei corecte a evolutiei diagnosticului, cu mod ce permite compararea examinarilor precedente ale unui pacient, cu imagini ale examinarii curente. Astfel sincronizeaza automat toti parametrii imaginii examenului curent in scopul folosirii acelorasi conditii de examinareAceasta tehnologie permite atat selectarea automata a celei mai bune pozitii din ecran cat si detectarea automata a diectiei de scanarea la functionarea cu toate tipurile de tarductori.CARACTERISTICI ALE SONDELOR:Sondele disponibile prezinta in componenta materiale piezoelectrice de ultima generatie ce permit emisia pe o latime de banda mai mare, la acelasi nivel de elevatie, fata de cristalele tip PZT (tehnologie de tip cristal unic)Echipamentul dispune de sonde matriciale cu peste 950 cristale pentru controlul focalizarii in elevatie a fasciculului de ultrasunete si obtinerea unor imagini cu rezolutie de o buna calitateAdancimea minima de scanare este <0.2 cmAdancimea maxima de scanare este >32 cmTIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFULSonde in care sunt inglobate din punct de vedere arhitectural, tehnologiile: cristal pur, tehnologie de amplificare a semnalului emis in vederea cresterii puterii de emisie a fasciculului de ultrasunete si receptionarea amplificata a semmnalelor utile slabe si tehnologie integrata de racire activa a cristalelor pentru scanarea pe perioade indelungateTraductori de tip:— convex (convex, micro-convex, endocavitar, endocavitar 4D, biplana, volumetric) acopera in intregime domeniul 1 - 11.8 MHz— micro-convex pentru pediatrie ce prezinta campul de vizualizare de peste 100o— micro-convex endocavitar ce acopera in intregime domeniul de frecventa 3 - 10 MHz— micro-convex endocavitar volumetric ce prezinta campul de vizualizare de peste 145o— liniar (liniar, liniar 4D, matriceal, tip "Hockeystick") acopera in intregime domeniul 2 - 14.8 MHz— tip "Hockey Stick" acopera in intregime domeniul de frecventa 4.2 - 15 MHz— liniar intraoperatori acopera in intregime domeniul de frecventa 1.2 - 15 MHz— liniar ce prezinta tehnologie de peste 980 de cristale— sectorial arie fazata (transtoracic, transtoracic matriceal, transesofagian) acopera in intregime domeniul 1 - 8.8 MHz— transesofagian ce acopera in intregime domeniul de frecventa 2.2 - 8 MHz— de tip biplan cu ungiul de vizualizare de peste 130 de grade— de specialitate tip creion de frecventa de peste 2, 6 si 8 MHzFORMATORUL DE UNDE CU URMATOARELE CARACTERISTICI:Prezinta posibilitatea de optimizare automata pe fiecare canal si in functie de ecogenitatea structurii examinateModul de optimizare al formatorului de unda poate fi customizat de utilizatorModelul de procesare si corectare al aberatiilor trebuie sa fie adaptiv, dependent de structura examinata si sa poata fi ales in baza unui model anatomicPROCESAREA IMAGINII:In functie de ecogenitatea structurii analizate si timp, echipamentul prezinta posibilitatea de modificare liniara a coeficientului de amplificareFocalizare dinamica continua in recepțieGama dinamica a sistemului este de peste 270 dBEchipamentul dispune de peste 478.000 canale efectiveFrame Rate-ul sistemului este peste 2.300 frame-uri pe secundaTehnică adaptiva de analiza comparativă a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si îmbunătățește calitatea imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor morfologice.Analiza comparativa a pixelilor invecinati se realizeaza pe baza unui algoritm ce include in calcul si ecogenitatea anatomica, prestabilita, a organelor scanateAceasta tehnica de imbunatatire a imaginii este compatibila atat cu traductorii liniari, cat si cu traductorii de tip convex si sectorial si poate fi folosita cu urmatoarele moduri de lucru:— modul 2D (mod B)— modul Color— mod ce foloseste substanta de contrast— mod 3D/4DPrezinta posibilitatea largirii campului vizual la functionarea cu transductori liniari, sectoriali si TEE in scopul afisarii pe ecran a unor zone suplimentare de tesutDispune de posibilitate de upgradare cu metoda de investigare ce permite achiziționarea și vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de scanare cu o lungime de peste 55 cmTehnologie de interpolare a cadrelor aflate sub cel putin 8 unghiuri diferite de vizualizare pentru reducerea semnificativa a zgomotului de fond din imagine si este compatibila cu urmatoarele moduri de lucru/tehnici:— modul Color— modul Doppler Pulsat— tehnica adaptiva pentru inlaturarea artefactelor— tehnica de largire a campului vizualPermite afisarea pe ecran in timp real atat pentru imaginea bidimensionala nativa, obtinuta prin emisia semnalelor acustice intr-un singur plan, cat si pentru imaginea rezultata prin sumarea ecourilor obtinute in urma emisiei semnalelor acustice in mai multe planuriSTOCAREA IMAGINII:Capactatea de stocare (HDD) permite salvarea a peste 400.000 de imaginiArhitectura de lucru salvarea datelor in formatul brut, ceea ce inseamna ca imaginile sunt captate inaintea lanțului de procesare, permițând utilizatorilor să efectueze urmatoarele modificări chiar după terminarea examenului ca o re-scanare virtuala mai amănunțită:— optimizare automata a imaginii in scala de gri— optimizare automata a compensarii in timp a amplificarii— amplificare generala pentru modul Doppler spectral— amplificare generala pentru modurile Doppler de culoare— corectia de unghi pentru imaginile Doppler Spectral— modificarea pozitiei liniei de baza pentru imaginile Doppler spectral— schimbarea hartilor de gri si de culoare pentru toate modurile de lucruPermite stocarea de date in modul inghetat, permanent, in format ciclic, in memoria temporara de tip CINE (memoria imaginilor) si pe memoria de lunga durataInformatiile stocate in baza de date prezinta posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate:— format tip DICOM— tip WMV si tip JPEG— tip AVICARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor)Dispune de spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de peste 770 MB si peste 35 de minute la modul de lucru cu agenti de contrastPosibilitate de stocare a imaginilor 2D in arhiva: peste 700.000 imaginiTimp de stocare a imaginilor 2D in bucla CINE: peste 2.500 secundeTimp de stocare a imaginilor Doppler Color in bucla CINE: peste 7.700 secundeSecventele memoriei imaginilor

title: Mamograf cu tomosinteza (SISTEM DE DIAGNOSTIC CU RAZE X DIGITAL PENTRU MAMOGRAFIE)_1 buc

description: A Configuratia minimaA1 Configuratia minima hardware solicitata:1 UNITATE DE MAMOGRAFIE configuratia hardware pentru achizitii atat de 2D, 3D, compusa din:Stand de examinare-Brat cefalic motorizat completGenerator RxTub RxDetector digital direct/indirectConsola de achizitie- consola de operareConsola de postrocesareAccesorii Incluse in configuratia minimalaA2 Configuratia minima software solicitata:Direct/indirect digital2 D3 D, de tip tomosintezaSoftware de sintetizare a imagini 2D din achizitia de imagini tomosinteticeB Caracteristici tehniceB1 Stand de examinareDistanta sursa – imagine: a se precizaMiscare motorizata, pe verticala, a bratului: precizatiCompresie motorizata si manuala cu forte de comprimare preselectabileEliberarea automata a compresiei dupa expunerea la radiatiiControl automat si manual al expunerii, inclusiv pentru examinarile sub tomosintezaButoane de control pentru miscarile pe verticala si de rotatie ale bratuluiPedala de control a miscarilor pe verticalaAfisare digitala a fortei de compresie si grosimii de comprimareSelectie manuala a parametrilor de expunereColimare automata la marimea campului de iradiereDoi factori de magnificare geometricaEcran fata pacient ce ramane fix in examinarea sub tomosinteza, sa fie retractabil pentru o pozitionare facila si sa fie independent de tubCamp de iradiere: minim un campPermite upgrade software si hardware pentru efectuarea de biopsii 3DB2 Generator RxGenerator de inalta frecventaPutere: precizatiDomeniul kV: precizatiDomeniul mAs: precizatiB3 Tub RxAnoda rotativa dintr-un singur materialNumar de filtre: precizatiNumar de focare: min. 2Capacitate anodica de stocare a caldurii: precizatiCurent pe focarul mare: precizatiCurent pe focarul mic: precizatiB4 Detector digitalTehnologie direct/indirect digitalaSuprafata activa nominala de min 24 x 26 cm sau mai mareMarime pixeli de maxim 100 μmRezolutie spatiala in 2D de min 5 lp/mmB5 Consola de operare:Capacitate de stocare de minim 250 GBTimp intre doua expuneri succesive: max. 30 secundeStocare pe CD sau DVDMonitor dedicat pentru operator: color sau alb-negru LCD: min. 19"Monitor dedicat de 2MP pentru previzualizariVizualizari si informatii despre imagine (kV, mAs, doza, grosimea compresiei, forta de compresie) disponibile dupa fiecare expunereFunctii DICOM: minim Send/Receive, Print, Worklist, Query/Retrieve, Export/Storage Commitment, MMPSProcesare imagineInversie scara griReglare contrast si luminozitateZoomAdnotari si marcari pe imagineAplicatii avansateTomosinteza 3DUnghi de scanare: max 50 gradeNumar de proiectii la o scanare: precizatiTip de achizitie in tomosinteza: continua/ discontinuaSa permita efectuarea de expuneri 2D conventional si 3D in timpul aceleiasi compresii, cu eliberarea automata a compresiei la finalul examinariiSa permita efectuarea de examinari de tomosinteza in incidente MLO sau CC, sau ambeleMamografie 2D si tomosinteza 3D intr-o singura expunereTimp de achizitie maxim 25 secundeDecompresie automata in urma expuneriiPlaci de compresie detasabileB6 Statie de postprocesare si raportareCapacitate de stocare pentru minim 500 Mb pe HDD internStocare pe CD sau DVDMonitoare flat panel de min. 2x5 MP sau echivalent, avizat pentru mamografiiIntensitate luminoasa monitoare: min. 500 cd/m2Functii DICOM: minim Send/Receive, Print, Worklist, Query/Retrieve, Export/Storage Commitment, MMPSImagine inversataFunctii de magnificareAdnotari cu text si marcaje pe imagineMasuratori de distanteTastatura dedicata examenelor de mamografie, interfata utilizator intuitiva, usor de manevratRapoarte configurabile de catre utilizatorPosibilitatea de a vizualiza imagini de la orice sistem de mamografie digitalaB7 Accesorii incluse:Geam de Pb pentru protectie la iradiere de min. 0,5 mm grosimeConfigurarea sistemului cu set de padele: compresie, magnificare, conform configuratiei functionaleSistem de masurare a produsului de debit doza-suprafata sau calcularea si afisarea directa a dozei la suprafata dupa fiecare examinarePanou de conectare la reteaua electricaInscriptor CD, DVDPosibilitate de arhivare externa a examinarilor prin preluare a intregii liste de pacienti, nu prin preluare individuala a fiecarui studiuImprimanta pentru filme mamografie si radiologie, cu tehnologie de imprimare laser si developare uscata, cu 2 sertare distincteSistem ecografic cu elastografieDescriere generala a sistemului ecografic:Greutate maxima totala: pana la 85 kgSistemul sa fie prevazut cu un ecran de vizualizare de min 21 inch, montat pe un brat flexibilMonitorul sa permita un unghi vizualizare de minim 170 gradeSistemul sa permita reglaj independent pe inaltime al consolei de lucru de minim 20cmErgonomic ce sa permita grade de libertate extinsaSistemul sa fie foarte silentios in folosire: nivel maxim de zgomot de 40 dBSistemul sa aiba 4 porturi active pentru traductoriSistemul sa fie prevazut cu 4 roti ce se autoblocheazaSistemul sa fie prevazut cu platforma de odihna pentru piciorNumar minim de canale digitale de transmisie- 4,500,000 pentru o cat mai fidela transmisie a datelor scanate si o rezolutie superioara a imaginilorSistemul sa fie prevazut cu posibilitatea adaptarii signal/ noise ratio pana la min 260 dB pentru o calitate superioara a imaginilor 2DSistem de operare nou de tip Windows 10Capacitatea de stocare proprie min 500 GB pentru un cat mai mare volum de imaginii arhivate in timp la min 200x 100 40-bit rezolutie.Sistemul sa fie prevaut cu capabilitati de reducere a artefactelor generate de scanarile oblice a structurilor, artefacte generate de unghiSisteme adaptative de zgomot si reducerea artefactelor ce sa permita contrastul tisular si vizualizarea conturului structurilor scanateModul mutiplu Triplex total independentDate active- raw disponibile atat pentru postprocesare cat si pentru imagini inghetate- frozen sau loopDescriere generala a platformei traductorilorRezistenti la stress mecanicSuporta configuratii de sonde cu frecvente de la 1 MHz pana la 20 MHzSuporta sonda intra-operatorie cu marja de frecvente minim de la 7MHz la 14MHz, minim 128 elemente, apertura maxim 25 mm - optionalSuporta sonda micro-convexa cu marja de frecvente minim de la 2MHz la 6MHz - optionalSuporta functia 3D freehand pe sondele convexe, microconvexe, endocavitare, liniare, - optionalFunctii de bazaOptimizare automata a gain-ului si TCG pentru o calitate superiara a imaginilor 2D, 3D si 4DAplicatii de tip text rapid/ adnotariFunctii predefinite pe fiecare sonda - pana la 40 preset-uri diferiteAjustarea automata in modulul dopler vascular pe cel mai inalt peack al fluxului vascular decelatManagementul datelorMulti Modality Query Retrieve ce permite integrarea si vizualizarea in formate DICOM a datelor CT, Radiologice, MRI ce pot fi vizualizate inclusiv in timpul scanarilor live- optionalDICOM 3.0 Print sau salvare pe DVD/CD propriu al sistemului de ecografie - optionalFunctii de baza:Tissue Doppler Imaging2D, M-Mode, Color Doppler, PW, High PRF PW, CWEcografie cu substanta de contrast-optionalMasuratori de baza: lungine, adancime, arie, circumferintaMasuratori volumePreseturi de masuratori pentru fiecare utilizatorPreseturi pentru diverse zona scanateAlte caracteristici hardware ale sistemului ecografic:Minim 2 difuzoare digitale stereo integratePanou touch-screen pe consola de lucru minim 12inchPosibilitate vizualizare imagine ecografica pe panoul touch-screenPosibilitate reglare TGC pe touchscreenPosibilitate selectie sonde pe touch-screenTastatura alfanumerica pe touch-screenAlte caracteristici software ale sistemului ecografic:Zoom HDMod Panoramic - optionalZone focus selectabile min 8Zoom de pana la minim 15 x pe imagini real-time si freezeReglare marime esantion in doppler spectral in intervalul 1.0-20 mmPosibilitate optimizare automata cu reglare de Baseline si ScalaMod TDI disponibil atat in mod M cat si in mod PWMod Panoramic disponibil pe sonde liniare si convexe - optionalMod Elastografie Strain disponibil pe sonde liniare si microconvexeIndicator de compresie in mod ElastoPosibilitate cuantificare elasto stiffness- optionalPosibilitate reglaj gain lateral pe sonde phased-arrayFrame rate de pana la 1900 fr/sec in mod 2DIluminare taste pe consola de lucru in culori diferite pentru taste Active/Disponibile/InactivePosibilitate comutare imagine in Full-screenStocare cine de minim 50 secunde in Doppler Pulsat si mod MAplicația de regiune de interes (ROI): Proiectată pentru a crește coerența și fiabilitatea măsurătorilor acustice, reducând totodată efortul necesar pentru a efectua cu succes analiza ROI pentru imagistica de contrast, analiza țesuturilor și Doppler de color - optionalComunicare DICOMAplicatii de baza optionale:AbdominalObstetricaEcogratie FetalaCerebrovascularVascularAbdominal vascularGinecologieParti moiMusculoskeletalPediatricProstataEcocardiografie(adult, pediatric, fetal)Ecografie de StresEcografie Transeofagiana copii si adultiChirurgicalEcografie InterventionalEcografie cu imagini de contrastEcografie intestineElastografie Strain si ShearWavePerioperativConfiguratia software de livrare:— Abdomen— Interventional— Vascular— TCD— Parti moi— Elastografie StrainConfiguratie hardware de livrare:— Pachet software conform descrierii— Pachet sonde conform descrierii— Printer alb- negru— DVD Drive incorporat— Clip fixare traseu fire sondeSonda Liniara - inalta fidelitateFrecventa de lucru min intre 4 – 20 MHzMinim 1880 elementeApertura minim 50 mmSuporta o gama larga de aplicatii de inalta rezolutie incluzand san, parti moi, vasculara, musculo-scheletal, elastografie tip strain, imagine panoramica, Imagine 3D, ecografie cu substanta de contrast.Printer B/WMontata intern- incorporataControlabila remoteStandard medical de inalta rezolutieFoloseste hartie A7DVD incorporatI

title: Ecograf (pediatrie)_1 buc

description: A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME:Ecograf multidisciplinar, stationar, de inalta performanta conceput pentru examinari abdominale, ale sistemului vascular, obstetrica si ginecologie, neonatale, pediatrice, urologice, transcraniale, cardiace si pentru parti moi, etc.CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALESistem stationar cu urmatoarele caracateristici:— patru roti pentru stabilitatea in deplasarea si pozitionarea cu posibilitate de blocare a cel putin 2 roti— rotile sa poata fi blocate pentru deplasarea in linie dreaptaTehnologie moderna la gabarit redus:Dimensiunea ecografului cel mult 1310x590x880 mmGreutatea ecografului: nu mai mult de 120 kgConsum maxim: 1 KVA - inclusiv cu perifericeConsola de comanda a ecografului are posibilitatea de a se deplasa atat in plan vertical cat si in plan orizontalBlocarea miscarii consolei este posibila in orice pozitieConsola prezinta posibilitatea de a se deplasa concomitent cu monitorul fara a ii afecta acestuia gradele de libertate independenteConsola este prevazuta cu un sistem de asigurare al cablurilorDESCRIEREA CONSOLEIMonitor cu tehnologie de tip de ultima generatie tip "OLED" de inalta rezolutieDiagonala monitorului minim 21.8 inchRezolutia monitorului: 1920 x 1080Monitorul prezinta tehnologie de tip antireflexiePosibilitate de modificare a luminozitatii si contrastului monitoruluiMonitorul plasat pe un brat articulat permite urmatoarele:— rotatii minime: >85o— deplasare pe orizontala: > 345 mm— deplasare pe verticala: > 115 mmEcograful dispune de 4 porturi active pentru sonde si un port de parcareConsola este prevazuta cu filtre de particule. Acestea pot fi accesate si curatate usor, fara a fi nevoie de instrumente suplimentare sau de demontareSistemul prezinta difuzoare integrate pentru frecvente joase ce asigura o acustica fidelaINTERFATA CU UTILIZATORULIndeplineste urmatoarele caracteristici:Dispune de ecran de comanda tactil colorDiagonala ecranului de comanda tactil de minim 12 inchInterfata software ofera posibilitatea de a fi editata pentru crearea unor profiluri individuale de utilizatorEcograful este prevazut cu tastatura alfanumerica cu taste iluminateUtilizatorul are posibilitatea de a ajusta nivelul de iluminare a tastaturii pentru intuneric si semi-intunericEcograful dispune de taste de control configurabile pentru activarea functiilor a cel putin 4 dispozitive periferice externe (imprimante, comunicare DICOM, memorie de lunga durata)Dispune de soft ce permite comunicare DICOMDispune de suport integrat pentru tubul de gel cu sistem termolelectric de incalzire a geluluiEchipamentul dispune de platforma ce ofera utilizatorului suport tehnic la distanta atat in domeniul de aplicatii cat si pentru cel service prin accesare rapidaAceasta platforma permite monitorizarea de la distanta, suport in timp real pentru aplicatii si probleme de diagnozaMODURI DE OPERARE (Fundamentale si Derivate din cele fundamentale)Moduri de functionare fundamentale:— mod de tip M— mod de tip 2D— mod Doppler (Color, Power, Spectral)Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele fundamentale:— mod M Anatomic— dispune de posibilitate de upgradare cu Mod Doppler ContinuuAre capacitatea de a functiona cu 3 moduri de lucru active in acelasi timp (triplex)In vederea analizei corecte a evolutiei diagnosticului, echipamentul dispune de mod ce permite compararea examinarilor precedente ale unui pacient, cu imagini ale examinarii curente. Astfel sincronizeaza automat toti parametrii imaginii examenului curent in scopul folosirii acelorasi conditii de examinareTehnologie ce permite achizitionarea si afisarea pe ecran a unor zone largi de scanare – imagine panoramica cu lungime de achizitie pana la cel putin 150 cmAceasta tehnologie permite atat selectarea automata a celei mai bune pozitii din ecran cat si detectarea automata a directiei de scanareCARACTERISTICI ALE TRADUCTORILORTraductorii disponibili prezinta in componenta materiale piezoelectrice de ultima generatie ce permit emisia pe o latime de banda mai mare, la acelasi nivel de elevatie, fata de cristalele tip PZT (tehnologie "Single Crystal")Echipamentul dispune de traductori de tip matricial cu peste 950 cristale pentru controlul focalizarii in elevatie a fasciculului de ultrasunete si obtinerea unor imagini cu rezolutie de o buna calitateAdancimea minima de scanare: < 0.2 cmAdancimea maxima de scanare: > 35 cmTIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFULTraductori de tip:— convex (convex, micro-convex) ce acopera in intregime domeniul de frecventa 1.3 - 10.7 MHz— convex volumetric ce acopera in intregime domeniul de frecventa 2 - 7.8 MHz— micro-convex cu câmp de vizualizare de minim 107 grade— micro-convex endocavitar 4D ce acopera in intregime domeniul de frecventa 3.4 - 9.7 MHz— micro-convex endocavitar ce prezinta campul de vizualizare de peste 175o— liniar (liniar, matriceal) acopera in intregime domeniul de frecventa 2.2 - 20 MHz— liniar tip "Hockey-Stick" ce acopera in intregime domeniul de frecventa 4.2 - 17.7 MHz— sectorial arie fazata ce acopera in intregime domeniul 1 - 5 Mhz— de specialitate tip non-imagineEchipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu sonde convexe abdominale de adulti si pediatrice care au senzorii de navigatie si pozitionare integrati in sonde, fara a fi necesar adaugarea senzorilor cu cabluri atunci căand este cazul, pentru procedurile de fuziune si navigatieFORMATORUL DE UNDEPrezinta posibilitatea de optimizare automata pe fiecare canal si in functie de ecogenitatea structurii examinateModul de optimizare al formatorului de unda poate fi customizat de utilizatorModelul de procesare si corectare al aberatiilor este adaptiv, dependent de structura examinata si sa poata fi ales in baza unui model anatomicPROCESAREA IMAGINII:In functie de ecogenitatea structurii analizate si timp, echipamentul prezinta posibilitatea de modificare liniara a coeficientului de amplificareGama dinamica a sistemului este de peste 430 dBEchipamentul dispune de peste 10.790.000 canale efectiveRata de achizitie a cadrelor sa fie peste 9500 HzIn vederea imbunatatirii calitatii imaginii, echipamentul ofera o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile efective, in relatie cu pixelii din imediata vecinatateTehnică adaptiva de analiza comparativă a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si îmbunătățește calitatea imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor morfologice.Aceasta tehnica de imbunatatire a imaginii este compatibila atat cu traductorii liniari, cat si cu traductorii de tip convex si sectorial si poate fi folosita cu urmatoarele moduri de lucru:— modul 2D (mod B)— modul Color— mod ce foloseste substanta de contrast— mod 3D/4DEchipamentul prezinta posibilitatea largirii campului vizual la functionarea cu transductori liniari in scopul afisarii pe ecran a unor zone suplimentare de tesut – imagine trapezoidalaTehnologie de interpolare a cadrelor aflate sub cel putin 8 unghiuri/planuri diferite de vizualizare pentru reducerea semnificativa a zgomotului de fond din imagine.Prezinta compatibilitate cu urmatoarele moduri de lucru/tehnici:— modul Color— modul Doppler Pulsat— tehnica de imbunatatire a imaginii prin analiza comparativa a pixelilor invecinati— tehnica de largire a campului vizualPermite afisarea pe ecran in timp real atat imaginea bidimensionala nativa, obtinuta prin emisia semnalelor acustice intr-un singur plan, cat si imaginea rezultata prin sumarea ecourilor obtinute in urma emisiei semnalelor acustice in mai multe planuriAre capacitatea de inclinare a planului scanarii liniare (in 2D): +/-15o grade pentru vizualizarea unor zone suplimentare de tesutSTOCAREA IMAGINII:Ecograful permite stocarea de date in format brutArhitectura de lucru cu date brute permite postprocesarea urmatorilor parametri pentru imaginile stocate in memoria de lunga durata:— optimizare automata a imaginii in scala de gri— optimizare automata a compensarii in timp a amplificarii— amplificare generala pentru modul 2D— amplificare generala pentru modurile Doppler de culoare— corectia de unghi pentru imaginile Doppler Spectral— modificarea pozitiei liniei de baza pentru imaginile Doppler Spectral— schimbarea hartilor de gri si de culoare pentru modul de lucru 3D in timp real (4D)Permite stocarea de date in modul inghetat, permanent, in format ciclic, in memoria temporara de tip CINE (memoria imaginilor) si pe memoria de lunga durataPermite salvarea datelor in format brut, in memoria de lunga durata HDDInformatiile stocate in baza de date de pacienti au posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate:— format brut— format tip DICOM— tip WMV si tip JPEG— tip AVICARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor)Dispune de spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de peste 900 MBSecventele memoriei imaginilor se pot vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultanFiecare cadru din memoria imaginilor se identifica printr-un numarLungimea buclei CINE permite a fi selectata de utilizatorCOMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE DE STOCAREPermite atasarea unor dispozitive de stocare de tipul:USBCD-RDVD-RPOST-PROCESAREA IMAGINII (modificarea parametrilor dupa inghetarea imaginii si/sau salvarea datelor pe HDD)Permite functie de marire a imaginii ce este valabila si dupa apasarea butonului de inghetare a imaginii "freeze"Imaginile 3D stocate sunt ulterior post-procesate prin ajustarea parametrilor: tip Gain, niveluri de gri si gama dinamicaIn cazul unei configuratii ce include modul de lucru 3D/4D, echipamentul permite urmatoarele ca posibilitati de upgrade:Ofera posibilitatea afisarii volumelor achizitionate in urmatoarele moduri:— multiplanar— multiplanar si reconstruit— tip computer tomograf (multi

title: Sistem complet de videoendoscopie flexibila_1 buc

description: Sistem de endoscopie flexibila completa gastroscop si colonoscop de inalta performanta— Sa adopte o tehnologie de inalta performanta a imaginii— Sa permita inregistrarea, stocarea, editarea si printarea rapoartelor medicale pe un printer color direct de pe tastatura sistemului fara alte dispozitive auxiliare— Sa permita posibilitatea de upgrade a software-ului sistemului,— Sa dispuna de imagine Full HD, rezolutie 1920x1080p— Sa permita imbunatatirea imaginii prin eliminarea zgomotului de imagine— Sa contina functia de afisare a concentratie de hemoglobina pe suprafata vizualizata (CHb)— Sa permita reglarea automata a luminozitatii— Panoul de control sa fie prevazut cu butoane sensitive si iluminate in culori distincte pentru a putea vizualiza cu usurinta activitatea acestora— Sa contina un sistem inteligent de management al inregistrarilor medicale— Posibilitatea de identificare a endoscopului conectat si de afisare a informatiilor ce tin de acesta, cum ar fi: serie, numar utilizari, pozitia pensei de biopsie, anul fabricarii— Sa detina functia si tehnologia VIST (Variable Intelligent Staining Technology) pentru identificarea si evidentierea vaselor sanguine in 2 etape— Sa detina functia si tehnologia SFI (Spectral Focused Imaging) pentru evidentierea vascularizarii zonelor de interes etapa 1— Sa detina functia si tehnologia VIST (Variable Intelligent Staining Technology) pentru identificarea si evidentierea vaselor sanguine fara a intuneca imaginea etapa 2— Sa aiba posibilitatea de informare vizuala cand endoscopul este conectat sau deconectat— Sa detina functia de memorare a white balance— Sa detina white balance automat— Sa aiba posibilitata de imbunatatirii a conturului imaginii reglabila in minim trei trepte— Sa aiba posibilitatea de imbunatatire a imaginii in minim trei trepte— Sa permita ajustarea tonurilor de culoare: rosu, albstru si croma de la -8 la +8— Sa permita imbunatatirea functiei CHb de la 0 la minim 3 nivele— Sa detina functia IRIS configurabila: Auto, Peak si mediu: -9 la +9— Sa detina posibilitatea de zoom digital a imaginii: x1.4; x1.6; x1.8— Posibilitatea de inghetarea a imaginii si salvarea acesteia prin butoanele cu functii presetabile de la endoscoape, tastatura sau de la pedala— Posibilitatea de afisare a imaginii full screen sau standard unde sunt afisate si datele pacientului, a endoscopului, a modului de functionare— Sa permita posibilitatea de afisare, cautare, editare, stergere a informatiilor din baza de date compatibile in standard DICOM— Sa permita stocarea imaginarilor si filmelor pe HDD(hard disck-ul) intern al sistemului de endoscopie, cu capacitate de minim 500 G, fara conectarea altor dispozitive auxiliare, gen Hard disc, USB— NU se permite salvarea pozelor si a filmelor pe surse externe cum ar fi laptop sau calculaltor— Sa permita posibilitatea vizualizarii pozelor sau a filmelor inregistrate direct pe monitorul sistemului de endoscopie— Sa aiba posibilitatea de a se conecta direct printr-un sistem de comunicare wechat direct cu producatorul prin scanarea QR-codului— Sa detina urmatoarele tipuri de conexiuni: DVI, SDI, VGA, S-Video, CVBS, port pentru videoprinter, port pentru conectarea pedalei, port pentru conexiunea la internet, 4 porturi USB— Sa detina port pentru comunicarea cu sursa de lumina— Sa detina port de comunicare suplimentar cu cablu tip fibra Laser cu sursa de lumina— Sa permita presetarea butoanelor de pe endoscoape in urmatoarele scurtaturi: Freeze, Zoom, Vist, Iris, Imbunatatire imagine, imbunatatire culoare, Chb, Contrast, AGC, Dimensiune imagine, Captura imagine, inregistrare video, functie printare— Sa permita comunicarea cu endoscopul fara cablu video, direct prin sursa de lumina— Sa permita imprimarea raportului in format A4 direct de la unitatea de endscopica pe imprimanta fara alte dispozitive intermediare— Introducerea datelor in baza de date sa se faca cu ajutorului tastaturei— Modul de lucru cu sistemul de endoscopie sa se faca de la tastatura— Posibilitatea de configurare personalizata prin user si parola a fiecarui utilizator— Posibilitatea de configurare a modurilor de lucru pentru fiecare utilizator— Posibilitatea de export a informatiei inregistrate pe stick USB— Tensiunea de alimentare 230V, 50/60Hz2. SURSA DE LUMINA LED - 1 buc— Sursa de lumina cu tehnologie de iluminare multispectrala realizata prin iluminare cu sursa de lumina LED Alba, si sursa de lumina LED Violet cu lungime de unda 415 nm— Sa permita conexiunea endoscopului direct, fara cablu de conexiune video— Sa permita ajustarea manuala si automata a intensitatii luminoase— Sa detina lampa LED Alba de 70W— Sa detina lampa LED Violet de 50W— Sa nu detina lampa auxiliara— Sa fie prevazuta cu un sistem de protectie la deconectarea accidentala a endoscopului— Sa detina indicator al timpului de lucru a lampii LED— Posibilitatea de ajustarea a intensitatii luminoase in 19 trepte— Sa detina pompa de apa-aer in patru trepte (off, low, medium, hight)— Temperatura de culoare a luminii cuprinsa intre 5000K~7000K— Indexul de culoare ≥90— Durata medie de viata a lampii LED aprox. 10.000 ore (lucru continuu)— Sa detina functia de transluminiscenta cu timp de functionare de minim 7 sec— Doua moduri speciale de iluminare SFI/VIST— Sa detine pompa apa/aer cu urmatoarele setari: minim, mediu, inalt— Presiunea sa fie minim 45kPa – max65kKa— Debit Aer:Inalt, minim 3,7 l/min – max 5,5l/minMediu, minim 3,0 l/min – max4,7l/minMinim, 2,0 l/min – 3,7 l/min— Panoul de control sa fie prevazut cu butoane sensitive si iluminate in culori disctinte pentru a putea vizualiza cu usurinta activitatea acestora— Tensiunea de alimentare 230V, 50/60Hz3. VIDEOGASTROSCOP HD - 1 buc— Sa integreze tehnologie cip CMOS-HD cu rezolutie de 2 milioane de pixeli— Directia de vizualizare la 0 gr,— Camp de vizualizare 140 gr,— Rezolutie ≥11,11 p/m la o distanta de lucru de 10 mm— Adancime de vizualizare intre 3-100 mm— Diametrul distal 9.3 mm— Diametrul distal al sectiunii flexibile 9.3 mm— Unghi de vizualizare: sus: 210 gr.; jos: 90 gr,— Unghi de vizualizare: stanga: 100 gr.; dreapta: 100 gr,— Diamtru canal de lucru 2,8 mm— Lungime de lucru 1050 mm— Lungimea endoscopului totala de 1350 mm— Distanta de vizualizare a canalului de lucru minim 3 mm— Iluminarea la captalul distal ≥ 18000 Lx— Capacitatea de aspiratie ≥ 400ml/min— Debit apa ≥ 40ml/min— Debit aer ≥ 800 ml/min— Sa detina canal suplimentar pentru jet cu apa— Endoscopul sa poata sa fie imersat in solutia de dezinfectie fara capac de etansietate— Sa ai posibilitatea sa afiseze informatiile despre endoscop pe monitor— Manerul de comanda sa detina patru butoane configurabile pentru functiile: salvare imagine, inghetare imagine, imbunatatire imagine, imbunatatire contur imagine, activare functie VIST,functie SFI, activare functie CHb si print4. COLONOSCOP HD - 1 buc— Sa integreze tehnologie cip CMOS-HD cu rezolutie de 2 milioane de pixeli— Directia de vizualizare la 0 gr,— Camp de vizualizare 140 gr,— Rezolutie ≥11,11 lp/mm la o distanta de lucru de 10 mm— Adancime de vizualizare intre 3-100 mm— Diametrul distal 12 mm— Diametrul distal al sectiunii flexibile 12,5 mm— Unghi de vizualizare: sus: 180 gr.; jos: 180 gr,— Unghi de vizualizare: stanga: 160 gr.; dreapta: 160 gr,— Diamtru canal de lucru 3,8 mm— Lungime de lucru 1700 mm— Lungimea endoscopului totala de 1950 mm— Distanta de vizualizare a canalului de lucru minim 3 mm— Iluminarea la captalul distal ≥ 18000 Lx— Capacitatea de aspiratie ≥ 400ml/min— Debit apa ≥ 45ml/min— Debit aer ≥ 800 ml/min— Sa detina canal suplimentar pentru jet cu apa— Endoscopul sa poata sa fie imersat in solutia de dezinfectie fara capac de etansietate— Sa ai posibilitatea sa afiseze informatiile despre endoscop pe monitor— Manerul de comanda sa detina patru butoane configurabile pentru functiile: salvare imagine, inghetare imagine, imbunatatire imagine, imbunatatire contur imagine, activare functie VIST, activare functie CHb si print5. MONITOR MEDICAL - 1 buc— Monitor medical LCD cu diagonala de 26 inch— Rezolutie 1920x1280— Intrari video: S-Video, CVBS, VGA, DVI, SDI— Iesiri video: DVI, SDI— Posibilitate de fixare in suport tip vesa6. ASPIRATOR - 1 buc— Carcasa din material rezistent la socuri mecanice— Indicator vacuum si buton pentru reglajul vacuumului— Vas de colectare autoclavabil 1 litru cu supapa de siguranta— Presiune maxima de aspiratie: -0,8 bar— Debit maxim de aspiratie: 30 l/min— Alimentare: 230V, 50Hz, 230 VA— Dimensiuni 350x210x180mm7. TROLIU - 1 buc— Prevazut cu suport tip vesa— Prevazut cu suport pentru doua endoscopape— Prevazut cu doua manere pentru manevrabilitatea troliului— Prevazut cu patru rafturi pentru aparatura— Prevazut cu raft culisant cu amortizor pentru tastatura— Prevazut cu buton central pentru oprire generala a intreg sistemului endoscopic,— Prevazut cu patru roti blobabile8. TASTATURA— Sa se conecteze prin port USB— Sa contina track ball— Sa detina comenzi predefinite pentru: white balance, functia CHb, functia VIST, editare date pacienti, informtaii endoscop, setari dispozitiv, inregistrare video, salva

title: Aparat de ventilatie TERAPIE INTENSIVA PENTRU nou nascuti_2 buc

description: Specificatii tehniceTipul pacientului nou-născuțiSetări de ventilație Modul de ventilațieVentilație controlată în presiune: ‒ PC-CMV ‒ PC-BIPAP4 / SIMV+ ‒ PC-SIMV ‒ PC-AC ‒ PC-APRV ‒ PC-PSV ‒ PC-HFO ‒ PC-MMVSuport pentru respirație spontană: ‒ SPN-CPAP/PS ‒ SPN-CPAP/VS ‒ SPN-CPAP ‒ SPN-PPS‒ Volum garantat/Volum garantat la înaltă frecvență ‒ Vizualizare pulmonară sugestivă ‒ Compensare automată a tubului (ATC) ‒ APRV-AutoRelease ‒ Ventilație apnee ‒ Reglare automată a debituluiProceduri speciale ‒ Manevra de aspirare ‒ Inspirarea/menținerea manuală ‒ Nebulizarea medicamentelorTipuri de terapie ‒ Ventilație invazivă (Tub de traheostomie) ‒ Ventilație neinvazivă (NIV) ‒ Terapie cu O2Frecvența respiratorie (RR) nou-născuți: între 0,5 și 150/minTimp inspirator (Ti): nou-născuți: între 0,1 și 3 sTimp maxim inspirator pentru respirațiile asistate (Timax) Nou-născuți: între 0,1 și 1,5 sVolum tidal (VT) Nou-născuți: între 2 și 100 mlDebit inspirator (Debit) nou-născuți: între 2 și 30 l/minDebit maxim în timpul ventilației neinvazive a nou-născuților (Debit max) între 0 și 30 l/minFrecvență respiratorie în timpul ventilării în apnee (RRapn) între 2 și 150 minPresiune inspiratorie (Pinsp) între 1 și 80 mbar (sau hPa sau cmH2O)Limita de presiune (Pmax) între 2 și 100 mbar (sau hPa sau cmH2O)Presiune pozitivă la sfârșitul expirului (PEEP) între 0 și 35 mbar (sau hPa sau cmH2O)Timp de creștere presiune (Pantă) Nou-născuți: între 0 și 1,5 sConcentrația de O2 (FiO2) între 21 și 100 Vol.%Prag de declanșare (Trigger) între 0,2 și 5 l/minSuport de presiune (Psupp) între 0 și 80 mbar (sau hPa sau cmH2OCompensare automată a tubului (ATC®) Diametrul interior al tubului Ø‒ Tub endotraheal: Nou-născuți: între 2 și 5 mm (între 0,08 și 0,2 inch)‒ Grad de compensare a tubului: între 0 și 100 %Oscilație de înaltă frecvență (PC-HFO)‒ Presiunea medie în căile respiratorii (MAPhf) între 5 și 50 mbar (sau hPA sau cmH2O)‒ Frecvența oscilației (fhf) între 5 și 20 Hz‒ Raportul dintre l și E (l:Ehf) între 1:1 și 1:3‒ Amplitudinea presiunii (Ampl hf) între 5 și 90 mbar (sau hPA sau cmH2O)‒ Amplitudinea maximă a presiunii (Ampl hf max) în HFO (VG) între 5 și 90 mbar (sau hPA sau cmH2O)‒ Volum tidal (VThf) între 0,2 și 40 ml‒ Presiune inspiratorie de suspin (Psuspin) între 6 și 80 mbar (sau hPA sau cmH2O)‒ Frecvența respiratorie de suspin (RRsuspin) între 0 și 30/ min‒ Timp de creștere a presiunii de suspin (Pantă suspin) Nou-născuți între 0 și 1,5 s‒ Timp inspirator de suspin (Tisusp) între 0,1 și 3 sCompensarea pierderilor‒ On, Off (Activată, Dezactivată)‒ On: compensare completă activă‒ Off: doar compensare trigger activăTerapie cu O2Debit continuu între 2 și 50 l/minConcentrația de O2 între FiO2 21 și 100 % vol.Valori măsurate afișateMăsurarea presiunii din căile respiratoriiPresiune pozitivă la sfârșitul expirului (PEEP)Presiune maximă inspiratorie (PIP)Presiune medie în căile respiratorii (Pmedie)Presiune minimă în căile respiratorii (Pmin)Nivel inferior de presiune în APRV (Pscăzută)Presiune la sfârșitul inspirului pentru respirațiile impuse (EIP)Nivel superior de presiune în APRV (Pcrescută)Interval între -60 și 120 mbari (sau hPa sau cmH2O)Măsurare debit (proximal)Măsurare minut-volumMinut-volum expirator, total, fără corectarea pierderilor (MVe)Minut-volum inspirator, total, fără corectarea pierderilor (MVi)Minut-volum, cu corectarea piederilor (MV)Minut-volum expirator impus, total, fără corectarea pierderilor uport de presiune (Psupp) între 0 și 80 mbar (sau hPa sau cmH2O)Minut-volum expirator spontan, total, fără corectarea pierderilor (MVespon)Interval între 0 și 30 l/min, BTPSMăsurarea volumului tidalVolum tidal, cu corectarea pierderilor (VT)Volum tidal impus, cu corectarea pierderilor (VTmand)Volum tidal spontan, cu corectarea pierderilor (VTspon)Volum tidal inspirator, fără corectarea pierderilor (VTi)Volum tidal expirator, fără corectarea pierderilor (VTe)Volum tidal inspirator impus, fără corectarea pierderilor (VTimand)Volum tidal expirator impus, fără corectarea pierderilor (VTemand)Volum tidal inspirator spontan, fără corectarea pierderilor (VTispon)Volum tidal expirator spontan, fără corectarea pierderilor (VTispon)Interval între 0 și 1000 ml, BTPSMăsurare frecvență respiratorieFrecvența respiratorie (RR)Frecvență respiratorie impusă (RRmand)Frecvență respiratorie impusă declanșată (RRtrig)Frecvență respiratorie spontană (RRspon)Interval între 0 și 300/minMăsurarea O2 (partea inspiratorie)Concentrația inspiratorie de O2 (în aerul uscat) (FiO2) Interval între 18 și 100 % vol.Valori calculate afișateComplianță dinamică (Cdyn) Interval între 0 și 100 ml/mbar (sau ml/hPa sau ml/cmH2O)Elastanță (E) Nou-născuți: între 0 și 10 mbar/l (sau hPa/l sau cmH2O/l)Rezistență (R) Interval între 0 și 1000 mbar/l/s (sau hPa/l/s sau cmH2O/l/s)Rezistența căilor respiratorii ale pacientului (Rpat) Interval între 0 și 1000 mbar/l/s (sau hPa/l/s sau cmH2O/l/s)Minut volum pierderi (MVleak) Interval între 0 și 30 l/min, BTPSIndice tahipnee (RSBI) Nou-născuți: între 0 și 300 (/min/l)Afișări forme de undăPresiunea în căile respiratorii Paw (t) între -30 și 100 mbar (sau hPa sau cmH2O)Debit (t) între -40 și 40 l/minVolum V (t) între 2 și 300 ml CO2 (t) între 0 și 100 mmHgAlarme / MonitorizareMinut volum expirare (MVe) Ridicat(ă) / Scăzut(ă)Presiunea în căile respiratorii (Paw) RidicatăConcentrația inspiratorie de O2 (FiO2) Ridicat(ă) / Scăzut(ă)Concentrația CO2 la sfârșit de respirație (etCO2) Ridicat(ă) / Scăzut(ă)Frecvența respiratorie (RR) RidicatăMonitorizarea volumului (VT) ScăzutăDurată alarmă apnee (Tapn) Între 5 și 60 de secunde, dezactivatăTimp alarmă de deconectare (Tdiscon) Între 0 și 60 de secundeCaracteristici de performanțăPrincipiu de control. Declanșare expirație temporizată, volum constant, presiune controlatăDurata PEEP intermitentă Între 1 și 20 de cicluri expiratoriiNebulizarea medicamentelor Timp de 5, 10, 15, 30 de minute, continuu (∞)Debit de inspirare, nou-născuți max 30l/minDebit de bază în timpul nebulizării pneumatice active Nou-născuți 3 l/minSupapa de inspirație Se deschide dacă alimentarea cu aer comprimat se întrerupe (debitul de gaz furnizat este insuficient pentru a asigura debitul inspirator necesar), permite respirația spontană cu aer ambiental.Aspirație endotrahealăDetectare deconectare AutomatDetectare reconectare AutomatPre-oxigenare Max. 3 minuteFaza de aspirație activă Max. 2 minutePost-oxigenare Max. 2 minuteFactor pentru pacienți pediatrici și nou-născuți 1 la 2Sistem alimentare pentru respirație spontană și PsuppSistem CPAP adaptiv cu debit inițial ridicatCaracteristici de funcționareAlimentarea cu gazPresiune de funcționare pozitivă O2 2,7 la 6,0 bari (sau 270 la 600 kPa sau 39 la 87 psi)Presiune de funcționare, aer 2,7 la 6,0 bari (sau 270 la 600 kPa sau 39 la 87 psi)Unitate de ventilație cu acumulator internTimp de funcționare al acumulatorului fara alimentarea de la rețea 200/240min de minuteTest de acumulator disponibilValorile ecranuluiDiagonala ecranului 16-19 inchPorturi de intrare/ieșire‒ conectori externi‒ porturi USB pentru colectarea datelor‒ port LANTehnologie cu ecran tactil

title: Statie monitorizare functii vitale cu 20 de monitoare_1 buc

description: SPECIFICATII GENERALESTATIE CENTRALA DE MONITORIZAREStatia centrala de monitorizare trebuie sa permita combinarea monitoarelor intr-un singur sistem de monitorizare prin intermediul tehnologiei LAN Ethernet sau a tehnologiei WiFi WLANPosibilitatea de vizualizare simultana a minim 32 monitoare de functii vitaleFunctie de modificare a modului de vizualizare cu posibilitatea de selectare a monitorului din listaNumarul total de monitoare de functii vitale conectate sa fie minim 32Mod de operare display Dual HD pentru vizualizarea simultana a minim 32 de monitoare.Vizualizare in timp real a parametrilor vitali si a curbelor (in functie de configuratia monitoarelor):Minim 2 curbe pentru fiecare pacient simultan cu vizualizarea a 16 monitoareMinim 4 curbe pentru fiecare pacient cu vizualizarea a 8 monitoareCel putin 8 curbe pentru fiecare pacient cu vizualizarea a 4 monitoareVizualizare in timp real a paramentrilor vitali si a curbelor care provin de la monitor: 9 curbe pentru un pacient selectatScala independenta de forme de unda in concordanta cu monitoarele conectateAcces la setari pentru fiecare monitor conectat la statie (aplicare/modificare mod de lucru, modificare prioritate si limite pentru alarme, modificare presiune etc.)Posibilitatea de vizualizare extinsa a datelor vitale pentru fiecare monitor (toate derivatiile ECG, trenduri etc.)Vizualizare trenduri scurte pentru minim 4 parametrii pentru ultimele 10 minutePosibilitate de creare si stocare a unei baze de date pentru toti pacientiiPosibilitate de creare, editare si stocare a fiselor de date pacientPosibilitate de inregistrare a informatiilor vitale indicate de catre utilizator: minim 20 de secunde de segmente ECG si minim 72 de ore de trenduriMonitorizare si recunoastere automata a aritmiilor cu auto – salvare a minim 20 de secunde de segmente ECG in baza de dateInregistrare continua (pana la minim 72 de ore) a curbelor intr-o fisa de date pacient individuala cu posibilitatea de analiza ulterioara a acesteia din baza de date: minim 9 curbe pentru fiecare monitorAnaliza continua a cresterilor sau scaderilor segmentului S-T pe toate derivatiile.Inregistrare a evenimentelor cauzatoare de alarmeDescarcare si stocare a informatiilor vitale din monitoarele de functii, dupa deconectarea lor temporara de la statia centrala.Posibilitate de acces in timp real la informatiile vitale ale fiecarui pacient utilizind un calculator autorizat sau dispozitiv mobil cu browser de cautare si acces la internet.Dispozitivul sa fie capabil sa afiseze in fereastra browser urmatoarele informatii:Lista pacientilor conectatiMonitorizarea pacientilor: curbe si parametrii numerici in timp realAlarmeleInformatii fisa de pacientStatia sa aiba minim doua nivele de securitate pentru autorizare utilizator si auto-setari pentru orice dimensiune si rezolutie a calculatorului sau dispozitivului mobil.Trenduri: reprezentare grafica a trendurilor pentru minim 72 de ore cu o rezolutie de minim 1 minutPosibilitatea de printare a tuturor datelor salvate si revizuite(digitale, text sau grafice) utilizand iprimanta laserFunctia de calculator medicatiePosibilitatea de a vedea fisele de pacient memoratePosibilitatea de vizualizare a listei cu evenimenteStatia centrala de monitorizare sa aiba incluse monitoare de functii vitale cu urmatoatoarele specificatii:Intregul echipament trebuie sa fie nou, fara urme de utilizare sau reparatii. Modelele propuse sa fie actualizate cu cele mai noi functii si dotari in domeniul tehnologiei medicaleSa permita monitorizarea functiilor vitale pentru pacienti de toate varstele – adulti, copii, nou-nascutiDimensiunea lui sa nu fie mai mare de: 520x330x50 mmGreutate de maxim 7,5 kgSa aiba inclus maner compact pentru transportAlimentare: AC 110-220 V, 50/60 HzBaterie cu durata de functionare nu mai mica de 2 oreAFISAJEcran LCD color cu touch screenDiagonala de 20” sau mai mareRezolutie: 1920 x 1080 pixeliAfisare simultana si in timp real a minim 12 forme de undaMod de vizualizare “Numere Mari” pentru parametrii monitorizatiALARME si TrendURIAlarme atat auditive cat si vizuale pentru toti parametrii monitorizatiMinim 4 setari diferite pentru gradul de risc al alarmei - Critic, Pericol, Avertisment, Informare.Posibilitatea de pornire/oprire a alarmei separat pentru fiecare parametru in parteInregistrare trenduri pentru toti parametrii, de la 720 ore minim cu posibilitatea extinderii memoriei interne.OxyCRG cu vizualizarea simultana a undelor Spo2,ritm cardiac si respiratieMini-trenduri pentru toti parametrii, de 30 minute, 1 ora, 2 orePosibilitate de inregistrare a parametrilor monitorizati pe o memorie externa (U.S.B,Micro SD)Card pacient incorporatVizualizarea paramterilor in modul ‘Pat-la-pat’Salvarea fragmentelor tuturor formelor de unda – pana la 30 secundeDESIGN UNIMODULAR si INTERFETE DE COMUNICAREMonitoarele de functii vitale sa aiba o structura unimodulara cu detectia atomata a modulelor conectateModulele de masurare pot fi introduse si scoase de catre utilizator (fara scule) fara intreruperea monitorizarii celorlalti parametriMonitoarele trebuie sa aiba o multi-conectare versatila UNIPORT(prize, cabluri) pentru conectarea unor module suplimentare– minim 2 UNIPORT-URI,cu posibilitatea de extindere la minim 6 UNIPORTURI cu ajutorul UNIHUB-urilor.Recunoastrea automata a tipului de modul conectat la multi-conectorModule optionale:— IBP – cu 2 sau 4 canale— Modul Capnograf— Modul multigas— Modul monitorizare invaziva a outputului cardiac – termodilutie— Modul monitorizare non-invaziva a outputului cardiac – impedanta cardiaca— Modul BIS – profunzime anestezie— Modul NMT – transmisie neuromusculara— Modul EEG - electroencefalograma— Modul ECG – cu 12 canaleModul WiFi incorporat cu antena de amplificare semnal, pentru conectarea la statia centrala de monitorizareConexiune EthernetPort USBCard de memorie – port pentru card de memorie (micro SD)Conexiune HDMI pentru conectarea unui monitor suplimentar in modul duplicat sau extinsMonitorul suplimentar trebuie sa poata configura si reda informatia inregistrata, separat de cea de pe monitorul principal cu optimizarea rezolutieiPosibilitatea de conectare la statia centrala prin wirelessVizualizarea parametrilor in modul ‘Pat-la-Pat’Posibilitatea accesarii datelor de la distanta,in timp real,cu ajutorul telefoanelor inteligente si tabletelor fara descarcarea si instalarea unui Software special.Detectarea automata a adeziunii electrozilor in monitoriarea EKG si indicarea procentuala independenta a impedantei acestora.-EKG ELECTROD CHECKPARAMETRII INREGISTRATI - ECGInregistrare derivatii - I, II, III, aVR, aVL, aVF, VMonitorizare segment ST pe toate derivatiileMonitorizare segmente QT si QTcAnalizarea aritmiei in timp realInregistrarea automata a aritmiilor pe memoria externaDetectie pacemakerProtectie impotriva defibrilarii si a echipamentului electrochirurgicalRitmul cardiac intre 0 - 350 bpmFiltre ECG: operatie, monitorizare, diagnosticMasurarea continua a impedantei pentru fiecare electrod si detectarea pierderilor de contact ale acestora cu pielea.TEMPERATURATemperatura intre 0 - 50oСPrecizia masuratorilor ± 0.1 oС intre 34 - 44oСNumar de canale - 2Calcularea si vizualizarea diferentei de temperatura, daca sunt 2 canaleMASURAREA NONINVAZIVA A PRESIUNII SANGELUI (NIBP)Metodada de masurare – oscilometricaDeterminarea presiunii sangelui - Sistolic, Diastolic sau MediuDestinat pacientilor de orice varsta (neonatal, pediatric, adult)Masuratori intre 10 - 300 mmHgProtectie la timpul maxim de masurareProtectie la presiunea maxima in mansetaMod de masurare manual, automat si continuuFunctie de punctie venoasaPosibilitatea de a seta perioada de masurare automat intre 1 - 480 minutePulsoximetrieTehnologia de masurare - Masimo SET sau Nellcor OxiMaxInterval SpO2 intre 0 – 100 %Interval rimt cardiac intre 25-240 bpmAfisarea pletismografiei impreuna cu indicatorul de calitate a semnalului pentru Spo2 precum si indicele de perfuzieRITMUL RESPIRATOR (RR)Metoda de masurare – impedantaRR intre 0 - 150 respiratii pe minutMod APNEE cu limite selectabile de catre utilizator de la minim 5 secunde pana la 60 de secundeAlegerea derivatiilor EKG pentru inregistrare – I sau IIMODULE OPTIONALEMonitorul sa fie compatibil si upgradabil cu urmatoarele moduleMODUL CAPNOGRAFMetoda de masurare – absorbtia in infrarosuTehnologia MainStreamInterval EtCO2 intre 0 - 150 mmHg (0-20 %)RR intre 0 - 120 1/minAlarma APNEE cu limite selectabile de catre utilizator de la minim 5 secunde pana la 40 de secundeMASURAREA INVAZIVA A PRESIUNII SANGELUICanale IBP – 2 sau 4Presiunea sangelui intre -50 si pana la +350 mmHgPosibilitatea masurarii, folosind senzori reutilizabiliMASURAREA NONINVAZIVA A PARAMETRIlor HEMODINAMICI CENTRALIMetoda masurarii – cardiografia de impedanta (ICG)Parametrii urmariti:Capacitatea cardiaca (CO)Volum Stroke / Indice (SV)Conținutul de fluide toraciceRezistenta vasculara sistemica / Indice (SVR)Indicele de livrare a oxigenuluiLimite CO intre 0 - 30 l/minLimite SV intre 0 - 250 mlLimite SVRI intre 0 - 8000 dyn?s?cm-5?m2MASURAREA INVAZIVA A PARAMETRIlor HEMODINAMICI CENTRALIMetoda de masurare – termodilutiaCapacitatea cardiaca intre - 0.1 to 20.0 l/minAcuratete ± 0,1 l/minTemperatura de injectare de la 0.0 oС la +30.0 oСParametrii urmariti:— Capacitatea cardiaca (CO)— Volum Stroke (SV)— Indice cardiac (CI)— Indice Stroke (SI)Afisarea curbei de termodilutieAfisarea simultana a cel putin 5 masuratori cu posibilitatea unei medii ulterioareMODUL multigaZMetoda de masurare – absorbtia in infrarosuGaze monitorizate:FiO2, FiCO2, EtCO2, N2O, Halothan (Hal), Іzofluran (Iso), Enfluran (Enf), Sevofluran (Sev), Desfluran (Des)Limite СO2 - 0-15 %Limite N2O - 0-100 %Limite Hal, Iso, Enf - 0-8 %Limite Sev - 0-1

title: ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE_1 BUC

description: Specificatii tehniceCARACTERISTICI GENERALEEchipamentul trebuie să îndeplinească la livrare toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente:— Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat,— Declaratie de conformitate EC.Toate certificatele şi autorizaţiile trebuie să fie la momentul livrarii în termen de valabilitate.Documentele se vor prezenta doar la livrare.Perioadă de garanţie completa (incluzând toate componentele): minim 24 luni de la punerea înFuncţiune si sa fie fabricat in anul 2020Se va face dovada că există un service autorizat in Romania pentru acest tip de aparat.Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens (in anexe propunere tehnica).Caracteristici tehniceTip analizor: Analizor de biochimie nou, care permite efectuarea tuturor etapelor de lucru, complet automat an de fabricatie 2020Analizorul sa functioneze individual dar sa existe si optiunea de conectare in orice moment cu un analizor de imunologie, intr-un sistem integrat de imunochimie cu unitate de control unicaMetode de detectie:Fotometrie, potentiometrie, turbidimetrieCapacitate de lucru: minim 750 teste/oraPosibilitatea de incarcare a analizorului cu cel putin 90 de probe de rutina (fara STAT)Sistemul sa permita incarcarea simultana pe acelasi rack a probelor de pacient, controalelor, calibratorilor (fara a fi necesara plasarea acestora pe rack-uri diferite).Capacitate incarcare reactivi: minim 50 plus testele ISE (Na, K Cl)Aplicatii pentru: ser, urina, plasma si LCR, sange integral si hemolizat.Sistemul sa foloseasca volume de proba cat mai mici:Max 35 μl/testTimpul pana la primul rezultat (timpul de reactie):Teste fotometrice - maxim 10 min; teste ISE: maxim 5 minStabilitate reactivi la bord: in medie, minim 35 zileSistemul sa fie dotat cu modul incorporat ISE: sa permita analiza simultana a ionilor Na, KSi Cl; sa foloseasca electrozi individuali sau solutie echivalenta cu durata de viata minim 50.000 citiri.Sistemul sa fie dotat cu modul de ioni – cu mentenanta automata, fara a necesita calibrareContinua, cu aplicatii pentru ser, plasma, urinaSistemul sa permita acces imediat pentru probele in regim de urgenta (STAT)Sistemul sa foloseasca reactivi lichizi, gata de lucru, fara a necesita reconstituirea de catre operator, prevazuti cu etichete de cod de bareSa nu existe contaminare de la o proba la alta (sa fie demonstrate aceasta caracteristica), Furnizorul sa descrie si sa demonstreze modul prin care se evita contaminarea de la o proba la alta pe sistemulDe pipetare si citire.Sistemul sa fie dotat cu functie de monitorizare a consumului de reactiv, sa poata evidentiaNumarul de teste lucrate, numarul de teste ramase la bord, stabilitatea la bord si data de expirareSistemul sa permita monitorizarea permanenta aStatusului probelor in lista de lucruSistemul sa permita identificarea probei si reactivului prin cod de bare.Sistemul sa fie dotat cu detector de cheaguri, sensor de bule de aer si de obstacole; detectie nivel pentru fiecare unitate de pipetare— ac de reactiv si ac de proba.Performantele tuturor reactivilor sa fie prezentate in acord cu cerintele CLSI: LoB, LoD, LoQ.Sistemul sa permita incarcarea continua a probelor, fara trecerea analizorului in pauza sauStandby.Sa fie dotat cu cuve de citire cu viata lunga de utilizare, cu spalare automata si verificarea fotometrica automata a puritatii fiecarei cuve, pentru toate lungimile de unda. Nu se accepta cuve de unica folosinta sau din plastic.Sistemul sa accepte tuburi primare de 5, 7 sau 10 mL, tuburi de stocare si/sau cupe pt. probe (fara sa necesite adaptoare), simultan pe acelasi rackSistemul sa permita detectia probelor hemolizate, icterice, lipemice cu valori de referita deLa producator privind gradul de interferentaStabilitatea curbei de calibrare saFie cat mai mare: media de minim 20 zilePosibilitate conectare la o retea informationala/ interfata bidirectionalaManual de utilizare inclus in soft, cu posibilitate de accesare in orice momentAnalizorul sa fie prevazut cu sistem de efectuare automata a dilutiilor, repetari automate, testeReflex.Sistemul sa aiba capacitate de stocare a datelor de cel putin 40.000 rezultate pe mediul deStocare intern si exportul lor in format extern pentru prelucrare ulterioaraSistemul sa permita inregistrarea mentenantei efectuate si sa semnaleze data urmatoareiInterventiiIntretinerea zilnica sa fie automata si sa aiba program de intretinere saptamanala si lunara prin softwareSistemul sa fie prevazut cu modul de control de calitate incorporat, cu posibilitate de accesare in orice moment (graficele LeveyJennings, calculul DS, CV)Posibilitate de monitorizare a sistemului la distanta si interventii de service de tip remote access.Aparatul sa fie livrat impreuna cu statie de apa, UPS, centrifuga avand urmatoarele caracteristici tehnice:Ecran LED: Sa permita afișarea RPM / RCF și a timpul Sa permita programarea vitezei în pași de 50 RPM / 10 xg si o contorizare / avansare temporizată de la „0” sau la „setare RPM / RCF” pentru teste reproductibile Sa aiba integrat cronometru de la 1 la 99 min. programabil în trepte de 1 min. și functie de menținere poziție Sa permita controlul accelerației și decelerației în 3 pași: rapid, incet și liber Sa emita mesaje acustice și vizuale pe ecran avertizând utilizatorul despre starea echipamentuluiCaracteristici tehnice Dimensiuni: maxim 410x520x320 mm; Greutate: maxim 36 kg; Adaptor: 220-230 V, 50-60 Hz; Putere maxim: 280 WSa fie ușor de folosit avand urmatoarele specificatii obligatorii: Control prin microprocesor care sa permita memorarea rotoarelor compatibile Motor integrat cu inducție (fără perii) Nivel de zgomot: sub 60 dB Functii de Pornire, Oprire, Deschidere capac și rotire scurtă cu ajutorul butoanelor reglabile ale vitezei Opțiunea de a reglare a RPM / RCF pe parcursul centrifugarii Capac deschis automat, programabil Înălțime scăzută pentru acces ușor Memorarea ultimelor valori în memorie.•si protecție împotriva excesului de vitezăSa asigure siguranța utilizatorului: Capacul sa fie prevăzut cu sisteme de securitate dupa cum urmeaza: sistem automat de blocare motorizat cu blocare dublă, eliberare a functiei de blocare a capacului in caz de urgență, blocare și protecție împotriva deschiderii de-a lungul rulajului precum si protecție împotriva căderii capacului Centrifuga trebuie sa fie dotata cu port în capac pentru verificarea calibrării și a funcționării, cu sistem de detectare al opririi si dezechilibrului, precum si cu inel de siguranță de protecție între camera de centrifugare și carcasă Camera de centrifugare trebuie sa fie din oțel inoxidabil pentru a fi ușor de curățat Roarele și adaptoare compatibile trebuie sa fie autoclavabile si ușor de instalat de către utilizator cu ajutorul unei chei Centrifuga trebuie sa aiba ventilație forțată pentru a reduce creșterea temperaturii si sa permita deconectarea automată pentru economisirea energiei, cu opțiune de dezactivareCentrifuga trebuie sa respecte urmatoarele Directive si Standarde 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC EN 61010-1, EN 61010-2-101, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1 Producatorul centrifugii trebuie sa aiba ISO 9001 si ISO 13485Centrifuga solicitata trebuie sa aiba in configuratia de livrare 1 rotor si adaptoare compatibile cu acesta dupa urmeaza: Rotor cu,,unghi fix 35o” cu o capacitate: 32 x 15mL, RPM max.: 4.200; RCF max.: 2.938. Adaptor compatibil cu rotorul solicitat pentru 32 tuburi de 10 mL cu dimensiunea de Ø13 x 100 mm si 32 tuburi de 7 / 10 mL cu dimensiunea de Ø13 x 107 mm Adaptor compatibil cu rotorul solicitat pentru 32 tuburi de 5mL cu dimensiunea de Ø13 x 75 mm si32 tuburi de 7 / 10 mL cu dimensiunea de Ø13 x 82 mmPanelul de teste sa includa minim urmatoarele teste: Acid fosfataza, Albumina BCG, Alkaline PhosphataseALT, ALT (activat), Amilaza, Amilaza pancreatica, AST, AST (activat), Bilirubina Directa, Bilirubina Totala, Calciu, Colesterol, CK, CO2, Creatinina, Creatinina Enzimatica, Direct LDL, GGT, Glucoza, HDL Ultra, ICT Cl– (Chloride), ICT K+ (Potassium), CT Na+ (Sodium), Fier, LDH, Lactic AcidLipaza, Magneziu, Fosfor, Total Proteine, TriglicerideUIBC, Urea Nitrogen, Acid Uric, Proteine urinare/LCR, CK-MB, Mioglobina, Amoniac, Acizi biliari, colinesteraza, cupru, cistatina, D-Dimeri, Fructozamina, HbA1c, HBDH, Alpha-1 AntitrypsinAlpha-1 Glycoprotein, Apolipoproteina A1, Apolipoproteina B, ASO, Beta 2-Microglobulina, Ceruloplasmina, Complement C3, Complement C4, CRP, Feritina, Haptoglobina, IgA, IgE, IgG, IgM, Lp(a), Microalbumina, Prealbumina, RF, TransferinaSe vor detalia costurile reactivilor in conditiile achizitionarii aparaturii medicale.Se va face conexiunea in sistemul informatic Info-WorldSERVICII ASOCIATE INCLUSE:Transportul pana la sediul beneficiaruluiInstalarea si punerea in functiune,sa se efectueaze laBeneficiar, in locatia de livrare, cu personal autorizat de producator si sunt operatii incluse in pret.Instruirea personalului medical si tehnic de catre personal autorizat min trei zile de training cu un clinician autorizat pentru 4 persoaneRemedierea oricaror defectiuni in perioada de garantie fara costuri suplimentare.Service post garantie: perioada minim 10 ani, pe baza de contract, timp de interventie maxim 48 ore.Asigurarea de personal tehnic pentru mentenanta specializat de catre producator.

title: Hota flux laminar_3 buc

description: Caracteristici solicitateSa ofere 3 tipuri de protectie: pentru utilizator, pentru probe si pentru mediul ambiant. 70 % din aer sa fie recirculat, 30 % sa fie evacuat.Prevazuta cu:Display LCD ce permite afisarea parametrilor functionaliSuprafata de lucru confectionata din otel inox inconjurata de presiune negativaLampa UVPanou frontal si rolePedala ce asigura o manipulare usoara, asigura reglarea inaltimii geamului in timpul lucrului pentru a evita curentii de aer generati de miscarea mainilor.Functie de Rezervare a timpului (pentru setarea duratei de sterilizare a suprafetei de lucru).Indicator pentru durata de viata a filtrelor HEPA si Lampii UV.Ajustare viteza aer in conditiile de colmatare partiala a filtrului.Suprafata de lucru inconjurata de presiune negativa, asigura securitatea maxima in zona de lucru.Alarme Audio si VizualeMajoritatea accesoriilor in dotarea standard. Costuri de customizare minime.Avantaje:Panou frontal motorizatFunctie de pornire programataIndicatoare nivel de utilizare al filtrului si al lampei UVReglare automata a debitului de aer, cu posibilitatea de blocare a filtruluiPresiune negativa in jurul suprafetei de lucru, ce asigura o mai buna protectie a probelor si a utilizatoruluiSistem de alarmare acustica si vizualaControl telecomandatPedalaFunctie de blocare a lampilor, a panoului frontal si a ventilatoruluiSpecificatii produsTip Hote microbiologicePanou frontal Motorizat.Sticla laminata ramforsata dublu stratificata ≥ 5mm. Anti UVMaterial suprafata de lucru Inox 304Material corp principal Otel laminat la rece acoperit cu pulbere antibacterianaIluminare ≥1000LuxLampa cu fluorescenta 21W*2 bucLampa UV Emisie la 253.7 nm ce asigura o decontaminare eficienta, 30W*1Debit de aer /Admisie: 0.53±0.025 m/s, Flux descendent: 0.33±0.025 m/sFiltru HEPA 2, 99.999 % eficienta la 0.3 um. Indicator de utilizare filtruMicrobiologice Clasa II - A2Flux laminar VerticalNivel de zgomot EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dBAccesorii incluseLampa fluorescentaLampa UV*2StandTelecomandaPedalaValva drenaj2 prize cu protectie la umezealaAlarme acustice si vizuale pentru:Inlocuirea filtrelorDepasirea limitei de deschidere a panoul frontalFlux anormal de aerAccesorii optionaleValve apa/gazInaltimea suprafetei de lucru 750mmDeschiderea de lucru 420mm?17’’?Dimensiuni interioare (L*l*h) 1150*600*660 mmDimensiuni exterioare (L*l*h) 1300*750*2250 mmAlimentare AC220V±10 %, 50/60Hz; 110V±10 %, 60HzConsum 800WGreutate 280 kgGarantie 12 luni

title: Aparat anestezie cu Monitor functii vitale si aspiratie_1 buc

description: DESCRIERE APARAT DE ANESTEZIE— Vaporizor pentru Sevoflurane,— Analizor concentratie gaze anestezice (O2, CO2, Sevo, Iso, N2O) cu senzor paramagnetic pentru oxygen— Livreaza un amestec controlat de O2, Aer si Sevoflurane, include ventilator mecanic pneumatic (actionat de oxigen sau aer comprimat)Ansamblu echipament:— carucior mobil compact pentru spatii inguste— trei sertare mari pentru accesorii— pedala centrala actionare frana— roti cu protectie la trecerea peste cabluri— sistem de evacuare a gazelor anestezice, maner frontal, furtunuri de alimentare pentru toate gazele, brat pentru managementul cablurilor— circuit tubulatura adulti, autoclavabila— sistem de aspiratie bronsica cu recipient autoclavabil,— masa de lucru iluminata integrata,— brat pentru sustinerea ecranului aparatului de anestezie precum si a monitorului de functii vitale, care permite rotirea si inclinarea simultana a celor doua monitoare precum si pozitionarea mai aproape sau mai departe de medicul anestezist— iesire auxiliara suplimentara pentru terapia cu oxigen a pacientilor prin livrarea a unui amestec Aer-O2 cu debitul si concentratia dorite, cu conector conic pentru kit-urile cu masti sau canule nazale pentru terapia cu O2— sistem pentru decuplarea si umplerea rapida a canistrei reutilizabile de calce sodata in timpul anesteziei, care nu permite pierderi de gaze in momentul decuplarii— conector USB pentru salvare jurnale alarme, jurnale erori, jurnale comenzi, etc.Configuratia:Instrumente clinice pentru asigurarea protectiei pulmonare intra-anestezice:1) Minitrend grafic pentru complianta pulmonara afisat pe ecran, simultan cu parametrii si curbele monitorizate2) Afisarea in timp real a valorii pentru complianta pulmonara3) Mod de ventilatie PSV (pressure support ventilation) cu comutare automata in SIMV si revenire automata inapoi in PSV, in functie de perioadele de apnee sau respiratie spontata ale pacientului4) Mod de ventilatie CPAP cu suport de presiune PS si cu frecventa minima garantata (daca frecventa respiratiilor spontane ale pacientului intr-un minut este mai mica decat frecventa minima garantata, ventilatorul completeaza diferenta cu respiratii obligatorii).5) afisarea in timp real a valorii pentru rezistenta in caile respiratorii cu un senzor de flux montat la piesa Y pentru ca monitorizarea sa nu fie influentata de rezistenta circuitului de furtunuri6) afisarea grupata a valorilor pentru volum curent inspirator, volum curent expirator, minut volum inspirator, minut volum expiratorSiguranta in utilizare:Alarme:— in faza de inductie (ventilatie pe masca) utilizatorul poate dezactiva complet alarmele legate de volume si de concentratia de CO2, prin apasarea unei taste— in momentul inceperii ventilatiei mecanice alarmele legate de volume si de concentratia de CO2 devin active automat— posibilitatea de activare sau dezactivare a tastei care permite ca utilizatorul sa inchida alarmele de apnee de volum in timpul ventilatiei manuale— tasta suplimentara care seteaza automat, simultan, limitele de alarma pentru volume (tidal, minut) si concentratie CO2.In timpul anesteziei Alarme pentru:— deconectare, ocluzie, depasire limite parametrii, erori de operare— presiune negativa in caile respiratorii, PEEP mare— debit inspirator sens invers, debit expirator sens invers— volumul curent expirator este mai mare decat cel inspiratorVerificari:— mesajul care indica necesitatea verificarii preanestezice zilnice a echipamentului dispare doar dupa efectuarea testarii si reapare dupa 24 de ore— autotestare automata la pornire Protocol pentru verificarea preanestezica, ghidat prin imagini si texte in limba romana, care include urmatoarele testari:— testare scurgeri (verificare ventilator, burduf, surse alimentare cu gaz, scurgeri circuit de respiratie in timpul ventilatiei mecanice, complianta tubulatura pacient)— testare scurgeri vaporizor activ— verificare unitate reglare debite gaze— verificare scurgeri tubulatura si balon ventilatie manualaEtapele testarii preanestezice se pot efectua si separat (ex. doar verificare scurgeri balon ventilatie manuala)Siguranta livrare gaze: optional aplicatie software pentru evitare hipoxiei in cazul anesteziei cu flux scazut, care sa afiseze grupat pe ecran, simultan cu parametrii si curbele de anestezie, urmatoarele informatii:— optional fluxul minim aproximativ de oxigen necesar pentru mentinerea unei concentratii inspiratorii de oxigen FiO2 preselectata de catre utilizator (valoare si grafic)— optional flux O2 setat, flux total O2 (valoare si grafic), flux gaz proaspat, flux Sevoflurane pe ora (valoare si grafic).Tasta pentru intreruperea curgerii gazului din circuit pentru un minut, in vederea deconectarii pacientului. Ventilatia mecanica reincepe cu ultimele setari dupa trecerea perioadei de un minut sau dupa o a doua apasare a tastei.Ecran touchscreen cu diagonala de 15" - tasta fixa pentru blocarea functiilor touchscreen in vederea curatarii - optional permite afisarea simultana pe ecran a trei forme de unda (ex. presiune-timp, flux-timp, etCO2-timp) cu trei minitrenduri alaturate formelor de unda si cu bucla presiune-volum (PV loop)— afisare parametrii standard anestezie (presiuni, volume, concentratii gaze, etc)— setare luminozitate ecran si luminozitate butoane aditionale, pe diferite niveluri de intensitate— viteza formelor de unda pe ecran reglabila pe doua niveluri— afisare valoare MAC— monitorizare consum agent anestezic precum si volume de O2, Aer si N2O consumate— afisare cronometru cu functie de pornire/oprire/resetareSalvare configuratii presetate pentru inceperea anesteziei:— ordinea si culoarea formelor de unda pe display— parametrii de ventilatie (mod de ventilatie, valori de pornire, limite de alarma de inceput, etc) cu care sa inceapa anestezia corespunzatoare tipului de pacient ales (adult, pediatric, etc)— detectie automata agent anestezic utilizat— baterie (acumulator) pentru 90 de minute de functionare Moduri de ventilatie:— Volume Controlled, Pressure Controlled (PCV) - In PCV aparatul permite livrarea de volume incepand cu 5 ml, conform cu setarile efectuate— PCV cu volum garantat— SIMV controlat in volum, cu suport de presiune pentru respiratia spontana PS— SIMV controlat in presiune, cu suport de presiune pentru respiratia spontana PS— SIMV controlat in presiune, cu volum garantat si cu suport de presiune pentru respiratia spontana PSCircuitul pacient autoclavabil:— urmatoarele componente ale circuitului pacient sunt dezinfectabile: senzorii de flux (inspir, expir), canistra pentru var sodat, circuitul de furtunuri de ventilatie, valva APL, burduful de ventilatie mecanica— incalzire electrica integrata in senzorii de flux pentru evitarea acumularii de condens in interiorul acestora— volum redus al circuitului pacient, 3000 ml +- 10 % inclusiv cu canistra autoclavabila pentru calcea sodata, pentru o viteza de reactie cat mai mare in cazul necesitatii modificarii amestecului de gaze anestezice— balonul pentru ventilatia manuala este decuplat automat din circuit cand se comuta pe ventilate mecanica obligatorie Interfata pentru controlul amestecului de gaze anestezice (O2, Aer, Sevoflurane)Debitmetre mecanice cu mixer electromecanic pentru livrare O2 si Aer:— valoarea fluxului setat pentru O2 si Aer este afisata pe un display electronic, deasupra butoanelor de control Pe display-ul touchscreen al aparatului de anestezie sunt afisate grupat urmatoarele informatii descre amestecul de gaze livrat:— bargraph pentru fluxul de O2 si Aer— valorile setate pentrul fluxul de O2 si Aer - fluxul total de gaz proaspat (O2+Aer)Debitmetru mecanic de siguranta pentru indicarea fluxului total de gaz proaspat (O2+Aer) optional iesire auxiliara suplimentara pentru livrarea direct catre pacient a unui amestec Aer-O2 cu debitul si concentratia dorite, cu functiile: - comutator pentru trecerea rapida de la circitul inchis de ventilatie la iesirea auxiliara pentru amestecul de Aer+O2 - tasta rapida livrare 100 % O2 - tasta rapida livrare amestec Aer+O2 - afisare debit total Aer+O2 si procentul de O2 din debitul de gazTransportul vaporizorului incarcat cu Sevoflurane se poate realiza in orice pozitie, inclusiv intors 180 grade, fara risc de pierderi gaz anestezicDESCRIERE TEHNICA MONITOR FUNCTII VITALECaracteristici generale:— Software de operare si mesaje de alarma in limba romana— Ecran touchscreen capacitiv cu diagonala de 12 inch si rezolutie 1280 x 800 pixeli— Sase canale pentru formele de unda, afisate simultan— Inregistrari pentru 168 de ore:— trenduri grafice— trenduri tabelare— scala reglabila de la 20 de minute pana la 168 de ore si cursor pentru parcurgerea trendurilor— Monitorul inregistreaza evenimentele de alarma impreuna cu data, ora si motivul generarii evenimentului— Utilizatorul poate seta ca anumite evenimente de alarma sa creeze si o imagine video cu forma de unda (snapshot)— tasta pentru inregistrarea manuala a unui snapshot (instantaneu) cu functiile vitale monitorizate— memorie pentru 200 de snapshoturi (instantanee)— posibilitate afisare continuua minitendinte de 5 sau 30 de minute— Portabilitate: - baterie care asigura 3 ore de functionare— maner integrat pentru transport— certificat „drop test” de la inaltimea de 75 cm— indicator pe ecran pentru nivelul de incarcare al bateriei— baterie de rezerva cu buton de testare integrat si indicator cu leduri pentru nivelul de incarcare— bateria se poate inlocui de catre personalul spitalului, rapid, apasand si tragand afara capacul compartimentului bateriei— Conectivitate:— conector DVI pentru conectare unui display secundar— conector cablu echipotential— conector retea (ethernet)— conector USB pentru exportarea urmatoarelor date: - profile salvate, jurnale— Monitorul permite salvare a 7 profile diferite— In cadrul fiecarui profil de se pot

title: Ecograf portabil_2 buc

description: Scanner cu Ultrasunete Portabil multidisciplinarSistem mobil ultraportabil dedicate examinarilor in urgenta vasculare, cardiace, musculoskeletale, structuri nervoase periferice, transcaniale.Descriere tehnica generala: echipamentul va fi minimalist reducandu se doar la o sonda ecografica cu aplicatii diverseSonda se va putea conecta la orice dispozitiv mobil inclusiv laptop/ tableta sau telefon inteligent si va putea afisa in conditii de urgenta imagini ecografice diagnosticeConfiguratia de livrare va include:Sonda liniara de tip vascularSonda convexa- optional optional upgradabil in viitorSonda cardiaca adult- optional upgradabil in viitorSonda liniara cu frecventa de minimum 12- 4 si cu aplicatii de tip scanare tesut moale, vascular, vascular superficial, musculoskeletal, pulmonarPoate efectua scanari de tip 2D, doppler color, M modeAprertura minima a sondei 32 mmOptional Sonda convexa cu frecventa de minimum 5- 2 si cu aplicatii de tip scanare abdominala, vezica urinara, ObGyn si pulmonarPoate efectua scanari de tip 2D, doppler color, M modeAprertura minima a sondeii 50 mmOptional Sonda cord adult cu frecventa de minimum 4- 1Poate efectua scanari de tip 2D, doppler color, M modeCompatibilitate Android/ IOSConfiguratie de livrare:Sonda convexa- 1 bucDisplay cu sistem de operare compatibil- 1 bucGeanta de transportCondiţii privind conformitatea cu standardele relevanteAparatul sa aibă marcaj CE.Service in garantie: perioada 1 anTimp maxim de interventie in perioada de garantie: 48 ore.Asigurare piese de schimb minim 8 ani in perioada de post- garantieInstalare si punere in functiune: de catre departamentul de service al furnizoruluiManual de operare în limba română si englezaCurs de utilizare aparat:Personal medical – la sediul beneficiarului pentru personalul utilizatorPersonal tehnic: 1 persoana.

title: ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-FIX_2 buc

description: CONFIGURAȚIE ECHIPAMENT SI CERINȚE TEHNICEI. CONFIGURATIE ECHIPAMENT:I.1. Masa pacient – 1 buc.I.2. Coloana port-tub – 1 buc.I.3. Colimator – 1 buc.I.4. Stand vertical – 1 buc.I.5. Generator înaltă tensiune – 1 buc.I.6. Tubul de raze X – 1 buc.I.7. Detector digital pentru masa – 1 buc.I.8. Detector digital pentru standul vertical – 1 buc.I.9. Consola achiziție imagini – 1 buc.I.10. Stație multimodalitate de vizualizare si diagnostic – 1 buc.I.11. Imprimanta laser cu 3 sertare pentru filme radiologice de dimensiune 20x25 cm, 25x30 cm, 35x43 cm– 1 buc.II. CERINTE TEHNICE:II.1. Masa pacientTip: flotanta in 4 direcții, cu înălțime fixa cuprinsa intre 650 – 700 mmDimensiune blat: min 2200 x 750 mmCursa transversala blat masa: min. +/- 125mmCursa longitudinala blat masa: min. +/- 450mmGreutate suportata minima pacient: 250 kg.SE VA SPECIFICA GREUTATEA MINIMA PACIENT SUPORTATAAtenuare blat masa: max. echiv. 1,5 mm Al@100 kVAutomat de expunere cu 3 camere de ionizareGrila antidifuzoare minim R10:1, 100 lpi, F100cmII.2. Coloana port-tubPrindere pe podeaRotație tub radiogen in jurul propriei axe: min. ±135˚Frână electromagnetica mișcări coloanaCursa longitudinala coloana minim 2100 mmCursa laterala ansamblu tub radiogen: minim 210 mmCursa verticala ansamblu radiogen fata de podea in intervalul minim 450 – 2000 mmDAP-metru pentru afișare doza radiații pacientRotație coloana in jurul propriei axe in pas de 90˚II.3. ColimatorCâmp iluminare minim 43x43 cm @ 100 cm SIDIntensitate luminoasa minim 160 lux @ 100 cm SIDRadiație de scăpare: max. 100 mR/oraII.4. Stand verticalÎnălțime coloana: maxim 2200 mmCursa verticala a centrului suportului port-detector fata de podea: intre minim 450 si 2000 mmGrila antidifuzoare minim R10:1, 100 lpi, F150cmAutomat de expunere cu 3 camere de ionizareFrână electromagneticaII.5. Generator înaltă tensiunePutere min. 51 kWIntervalul de intensitate curent va fi selectabil in intervalul minim 10-640 mATimpul de expunere va fi selectabil in intervalul minim 1 ms - 10 sPrograme anatomice editabile: minim 1280AEC inclusII.6. Tubul de raze XAnoda rotativa cu unghi max. 120Tensiunea maxima: min 150 kVPata focala filamente: 0,6 – 1,2 mmCapacitate termica anodica: min. 300 kHUII.7. Detector digital cu cablu pentru masa pacientMasa pacient va fi dotata cu un detector digital cu cablu 43x43 cm (17x17 inch)Grosime maxim 15mmDetectorii sa poate fi utilizați cu acumulatori reîncărcabiliMatrice activa: min. 2830 x 2830 pixeliDimensiune pixel max. 150 μmPrevizualizare imagine – max. 2secAfișare imagine procesata pe consola – max. 7 secDecupare automata a imaginii la dimensiunea colimataGreutate detector: maxim 3.7 kgDQE (1mR, 0cyc) min. 45 %II.8. Detector digital cu cablu pentru standul verticalStandul vertical va fi dotat cu un detector digital cu cablu 43x43 cm (17x17 inch)Grosime maxim 15mmDetectorul sa poate fi utilizat cu acumulatori reîncărcabiliMatrice activa: min. 2830 x 2830 pixeliDimensiune pixel max. 150 μmPrevizualizare imagine – max. 2secAfișare imagine procesata pe consola – max. 7 secDecupare automata a imaginii la dimensiunea colimataGreutate detector: maxim 3.7 kgIn mod wireless, frecventa wireless de transfer 5.2GHzIn mod wireless, din motive de securitate Access Point trebuie sa suporte Wireless Lan SegmentationSecuritatea Access Point-ului trebuie sa fie WPA2-PSK encriptat cu Advanced Encryption StandardNu se vor transfera informații pacient intre Access Point si detector – se va prezenta broșura sau declarație producătorIn mod wireless, putere de transfer max. 12.3dBmIn mod wireless, gama Wireless: max 10m intre detector si access pointII.9. Consola achiziție imaginiHDD min. 1 TBProcesor min. Intel Core i5, sau echivalentRAM min. 8 GBSistem de operare min. Windows 10 Pro x64, sau echivalentMonitor diagonala minim 17’’, minim rezoluție 1280x1024In cazul utilizării flat panel-ului in mod wireless, rata de transfer intre consola si flat panel sa fie max 35MbpsLimbi disponibile standard min. Engleza si RomanaConsola generator integrata in consola de achiziție imaginiPachete software si funcționalitățiDicom Modality Worklist Management Software - licență opționalaDicom Storage Commitment Software - licență opționalaDicom Modality Peformed Procedure Step Software - licență opționalaProcesare Multi-objective – licență activaAutomatic Image Stitching – licență opționalaÎnnegrirea regiunilor din afara zonelor colimate - licență activaÎnlăturarea grilei de pe imagine - licență activaDICOM Print – licență activaInscripționare CD/DVD - licență opționalaPosibilitate de tipărire pe film cu compunere libera a filmului - licență activaMăsurare precisa a regiunii de interes cu posibilitatea de a obține simultan următoarele date: coordonate început si sfârșit, lungime si lățime, suprafață, valoare mean pixel, valoare median pixel si valoare standard deviation – licență opționalaPosibilitate de a exporta studiile in format PDI (Portable Data for Imaging) – licență opționalăAfișarea imaginii curente de pe consola si pe un alt computer aflat in rețeaua spitalului – licența opționalăVizualizarea ecranului consolei si de pe terminale mobile – licență opționalăQuality Assurance care sa permită detecția mișcării pacientului si minim 4 nivele de atenționare – licență opționalăGrila virtuala software – licență activaPosibilitate de modificare in cadrul Grilei virtuale a minim următorilor parametri:1. rația grilei2. rezoluția in linii/cmProcesare corecție densitate automata – licență activaProcesare noise automat – licență activaProcesare dynamic range automat – licență activaProcesare frecventa imagine automat – licență activaProgram de asigurare a calității disponibil utilizatoruluiSE VOR SPECIFICA TESTELE SI VERIFICARILE DE ASIGURARE A CALITATIIConformitate DICOM part 14II.10. Stație multimodalitate de vizualizare si diagnosticCerințe minime pentru software/hardware:Intel Core i5, min. 2.6GHz dual‑core - sau echivalenteMin. 8 GB, RAMSpațiu de stocare minim 1TBModul wireless 802.11ac si bluetooth 4.0Sa aibă monitor medical TFT IPS min. 610mm diagonala, rezoluție nativa min. 1920x1200, pixel pitch maxim 0.27x0.27, 10 bit, 350cd/m2, senzor luminozitateSoftul sa permită gestiunea fișierelor si a bazei de date pacienți cu următoarele caracteristici:• posibilitate modificare font afișare• posibilitate de a adăuga comentarii in baza de date a pacienților• baza de date sa fie configurabila pe diferite nivele de interes: studii; serii; imaginiSa aibă posibilitate de ștergere automata studii in cazul când sunt îndeplinite condițiile disparate sau cumulate:• Data achiziției studiului este mai vechi de o perioada configurabila de timp;• Nu au fost accesate pe o perioada configurabila de timp;• Daca spațiul pe disk scade sub o anumita valoare configurabila la o limita impusa;• Daca câmpul de comentarii conține sau nu conține un cuvânt cheie definit si configurabilSa aibă posibilitate de a seta ștergerea bazei de date la fiecare pornireSa aibă posibilitate de a alege daca un CD/DVD este afișat la introducere ca o sursa separata sau este importat automat in baza de date paciențiSa aibă posibilitate de DICOM PrintSa aibă posibilitate de Print standard si export PDF cu previzualizareSa aibă posibilitatea unui text standard in antetul filmuluiSa aibă posibilitate export imagini DICOM pe CD/DVDSa aibă posibilitate pentru „Report Template” si „DICOM SR”Sa aibă posibilitate de accesare print protocol HTTP ca si Web Server; gestiune utilizatori si configurare/personalizare a paginilor webServerul web sa permită modificarea portul de acces pentru securizareServerul web trebuie sa poate fi configurat si ca server secure HTTPSSa permită configurarea modului de accesare a datelor – ca si utilizator autentificat sau fără autentificareSa permită configurarea drepturilor utilizatorSa permită filtrarea studiilor pe care un anumit utilizator le poate vedea pe baza filtrării tag-ului referringPhysican (un anumit medic își poate vedea doar pacienții lui)Utilizatorul serverului web sa poată fi anunțat pe email atunci când un studiu nou este disponibil pentru elSa permită accesarea bazei de date pacient pe baza ID pacient ca si nume utilizator si data nașterii ca si parolaSa aibă posibilitatea de a seta căutarea pe toate nodurile DICOM configurate a studiilor comparative pentru pacientul selectat si afișarea automata a acestoraSa se poată interoga Q/R noduri DICOMwebSa se poată conecta la noduri DICOMweb protejate cu nume utilizator si parolaSa aibă 2D ViewerSa permită prelucrarea imaginii si sa aibă minim următoarele posibilități de prelucrare:• Filtre de convoluție• Unghi Cobb• oglindire (flip orizontal si vertical)• afișare meta-data – prin afișarea tuturor câmpurilor DICOM asociate la imaginea afișată• Imagini cheie• Colimare digitala• Substracție• Rotiri 0o, 90o, 180o• Window level• Pan• ZoomSa aibă posibilitate de export a imaginilor si a filmelorSa aibă posibilitatea de definire a regiunilor de interes (ROI) min. segment, unghi, text, săgeți, sfera, poligon deschis sau închisSa aibă posibilitate de post-procesare prin tehnica „Fly Thru” sau similarSa aibă minim următoarele funcții 3D:• 3D Randare volum• 3D Randare suprafață• 3D MIP (maximum intensity projection)• 3D MinIP• 3D MPR (mutiplanar reformatting) reeșantionat pe baza unei matrice de rotație• 3D MPR reeșantionat pe baza unui plan curb arbitrar• Înlăturare țesut osos• Decupare volum 3D• Fuziune imagini• 3D Endoscopie• „Fly Thru” minim in 3D Endoscopie, 3D Randare volum, 3D MIP (maximum intensity projection), 3D Randare suprafațăModul 2D Orthogonal MPR cu minim următoarele funcții:• Window level• Opacitate• Grosime• Lățimi/Înălțimi• Oglindire volum (flip)Sa aibă funcție 3D Curved MPR Viewer cu următoarele facilități:• Straightened Rendering• Stretched Rendering• Curved MPR E

title: ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE_1 buc

description: CaracteristiciAnalizor automat de hematologie 5-Diff nou cu determinare de eritroblaștiMetode de măsurare: impedanță pentru determinare eritrocite și trombocite, fotometrie pentru determinarea hemoglobinei, citometrie în flux cu laser cu coloranți fluorescenți pentru leucocite, 5-diff și eritroblaștiEritroblaștii să se determine implicit, fără reactivi suplimentariCapacitate de lucru: minim 100 probe/orăCapacitate de încărcare: minim 50 probe prin autoloaderSă poată lucra din microtuburi de 1,5 și 0,5 mlVolumul de sânge utilizat: maxim 80 ul pentru sânge venos și maxim 40 ul pentru sângele capilarPrelevarea probei să fie posibilă atât prin autoloader cât și prin sistem deschisSă aibă următoarele moduri de testare: CBC, CBC+DIFFSă raporteze minim următorii parametri: număr leucocite; limfocite, monocite, neutrofile, eozionfile, bazofile, granulocite imature - în număr absolut și procentual; număr eritrocite, hemoglobină, hematocrit, VEM, HEM, CHEM, RDW-CV, RDW-SD, eritroblaști în număr absolut și procentual, număr trombocite, volum trombocitar mediu, plachetocrit, macrotrombocite număr absolut și raportSă genereze scatergrame 3D pentru vizualizarea mai facilă a subpopulațiilor leucocitareSă poată determina celularitatea din LCR, lichide peritoneale și pleurale (nr. total leucocite, nr. total de celule, nr și procent celule mononucleare, nr și procent celule polimorfonucleare, nr. eritrocite)Să dispună de diferite programe QCFișierele QC să aibă o capacitate de minim 365 rezultate/fișierSă aibă funcție de retestare automată prin recircularea stativului, fără intervenția operatoruluiOperare prin ecran tactil, de preferință și printr-un calculator externSă permită comunicare LIS bidirecționalăSă dispună de minim 4 porturi USB (tastatură, imprimantă, cicitor cod de bare extern, transfer de date)Domeniul de linearitate minim: 0-500 x 109/l pentru leucocite, 0-8.5 x 109/l pentru eritrocite, 0-250 g/l pentru hemoglobină, 0-75 % pentru hematocrit, 0-5000 x 109/l pentru trombocitePrecizia minimă (CV): 2,5 % pentru leucocite, 1,5 % pentru eritrocite, 1,0 % pentru hemoglobină, 1,5 % pentru hematocrit, 4,0 % pentru trombociteSă aibă format desk-topControlul de calitate atât pentru CBC-DIFF cât și eritroblaști să se efectueze din același material de controlAnalizorul sa fie livrat impreuna cu un aparat automat de efectuare frotiuri sanguine si un analizor automat de VSH, avand urmatoarele caracteristici tehnice:a)Aparat automat efectuare frotiuri sanguine— instrument pentru efectuarea automată a frotiurilor și colorarea lor— capacitate de lucru: minim 100 frotiuri/oră— volum probă de maxim 200 μl— posibilitate de efectuare frotiuri din sânge capilar, volum utilizat sub 50 μl— capacitate de încărcare lame: minim 150-180 lame— să ajusteze automat volumul de sânge utilizat, unghiul și viteza de etalare în funcție de consistența sângelui, pentru a optimiza calitatea frotiului— să accepte mai multe protocoale de colorare (minim May-Grunwald-Giemsa și Wright-Giemsa)— să dispună de imprimantă incorporată capabilă să printeze pe lame coduri de bare 1D, 2D și informații alfanumerice— să permită reutilizarea coloranților pentru reducerea consumului acestora— să efectueze uscarea frotiurilor după colorareb) Automat VSH— 20 canale de citire— sa permita conexiune la imprimanta— sa permita atasarea de cititor coduri de bara— sa utilizeze tuburi de recoltare de 1.6 ml sau 1.5 ml— memorie interna pana la 500 rezultate— detectare mecanica/optica— soft intern— sistem intern de management al calitatii— max 6 kg greutateSe vor detalia costurile reactivilor in conditiile achizitionarii aparaturii medicale. Se va face conexiunea in sistemul Info-World

title: Aparat vizualizare vene (Vein finder)_3 buc

description: CaracteristiciEchipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în RomâniaDeclaratie de conformitateSistem de management al calitatii EN ISO 9001:2008 pentru ofertantSistemul de Management al Calitatii privind Dispozitivele Medicale – cerinte pentru conformitati ISO 13485:2003 pentru producatorDirectiva pentru Dispozitive Medicale 93/42/EEC (directiva privind echipamentele medicale, marcajul CE pentru Europa)Ofertantii au obligativitatea sa prezinte dovada de la producator ca sunt reprezentantul legal pe teritoriul Romaniei pentru distributie si serviceReprezentantul SERVICE al producatorului in Romania sa aiba implementat un sistem de management al calitatii certificat ISO 9001 privind repararea acestor echipamente (sa se ataseze o dovada in acest sens)Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (sa se ataseze o dovada in acest sens)Se va face dovada că există un service autorizat pentru acest tip de aparat având sediul in România si aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de service. Se vor anexa copii ale avizelor in termen de valabilitate la data furnizarii.Dispozitiv vizualizare vene adulti si copii – 3 bucDispozitiv de vizualizare vene care foloseste principiul absortiilor diferitor lungimi de unda, de catre sange si tesuturile periferice,afisand imaginea prin conversia fotoelectrica si procesarea imaginiiDispozitivul sa ruleze pe sistem de operare windows care sa permita achizitionarea constanta de imaginiDispozitivul sa aiba mai multe moduri de lucru: Modul de ajustare culoare, Modul ajustare luminiozitate, Modul de modificare de backround, Modul de ajustare a adancimii de recunoastere, Modul copii, Modul Stand-byModul de ajustare culoare: posibilitatea de modificare a culorii in Verde, Alb, Rosu, de la butonul de pe dispozitivModul de ajustare a luminozitatii: permite modificarea intensitatii luminoase a proiectiei conform circumstantelor ce permite o utilizare mai usoara, de la butonul de pe dispozitivModul de ajustare backgroud: posibilitatea schimbarii background-ului prin apasarea butonului „ BWCC” (Alb- Negru) prin schimbarea puternica a contrastului pentru identificare mai usoara a venelorModul de ajustare a adancimii de recunoastere: posibiitatea ajustarii adancimii de vizualizare pentru vena de referintaModul Copii: posibilitatea afisarii venelor la copii raportate la dimensiunea venelor acestora cu o scala apropiata si reduce interferentele pentru o siguranta mai buna.Modul Stand-by: modul de asteptareMod de afisare TFT cu rezoutie minim 824*480 pixeliAdancimea de identificare vene pana la 15 mmLungime de unda IR 850 nmDupa expirarea timpului de astptare de minim 180 minute aparatul sa se opreasca automat.Ajustare luminozitate 1W - 20 Lumen ajustabilDistanta de proiectie min 25cm – max 35cmCulori de proiectie: alb, verde, rosuModuri de lucru: Normal (adulti), Mod Copil, Mod de inversie culoriRecunoasterea profunzimii se realizeaza prin marcare a trei nivele de adancimeSistemul de operare a dispozitivului sa fie pe Win 8.1Sursa de lumina IR sa aiba lungime de unda cuprinsa intre 750nm ~950nmDispozitivul sa poata functiona atat de la baterie cat si de la priza.Disozitivul sa aiba baterie cu durata de viata de minim 3,5 hTimp de incarcare a bateriei 4 hDispozitivul sa poata fi atasat unui carucior de transport cu 5 roti atat pentru tranportul dispozitivului cat si pentru fixarea acestuia pentru lucru (optional)Transportul echipamentelor medicale la sediul unitatii cade în sarcina furnizoruluiFurnizorul are obligatia de a ambala corespunzator aparatul astfel încat acesta să facă faţă la manipularea pe timpul transportului si sa ajunga în stare buna la destinatia finalaDispozitivul de identificare vene cu carucior de transport cu functie de fixare a dispozitivului inclus – 3buc.Livrarea se va face la sediul unităţii beneficiareDispozitivul sa aibă manual de utilizare în limba română şi în originalLa receptia produsului fiind obligatorie prezenta cel putin a unui delegat împuternicit al furnizoruluiRecepţia se va efectua la destinaţia finală. Dacă produsul inspectat nu corespunde specificaţiilor sau sunt deterioarate, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, de a înlocui produsele necorespunzatoare.Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivuluiGaranţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, se va anexa o declaraţie în acest sensÎn perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţieAsigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrăriiLivrarea la locul de montaj cu toate operatiile pe care le presupune aceasta (transport, dispozitive de ridicat si manipulat echipamentele), precum si instalarea, montajul, punerea în funcţiune a echipamentelor, instruirea personalului operator, vor fi asigurate de catre furnizor cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 24 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar, iar timpul de nefunctionare al echipamentului va fi de maxim 7 zile.După punerea în funcţiune şi efectuarea probelor functionale se va întocmi „Procesul-verbal de instalare si punere în funcţiune”, semnat de ambele părţi. Instruirea personalului medical se va face de către specialişti ai furnizorului

title: Nebulizator mobil dezinfectie aeromicroflora_15 buc

description: Specificatii tehniceUmidificator cu ultrasunete care foloseste oscilatia electronica de inalta frecventa care, prin rezonanta cu ultrasunete, rupe structura moleculara a apei generand astfel vaporiEcran tactil LCDPatru iesiri de vapori din Mist, cantitate de vapori de pana la 1800 ml/h, suprafata acoperita 80-120mpCompatibil cu dezinfectanti speciali care ucid bacteriile si virusurileRecomandat pentru clinici stomatologice, spitale, birouri, fabrici sau incaperi de mici dimensiuni.Alimentare: 220v 50HzPuterea umiditatii: 1800ml / hCapacitate: 13litriNivel de zgomot 58dbSuprafata acoperita 80-120 mpGreutate: 5 kgSpecificatii de livrareNebulizator pentru dezinfectie spatii si suprafeteTransportul gratuit la sediul beneficiaruluiInstalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiaruluiInstruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivuluiGaranţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune,În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţieAsigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrăriiTimpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar

title: Osteodensitometru_1 buc

description: Osteodensitometru cu: detector cu tehnologie de ultima generatie ce asigura evidentierea detaliilor subtile la o doza redusa de radiatie, datorita numararii fiecarui foton ajuns pe detector si tehnologie de transmitere a fasciculului de raze X ce ajuta la reducerea artefeactelocr de magnificare (dimensiunea structurilor anatomice este independenta de distanta fata de masa), distorsiunilor, dozei de radiatie, timpului de examinare si imbunatatirea preciziei, detectarii compozitiei corporale.CONFIGURATIETubul de raze XDetector digitalMasa de examinareComputerAplicatii software si caracteristiciConectivitateParametrii sistemCARACTERISTICI TEHNICETubul de raze XDatorita principiului de scanare cu unghi ingust si a algoritmului de reconstructie, imaginea obtinuta nu este supusa artefactelor de magnificare si distorsiuneGenerator stabil care utilizeaza permanent si simultan doua energii constante de iesireFiltru care absoarbe fotonii cu energii medii, pentru a proteja pacientii de expunerile inutile.Detectorul digitalRezolutie si precizie imbunatatite datorita tehnologiei de numarare a fotonilorAnaliza simultana a fotonilor cu energii diferiteMasa de examinareMasa de examinare fixa, pentru eliminarea erorilor mecanice legate de miscarea acesteiaDimensiune: minim 2.60 m x 1.07 m x 1.25 mGreutatea maxima acceptata: minim 155 kgSistem de pozitionare cu laser a pacientuluiSpecificatiile computerului:Memorie hard disk: minim 1 TBMonitor minim 22” cu matrice de minim 1900 x 1000 x 32 bit colorProcesor minim Intel Core i3Minim 8 GB RAMMinim Windows 10Aplicatii software si caracteristiciAplicatii clinice:Modul software de personalizare a populației de referința (romana) si compararea acesteia cu rezultatele obtinute pentru alti pacientiAplicatie ce permite evaluarea DMO a coloanei lombare in incidenta APEvaluarea DMO a femurului si femurului dualEvaluarea densitatii minerale osoase la nivelul antebratului, inclusiv in pozitie de supinatieModul software care permite masurarea DMO pentru intregul corpModul software care permite evaluarea compozitiei corporaleEvaluarea riscului de fractura in urmatorii 10 ani (FRAX) cu populatie de referinta romaneascaPosibilitatea de upgrade cu modul software care permite codarea color a imaginilor compozitiei corporalePosibilitatea de upgrade cu aplicatii pediatrice: intregul corp (varsta 0-20), femur, coloanal APPosibilitatea de upgrade cu modul software care permite evaluarea tesutului adipos visceral din regiunea androida cu definirea automata a regiunii masurate si cuantificarea rezultatelor, similar examinarilor CT, metoda cu care are o buna corelare.Modul software care permite analiza AP Spine + Dual Femur intr-o singura expunere fara repozitionarea pacientuluiModul software care permite analiza DMO a coloanei vertebrale in proiectie laterala si AP si efectuarea morfometriei.Reducerea timpului de lucruCompararea imaginilor obtinute cu cele ale examinarilor anterioarePosibilitatea setarii mai multor masuratori intr-un singur examen clinic pentru reducerea apasarii butoanelorPrevizualizarea imaginilorReducerea dozei de radiatie prin expunerea doar a zonei de interesFunctie care permite optimizarea suprafetei de scanare pentru reducerea timpului de achizitie si a dozei de radiatiePosibilitatea de export a bazelor de date in format ExcelRaportareRaport cuprinzător prin emiterea de scoruri T și ZPersonalizarea regiunii de interesInstrumente de raportare avansate, configurabile de catre utilizatorPosibilitatea de a crea o baza de date de referinta pentru a putea compara examenele clinicPosibilitatea de upgrade cu modul software de verificarea automata a: pozitionarii, marginilor oaselor, artefactelor, DMO anormale, regiunii de analizaFantoma de calibrare ce contine cel putin 3 standarde pentru DMO si 3 standarde pentru tesut adipos, cu acoperirea gamei antropomorficeBaza de date de referinta NHANESConectivitateDICOMHL7Accesul mai multor utilizatori la bazele de date (minim 1-3)Baza de date SQLOptional: Modul de raportare care contine mai multe modele de rapoarte, cu posibilitatea de editare a acestoraImprimantaParametrii sistemTimpul de scanare in modul standard:Timp de scanare coloana AP: maxim 30sTimp de scanare femur si femur dual: maxim 30s, respectiv 55 sTimp de scanare antebrat: maxim 22sTimp de scanare intregul corp: maxim 300sTimp de scanare DMO lateral: maxim 58sDoza de radiatie in modul standardColoana AP: 37 μGyFemur: 37 μGyAntebrat: 2 μGyIntregul corp: 0,4 μGyDoza de radiatie redusa pentru operator: Maxim 0,4 mR/h la 100 cm de aparatCARACTERISTICI GENERALEEchipamentul indeplineste toate conditiile legale pentru punerea pe piata dovada fiind:Declaratia de conformitate CE pentru produsToate certificatele sunt in termen de valabilitate.Instalarea, punerea in functiune, instruirea si service-ul in perioada de garantie se asigura de catre furnizor cu personal autorizat de producatorSistemul se va livra cu paravan de protectie radiologica și mobilierPerioada de interventie va fi de maxim 48 oreProducatorul va furniza piese de schimb 10 ani de la data livrariiFurnizorul asigura la livrare autorizatia de securitate radiologica pentru produs sau autorizatia de furnizare emise de CNCAN si manualele de utilizare ale aparatului in limba romanaEste inclusa scolarizarea personalului medical si tehnic.

title: MICROSCOP LABORATOR_1 buc

description: Caracteristici solicitateMicroscop prevazut cu— Sursa de iluminare transmisa LED, care dezvolta dezvolta iluminare uniforma si de acceas intensitate pe tot campul visual,— Prevazut cu lentil de tip “Fly-eye” sau echivalent,de dezvolta imagini luminoase si uniforme pe toata suprafata campului vizual, inclusive periferii plane, chiar si la magnificarile mariEste prevazut cu sistem de refocusare actionat prin apasarea mesei microscopului, masa microscopului sa poate fi coborata, apasand-o in jos, pentru a schimba specimenul sau uleiul de imersie, iar aceasta sa revine la pozitia initiala dupa ce se inlatura mana cu care se apasa, pentru a elimina nevoia de a refocusa imaginea dupa ce a fost schimbata lama sau uleiul de imersie— Cap binocular pentru un camp vizual de 20 mm, rotabil, inclinatie de 30 grade pentru a asigura o observare confortabila si reglare distanta interpupilara incepand de la 47 mm.Posibilitate de elevare a punctului de observare al ocularelor cu 34 mm, mentinand o distanta interpupilara de 64 mmEste prevazut cu sistem de refocusare actionat prin apasarea mesei microscopului, masa microscopului sa poate fi coborata, apasand-o in jos, pentru a schimba specimenul sau uleiul de imersie, iar aceasta sa revine la pozitia initiala dupa ce se inlatura mana cu care se apasa.— Set de 2 oculare cu magnificare de 10 x cu camp vizual de 20 mm, ambele prevazute cu ajustate dioptrii si sistem de blocare al acestora.Cap revolver cu 4 pozitii pentru obiective, dispus catre corpul microscopului pentru a facilita o buna manevrabilitate a specimenelor— Masa microscop cu maner de actionare miscari pe axele x, y, situat pe partea dreapta, cursa de minim 78 mm pe axa x si minim 54 mm pe axa y.Suport de preparate detasabil pentru a facilita utilizatorului observarea rapida a preparatelor fixandule doar cu mana.Posibilitate de setare limite ale cursei de focusare, 2 pozitii cu diferenta de 2 mm intre ele, pentru a evita deteriorarea obiectivelor sau a preparatelor groase, atunci cand se utilizarea magnificari mari cum ar fi 40x.— Condensator de tip Abbe cu apertura numerica de 1.25Set obiective plan achromate cu distanta parfocala de 60 mm:— Obiectiv cu magnificare 20x, aperture numerica de 0.4, distanta de lucru de 1.2 mm— Obiectiv cu magnificare 40x, aperture numerica de 0.65, distanta de lucru de 0.56 mm— Obiectiv cu magnificare 100x, aperture numerica 1.25, distanta de lucru de 0.23 mm, prevazut cu sistem de protectice prin arc a lentilei.Maner de treasport construit in standul micrcoscopuluiAmprenta standului de 188.5 x 247.5 mm ce asigura o rigiditate ridicata si rezistenta la vibratii contribuind la obtinerea de imagini de o calitate superioara.Echipamentul este in conformitate cu prevederile:— directiva pentru dispozitive medicale de diagnostic In Vitro, - 98/79/EC— directiva pentru voltaje joase: - 2006/95/EC— Directiva EMC - 2004/108/ECGarantie 12 luniSERVICII ASOCIATE INCLUSE:Transportul pana la sediul beneficiarului.Ofertantul se obligă să asigure disponibilitatea pieselor de schimb, originale conform manualului de exploatare și întreținere.Sa se asigure instructajul personalului medical, precum si service si intretinere si in afara perioadei de garantie.

title: CT (COMPUTER TOMOGRAF)_1buc

description: Computer tomograf de inalta performanta cu aplicatii de urologie, abdomen, oncologie, torace, pulmonare pentru detectarea COVID-19, care sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice1. Gantry CTApertura gantry de minim 70 cmPosibilitate de inclinare fizica sau software de minim + 250Distanta de la punctul focal la detector sa fie de maxim 100 cmCampul de scanare de minim 50 cmDisplay integrat care sa afiseze minim urmatoarele caracteristici: indicator pentru luminile laser, nume pacient, tip de examinare2. Sistem de achizitie format din tub de raze X si detectorDetector care sa aibe o lungime efectiva pe axa Z de minim 38 mmNumarul fizic de randuri de detector de minim 64Sistemul sa fie capabil a achizitiona un numar de minim 128 proiectii/rotatie atat in mod axial cat si helicalNumarul total de elemente de detector de minim 45.000 elementeCea mai mica grosime a slice-ului achizitionat sa fie de maxim 0.75 mmNumarul de proiectii/rotatie sa fie de minim 1800Generator de inalta tensiune cu o putere de minim 48 kW-se va descrie puterea nominala fara echivalenteTensiune anodica de minim 80-135 kVCurent anodic de minim 20-400 mA-se va descrie valoarea nominala fara echivalenteTub de raze X cu doua focare cu urmatoarele dimensiuni maxime: 0.9x0.9 mm sau 0.81 mm2pentru focarul mic si 1.2x1.2 mm sau 1.44 mm2 pentru focarul mare. Valorile vor fi in acord cu standardul IEC60336:2005Capacitatea de racire a anodei la viteza de rotatie solicitata de minim 1000 KHU/minTimp de rotatie pentru orice achizitie atat in mod axial cat si helicoidal de maxim 0.4 secunde3. Masa pacientDomeniul de scanare orizontal in regim axial de minim 170 cmDomeniul de scanare orizontal in regim helicoidal de minim 150 cmPrecizia de pozitionare de maxim + 0.30 mmGreutatea de incarcare maxim admisa de minim 200 kgPitch selectabil in intervalul 0.6-1.54. Consola de achizitie4.1 Caracteristici hardware minimeProcesor cu o frecventa de minim 2.4 GHzMemorie RAM de minim 16 GBHDD de minim 500 GBMonitor de minim 19” cu rezolutie de minim 1.3 MPUnitate de inscriptionare DVD/CDMouse si tastatura4.2 Caracteristici de achizitie, reconstructie imagini si reducere doza de radiatiiPosibilitate de inregistrare manuala a datelor pacientilorPosibilitatea preluarii datelor pacientilor din sistemul informatic HIS/RISPosibilitate scanare pacient in regim de urgentaPosibilitatea afisarii de imagini reconstruite in timp real pentru verificarea achizitieiSistemul sa ofere o imagine radiologica de proiectie a pacientului pentru a facilita planificarea scanarii (topograma)Sistemul sa ofere o proiectie automata a imaginilor multiplanare in plan axial, sagital, coronal si oblicSistemul sa aibe posibilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective in plan axial, sagital, coronal si oblicPosibilitatea de a putea programa pana la minim 8 seturi de reconstructii din protocolul de scanare inainte de inceperea scanariiPosibilitatea de reducere a dozei de radiatie, prin modularea curentului anodic pentru tesuturi superificiale precum ochi, sani, daca nu se doreste scanarea in scop diagnostic pentru aceste zone.Posibilitatea modificarii automate a curentului anodic in timpul scanarii in fuctie de marimea si anatomia pacientului.Posibilitatea reducerii dozei pe directia axei z(va rugam descrieti)Posibilitatea pornirii scanarii cand substanta de contrast ajunge in zona de interesPosibilitatea afisarii informatiilor despre dozaRaport structurat de doza format DICOMSoft de reconstructie iterativa a imaginii care sa permita reducerea dozei de radiatie cu minim 40 %Soft de reconstructie a imaginii care sa permita reducerea artefactelor datorate semnalului slab precum artefactele de helixCamp de vizualizare reconstruit de minim 500 mmRezolutia spatiala pentru timpul minim de rotatie utilizand toate randurile de detector exprimata in perechi de linii/cm la cutoff 0 % sa fie de minim 19 lp/cmMatrice de reconstructie de minim: 512x5125. Statie de postprocesare5.1 Caracteristici hardware minimeProcesor cu o frecventa de minim 2.5 GHzMemorie RAM de minim 16 GBHDD de minim 500 GBMonitor de minim 19” cu rezolutie de minim 1.3 MPUnitate de inscriptionare DVD/CDMouse si tastatura5.2 Aplicatii de baza pentru postprocesare imaginiPosibilitatea accesarii si vizualizarii de imagini provenite de la alte modalitati precum MR, PETCT, RX.Posibilitatea vizualizarii imagini 3D si 4DCalculare de distante, unghiuri, adnotari, ROI, segmentarePosibilitatea renderizare volumPosibilitate de a combina pana la minim 4 volume intr-o vedere 3D si posibilitatea de a ajusta independent culori, nivel transparentaPosibilitatea de navigare prin structuri anatomice cu aer (trahee, colon)Posibilitate de contur automat pentru leziuni detectate5.3 Aplicatii postprocesare avansateAngiografie CTSetectarea automata a arterei aorte si a celor iliaceTracking automat in timp real pentru toate structurile vasculareProtocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracica si abdominala, extremitatiProtocol predefinit pentru eliminarea complet automata a structurilor osoaseMasurarea volumului trombului vascularMasuratori vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselorSegmentarea vaselor pentru analiza calitativa si cantitativa care sa includa urmatoarele masuratori: distante, volume, extractie tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza si anevrismPosibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate.Analiza pulmonaraVizualizare automata nodul pulmonarAnaliza automata a nodulilor pulmonari cu determinarea a minim urmatorilor parametri: volum, timp dublare, procent de crestere.Urmarire nodul pulmonar si posibilitate comparatie cu examinari provenite de la momente diferite de timp.Analiza oncologie – posibilitate de upgradePosibilitate de incarcare si comparare a cel putin 2 studii provenite de la acelasi pacientPosibilitate calcul RECIST, WHOPosibilitate fuziune imagini provenite de la diferite modalitati: RM, CT, PET, X-Ray, etcPosibilitate fuziune 2D si 3DPosibilitate de a combina imagini anatomice si functionale provenite de la diverse modalitatiPosibilitate generare rapoarte6. Accesorii6.1 Suport pentru pozitionare: cap axial si coronal, brate, saltea6.2 Tablou electric + router6.3 Mobilier consola de achizitie si statie de postprocesare format din masa si scaun6.4 seturi de radioprotectie format din: sort, protectie gonade si tiroida- 2 buc6.5 Posibilitate service de la distanta6.6 Injector substanta de contrast cu cap dublu6.7 Statie multimodalitate de vizualizare si diagnostic cu urmatoarele caracteristici:Intel Core i5, min. 2.6GHz dual‑core - sau echivalenteMin. 8 GB RAMMonitor medical TFT IPS min. 610mm diagonala, rezoluție nativa min. 1920x1200, pixel pitch maxim 0.27x0.27, 10 bit, 350cd/m2, senzor luminozitateSoftul sa permită gestiunea fișierelor si a bazei de date pacienți cu următoarele caracteristici:•posibilitate modificare font afișare•posibilitate de a adăuga comentarii in baza de date a pacienților•baza de date sa fie configurabila pe diferite nivele de interes: studii; serii; imaginiSa aibă posibilitate de ștergere automata studii in cazul când sunt îndeplinite condițiile disparate sau cumulate:•Data achiziției studiului este mai vechi de o perioada configurabila de timp;•Nu au fost accesate pe o perioada configurabila de timp;•Daca spațiul pe disk scade sub o anumita valoare configurabila la o limita impusa;•Daca câmpul de comentarii conține sau nu conține un cuvânt cheie definit si configurabilSa aibă posibilitate de a seta ștergerea bazei de date la fiecare pornireSa aibă posibilitate de a alege daca un CD/DVD este afișat la introducere ca o sursa separata sau este importat automat in baza de date paciențiSa aibă posibilitate de DICOM PrintSa aibă posibilitate de Print standard si export PDF cu previzualizareSa aibă posibilitatea unui text standard in antetul filmuluiSa aibă posibilitate export imagini DICOM pe CD/DVDSa aibă posibilitate pentru „Report Template” si „DICOM SR”Sa aibă posibilitate de accesare print protocol HTTP ca si Web Server; gestiune utilizatori si configurare/personalizare a paginilor web•Serverul web sa permită modificarea portul de acces pentru securizare•Serverul web trebuie sa poate fi configurat si ca server secure HTTPS•Sa permită configurarea modului de accesare a datelor – ca si utilizator autentificat sau fără autentificare•Sa permită configurarea drepturilor utilizator•Sa permită filtrarea studiilor pe care un anumit utilizator le poate vedea pe baza filtrării tag-ului referringPhysican(un anumit medic își poate vedea doar pacienții lui)•Utilizatorul serverului web sa poată fi anunțat pe email atunci când un studiu nou este disponibil pentru el•Sa permită accesarea bazei de date pacient pe baza ID pacient ca si nume utilizator si data nașterii ca si parolaPosibilitatea de a seta căutarea pe toate nodurile DICOM configurate a studiilor comparative pentru pacientul selectat si afișarea automata a acestoraSa poată interoga Q/R noduri DICOMwebSa se poată conecta la noduri DICOMweb protejate cu nume utilizator si parolaSa aibă 2D ViewerSa permită prelucrarea imaginii si sa aibă minim următoarele posibilități de prelucrare:•Filtre de convoluție•Unghi Cobb•oglindire (flip orizontal si vertical)•afișare meta-data – prin afișarea tuturor câmpurilor DICOM asociate la imaginea afișată•Imagini cheie•Colimare digitala•Substracție•Rotiri 0o, 90o, 180o•Window level•Pan•ZoomSa aibă posibilitate de export a imaginilor si a filmelorSa aibă posibilitatea de definire a regiunilor de interes (ROI) min. segment, unghi, text, săgeți, sfera, poligon deschis sau închisSa aibă posibilitate de post-procesare prin tehnica „Fly Thru” sau similarSa aibă minim următoarele funcții 3D:•3D Randare volum•3D Randare suprafață

title: Lampa bactericita UV pentru suprafete mobila_25 buc

description: Specificatii tehniceAparat de sterilizare a aerului, mobil, utilizat pentru împiedicarea infectării primare și secundare a pacienților și personalului medical cauzate de microorganisme patogene transmisibile aerogen (patogeni).Folosirea lămpilor în încăperi, în special în apropierea persoanelor infectate sau a pacienților cu deficiențe ale sistemului imunitar, reduce semnificativ probabilitatea de răspândire a infecției pe calea aerului.Creșterea nivelului purității microbiologice a aerului în aceste încăperi ajută în distrugerea și la reducerea impactului în cazul epidemiilor.Sterilizarea aerului prin radiatia UV-C se desfasoara intr-o camera de sterilizare. Aerul contaminat este tras de un ventilator printr-un filtru de prindere a prafului si a altor contaminari intr-un filtru de sterilizare.Intensitatea tubului UV-C si timpul cat aerul ramane in camera de dezinfectie sunt selectate astfel incat aerul aruncat afara din lampa este practic fara microorganisme.Viteza debitului de aer prin camera de sterilizare este selectata astfel incat sa satisfaca un raport de volum de aer pe unitate de timp favorabila.Fluxul aerului are ca rezultat o circulatie usoara a aerului in intreaga camera si astfel se dezinfecteaza aerului in intreaga camera.Poate fi folosita in prezenta personalului si a pacientilor.Putere necesara: 115 VAElemente care emit UV: 2x55WDurata de viata a becului: 8000 hCapacitatea ventilatorului: 199 m3 / hAria de sterilizare a aerului: 45-90 m3Aria efectiva a lampii:18-36 m2Alimentare: 230 V 50 HzClasa protectiei impotriva socului electric: ITipul de acoperire: IP 20Dimensiune cupola: 1125 x 215 x 130 mmDimensiune totala 6020 x 1740 x 600 mmGreutate:13.5 kg

title: Pompa de perfuzie_9 buc

title: ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-MOBIL_2 buc

description: Sistem digital mobil, cu generator de inalta frecventa si tehnologie cu detector digital wireless, cu operare pe baza de baterie incorporata, programe automate de investigatii, ansamblu tub Rx cu anod rotativ, utilizat in: neonatologie, departamentele de radiologie, urgenta, terapie intensiva, unitati de ingrijire cardiaca, Sali de operatie, ortopedie, pediatrie, camera de spital si clinici.CONFIGURATIESistem RX mobilGenerator de inalta frecventaTub de raze XColimatorDetector digital wirelessProcesare si afisare imaginiConectivitateCARACTERISTICI TEHNICESistem RX mobilSistemul RX mobil ramane in modul “stand-by” fiind gata de utilizare in maxim 20 de secunde, eliminandu-se astfel necesitatea repornirii acestuiaSistemul RX mobil permite efectuarea expunerilor in timpul incarcarii bateriei acestuiaSistemul RX mobil poate fi utilizat si in neonatologie datorita protocoalelor special create pentru reducerea dozei. De asemenea, acesta are detector special creat pentru a putea fi utilizat la toate tipurile de incubatoare.Amplitudinea maxima a zgomotului intre 50-60 dBa ajuta la minimizarea perturbarii nou-nascutilorSistemul poate fi deplasat de la maxim 4 secunde de la activareSistemul RX mobil este autopropulsat si are viteza de deplasare de pana la minim 5km/hBara de protectie frontala activeaza automat franele pentru a evita coliziunea echipamentuluiPentru siguranta sistemului RX mobil, acesta poate fi deplasat doar la activarea manerelor de catre operatorSistemul RX mobil poate fi utilizat fara detector digital pentru expunerile pe caseta sau filmTimpul maxim de incarcare a sistemului RX mobil este de 4.5 ore de la 20 % la 100 %Coloana port tub RX se poate roti minim ±270o din pozitia de parcareInaltime totala maxima a sistemului RX mobil: 194 cmLatime totala maxim 56 cmLungime totala maxim 125 cmInaltime tub la transport maxim 141 cmGreutate maxima 445 kgTimp minim de expunere maxim 4 msecDomeniu mAs: minim intre 0,2 – 630 mAsGenerator RXFrecventa generator: minim 80 kHzTub raze XAnoda rotativa cu 2 focare cu dimensiuni maxime de 0,6 mm si 1,2 mmCurent anodic pe focarul mare minim 500 mACurent anodic pe focarul mic minim 200 mATensiune nominala: minim 40-150 kVDAP metruSID: minim 63- 200 cmColimatorCu centror luminousIntensitatea campului luminous minim 160 luxColimator cu diafragma rectangularaColimatorul se poate roti minim 180o in trepte de 90oDetector digitalBateria detectorului digital se incarca automat in spatiul dedicat de pe unitatea RX mobila. Incarcarea se poate realiza si in timpul in care sistemul este pornit, dar si in modul stand by.In momentul detectarii unei conexiuni WI-Fi mai puternice, conectivitatea wireless a detectorului digital, permite comutarea semnalului fara nicio intrerupereMinim 2 detectori digitali wireless compatibili: minim 25 x 30 cm, 35 x 43 cmOfera o calitate inalta a imaginii la doze reduse de radiatiiPoate fi utilizat pentru examinarile radiografice de rutina, dar si in arii specializate: pediatrie, terapie intensiva, neonatologie.Posibilitate de upgrade cu detector digital wireless cu urmatoarele caracteristici:1. dimensiuni: minim 25 x 30 cm2. dimensiune pixel: maxim 100 micron3. matrice detector: minim 2508 x 3004 pixeli4. DQE: minim 75 %5. greutate maxima: 2 kg6. disponibil cu grila antidifuzanta cu raport al grilei de minim 8:17. bateria complet incarcata poate fi utilizata minim 2.5 oreDetector digital wireless cu urmatoarele caracteristici1. dimensiuni: minim 35 x 43 cm2. dimensiune pixel: maxim 100 micron3. matrice detector: minim 3524 x 4288 pixeli4. DQE: minim 75 %5. greutate maxima: 3.2 kg6. disponibil cu grila antidifuzanta7. bateria complet incarcata poate fi utilizata minim 5 ore sau 60 expuneri/oraInterfata cu utilizatorulButon de acces rapid care poate fi configurat de catre utilizator, pentru imbunatatirea fluxului de lucruSistemul RX mobil permite reprocesarea imaginilor post achizitie si in timpul examinarilorRapoartele pot fi setate de fiecare utilizator/grup de utilizatoriProcesarea si afisarea de imaginiModul de reducere a radiatiei imprastiate si imbunatatire a contrastuluiSistem de procesare/postprocesare a imaginilor care permite evidentierea diferitelor tipuri de tesuturi pentru un diagnostic de inalta calitateModul avansat de reducere a zgomotului pentru evidentierea detaliilorAlgoritm de reglare automata a luminozitatii si contrastuluiSoftul permite generarea de parametrii de procesare a imaginii personalizati pentru fiecare anatomieAlgoritm de reducere a interferentelor electromagnetice pentru a diminua potentialele artefacte generate de acesteaMinim 10 dimensiuni de pacientiAlgoritm de detectare a marginilor de colimareAdnotari si marcaje pe imagineRotatia digitala a imaginii, zoomAccesorii:Optional: Imprimanta de inalta rezolutie pentru printare pe filme radiologice digitaleHardwareServer· Asamblare fizică: Rack sau Tower, în funcție de infrastructura existentă· Procesor: min 8 CPU cores, instructiuni AVX;· Memorie: 16GB RAM;· HDD SATA: 1 x 1TB HDD, SATA 3 in configuratie RAID 1;· Network card Gigabit· Tastatura, mouse, cablu de alimentare;· Sistem de operare: Ubuntu OS 18.04.SoftwareCaracteristici GeneraleAlgoritm detecție patologiiDetectează 17 patologii în radiografii pulmonare și le încadrează prezența în 3 categorii de încredere: LOW, MEDIUM, HIGH.Evidențiază pe radiografia pulmonară patologiile identificate printr-un chenarAlgoritmi subtracție și supresie a ��esutului ososO Generează două imagini suplimentare în care țesutul osos este evidențiat și respectiv ascuns· Algoritm calcul CTRO Calculează automat indicele cardio-toracic și generează o vizualizare a radiografiei astfel încât acesta să poată fi validat· Algoritm scor triaj COVID19O Atribuie radiografiei un scor de la 1-6 în funcție de probabilitatea ca radiografie să conțină leziuni pulmonare asociate cu SARS-Cov2Scor 1 – COVID-19 puțin probabil: Este atribuit radiografiilor normale sau cu patologii nespecifice în COVID-19 (de exemplu: patologia diafragmului, cardiomegalie, leziuni tumorale, pneumotorax)Scor 2 – Suspiciune scăzută de COVID-19: Atribuit radiografiilor care prezintă patologie infecțioasă cu modificări de tip interstițial, bronșită sau tuberculoză.Scor 3 – Prezența COVID-19 incertă:Atribuit radiografiilor cu semne de pneumonii sau de bronhopneumonii, indiferent de zonele și extinderea acestoraScor 4 – Suspiciune înaltă de COVID-19: Atribuit radiografiilor cu procese de condensare tipice, cu distribuție periferică, dar unilaterale.Scor 5 – Suspiciune foarte înaltă de COVID-19: Scor atribuit pentru radiografiile ce prezintă procese de condensare tipice bilaterale, și în zonele periferice.Scor 6 – COVID-19: Scor atins pentru orice tip de radiografie confirmată cu PCR pozitiv (în practică, aplicația nu va ajunge niciodată la acest rezultat, neștiind rezultatul testelor PCR).· Generare de rapoarteO Generează automat un raport tip șablon editabil pentru radiografiile sănătoase (ce nu prezintă patologii identificate de algoritmi).· Aplicație web pentru vizualizarea algoritmilorO Accesibilă de pe orice browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge)O Poate fi accesată de pe toate calculatoarele spitalului conectate la rețeaua de intranet a unitații medicale.O Necesită acces la rețeaua de intranet a spitaluluiO Preia toate radiografiile din sistemul PACS sau de pe aparatul digitalO Prezintă lista pacienților și studiilor imagistice făcute în cadrul spitaluluiO Pune la dispoziție vizualizarea radiografiilor și a rezultatelor tuturor algoritmilor prezentați anteriorO Pune la dispoziție unelte standard de lucru cu radiografiile: modificarea contrastului, invert, măsurători, zoom in/zoom out.Echipamente de radioprotectie: 2 sorturi de radioprotectieConectivitateUtilizatorul poate decide eliminarea anumitor retele pentru ca sistemul RX mobil sa nu interfereze cu alte retele dedicate din spitalConectivitate DICOM prin intermediul careia se pot transmite imaginile catre dispositive de arhivare (PACS), printer, statii de lucru sau servereDICOM PrintDICOM StoreDICOM Modality Worklist ManagementDICOM MPPSDICOM Storage CommitmentCARACTERISTICI GENERALEEchipamentul indeplineste toate conditiile legale pentru punerea pe piata dovada fiind:— Declaratia de conformitate CE pentru produsToate certificatele sunt in termen de valabilitate.Instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie se asigura de catre furnizor cu personal autorizat.

title: Pulsoximetru_9 buc

description: A. CARACTERISTICI GENERALE1. STANDARDE DE CALITATE, CONFORMITATE SI SIGURANTAEchipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în RomâniaDirectiva pentru Dispozitive Medicale 93/42/EEC (directiva privind echipamentele medicale, marcajul CE pentru europa) Se va prezenta Certificatul CE precum si Declaratia de Conformitate CECertificat ISO 9001 si Certificat ISO 13485 pentru producatorSistem de management al calitatii EN ISO 9001:2008 pentru ofertantReprezentantul SERVICE al producatorului in Romania sa aiba implementat un sistem de management al calitatii certificat ISO 9001 privind repararea acestor echipamente (sa se ataseze o dovada in acest sens)Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (sa se ataseze o dovada in acest sens)B. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI1. Sistem tableta medicala wirelessTableta medicala cu sistem wireless- 9 BUCSistemul portabil fără fir oferă libertate nelimitată într-o unitate medicală modernăSistemul modular ce permite adaugarea de noi module în funcție de necesitati, cu integrare in softul propriuPosibilitatea de a adauga instrumente noi la sistem ori de câte ori este necesar, prin intermediul propriului magazin virtual al producatoruluiToate măsurătorile și datele despre pacient sunt stocate și disponibile în fișa medicală electronică încorporatăPoate fi accesat de pe un browser web sau de pe orice alt dispozitiv inteligent și oferă consultare de specialitate imediată și sigură, analiză avansată a datelor și alte instrumenteSistem de operare: MESI OS 1.0 (bazat pe Android OS)Procesor: CPU Quad ARM Cortex A53@up to 1.2 GHz per coreCititor barcode: 1D/2DDisplay minim 1280x800 px IPSCamera minim 5 MPProtectie ecran IP2xAudio: difuzor monoSecuritate: parola utilizator si PIN sau cod de verificare prin SMSSpecificatii statie dockingConectivitate: Wi-Fi 802.11b/g/n, 150 Mb/sReceptie gama de frecvente: 2402-2480 MHz; latime de banda: 40 MhzTransmitator emisie gama de frecvente: 2402-2480 MHzPutere maxima de iesire (Wi-Fi): 19.62 dBmPutere maxima de iesire (Bluetooth): 12 dBmModulatie (Wi-Fi): QPSKModulatie (Bluetooth)L GFSKAlimentare si baterie:Adaptor AC/DC FW8030M/05 (FRIWO)Intrare: 100-240 V; 50-60 HZ; 600-300 mAIesire: 5 Vdc, 5000 mATipul bateriei: Lithium-Polymer reincarcabilaCapacitate minim 8800 mAhDurata operare peste 8 ore.Conditii de operare:• temperatura: 10-40 grade Celsius• umiditate: 25-85 %• presiune atmosferica in timpul operararii: 700-1060 hPa2. Modul pulsoximetrie- 9 BUCPARAMETRI DE APLICARE SPO2: SpO2, HR, Pulse BarSPO2 RANGE & ACCURACY: Viteza de prelevare: 300HzPrecizie:> 2 % (70-100 %)Interval: interval de 45-100 %GAMA DE PULS SI ACURATETE Interval: 20-300 bpmPrecizie: 1 bpm pana la 2 % din valoarea afisataCapacitate baterie: Baterii LiPo interne, 8000 masuratori cu o singura incarcare, 56 de ore de inregistrari SpO2 continuuSa aiba urmatoarele caracteristici: Algoritmul de detectare a miscarilor, Detectie scazuta a perfuziei, Operatie clinica convenabila, Consum redus de putere, Alarma sonora si vizuala, Indicator cu baterie scazuta, Neonat pentru pacientii adulti, Activare / oprire automataSa aiba urmatorii senzori: Clema degete, Earsensor, SoftTip® Mic, SoftTip® Medium, SoftTip® Mare, Wrap-senzor, Y-SensorC. AMBALARE, EXPEDIERE ȘI TRANSPORTTransportul echipamentelor medicale la sediul unitatii cade în sarcina furnizoruluiFurnizorul are obligatia de a ambala corespunzator aparatul astfel încat acesta să facă faţă la manipularea pe timpul transportului si sa ajunga în stare buna la destinatia finalaD. CONDIȚII DE LIVRARELivrarea se va face la sediul unităţii beneficiareSe va prezenta Declaratia de Conformitate CE a producatorului.Dispozitivul sa aibă manual de utilizare în originalE. RECEPTIA PRODUSULUILa receptia produsului fiind obligatorie prezenta cel putin a unui delegat împuternicit al furnizoruluiRecepţia se va efectua la destinaţia finală. Dacă produsul inspectat nu corespunde specificaţiilor sau sunt deterioarate, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, de a înlocui produsele necorespunzatoare.F. INSTRUIRE PERSONALInstruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivuluiG. SERVICE, GARANȚIE ȘI POST GARANȚIEGaranţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, se va anexa o declaraţie în acest sensÎn perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţieAsigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 8 ani de la data livrăriiLivrarea la locul de montaj cu toate operatiile pe care le presupune aceasta (transport, dispozitive de ridicat si manipulat echipamentele), precum si instalarea, montajul, punerea în funcţiune a echipamentelor, instruirea personalului operator, vor fi asigurate de catre furnizor cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar,H. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNEDupă punerea în funcţiune şi efectuarea probelor functionale se va întocmi „Procesul-verbal de instalare si punere în funcţiune”, semnat de ambele părţi. Instruirea personalului medical se va face de către specialişti ai furnizorului

title: Videolaringoscop_2 buc

description: Videolaringoscop direct pentru intubarea de rutina a cailor aeriene precum si pentru intubarea cailor aeriene dificile, pentru toate categoriile de pacienti: neonatologie/infanti, pediatrie, adultiCaracteristici tehnice ManerSursa de lumina cu tehnologie LED cu intensitate mareBaterie litiu-ion integrata in manerul dispozitivuluiDurata de viata a bateriei – minim 4 orePosibilitatea afisarii pe ecran a timpului ramas pana la descarcarea bateriei (minute/ore)Ecran LCD color, imagine tip portret, atasat de maner intr=o forma cat mai compactaCamera video cu tehnologie CMOSPosibilitatea utilizarii dispozitivului cu o singura manaGreutate maxima 250gConfectionat integral din materiale latex-freePosibilitatea desinfectarii manerului cu desinfectanti cu grand inaltPosibilitatea imersiei complete a manerului in solutii cu grad inalt de desinfectiePosibilitatea sterilizarii manerului (inclusiv a bateriei) cu STERRAD 50/100S/200/NX/100NXCaracteristici tehnice lameLame de unica folosinta, ambulate individual, forma tip Macintosh, pentru intubatii de rutina a cailor aeriene - marimi de la 1 la 4Lame de unica folosinta, ambulate individual, forma tip Macintosh, extra-angulate, pentru intubarea cailor aeriene dificile (marimea 3)Toate lamele sa fie sterile, ambulate individual, marimea/dimensiunea inscriptionata de-a lungul lameiToate lamele sa fie tratate contra aburirii (material “fog-free”)Sistemul include:Maner Laringoscop- 1 bucLame marimea 3 – 50 bucLame marimea 4 – 50 bucLame Xblade/3 – 10 bucatiGarantie – 36 luni

title: TERMOGRAF CU CONTROL LA DISTANTA_2 buc

description: A. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUISistem de termoviziuneCamera dome bispectrala montare pe trepied sau perete / tavanCalculator / laptopSoft special de achizitii si vizualizareTrepiedCamera cu 1 canal termal cu rezolutia de 160x120 pixeli și un canal video in vizibil cu rezolutia de 2688x1520 pixeli1. Specificatii camera termalaSenzor (tip, rezolutie): VOx, 160 x 120 pixeli fizici (rezolutie imagine 320 x 240 pixeli)Pitch senzor: 17Spectru: 8 .. 14 mSensibilitate NETD: < 40mk (@25o C, F#1.1)Focala obiectiv: 3mm sau 6mmCamp vizual termal (HxV): 50o × 37.2o (3mm), 25o × 18.7o (6mm)F-number: 1.1Frecventa imagine: 25Hz2. Specificatii camera vizibilSenzor (tip, rezolutie): CMOS 1/2.7", 2688 x 1520 pixeli (4MP - Progressive Scan)Iluminare minima: Color 0,0089 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)Focala obiectiv: 4mm sau 8mmCamp vizual termal (HxV): 84o × 44.8o (4mm), 39.42o × 22.14o (8mm)Domeniu dinamic extins (WDR): 120dBMod zi/noapte: filtru IR automat3. ConectivitateFlux video (canal principal):• vizibil 25/30fps: 2688 × 1520• termal 50fps: 160 × 120 scalat la 320 × 240 pixeliFlux video (canal secundar):• vizibil 25/30fps: 704 × 576 / 704 × 480• termal 50fps: 160 × 120 scalat la 320 × 240 pixeliCompresie video: H.265/H.264/MJPEG, H.265+, H.264+Compresie audio: G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCMProtocoale: Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, BonjourVizualizare simultana: pana la 20 canale4. Functii imagineMod FUSION: suprapunere a detaliilor din imaginea in vizibil peste imaginea termalaMod: PIP (Picture-in-Picture): suprapunere partiala a imaginii termale peste imaginea reala (in vizibil)5. Functii avansateVCA (Video Content Analysis): limita de trecere, intrare/ iesire dintr-o zona monitorizata, intruziune (pana la 8 reguli VCA)Functii de masurare a temperaturii: 10 spoturi (puncte de masura), 10 arii de masura, 1 profil de temperaturaDomeniul de masurare a temperaturii: 30oC .. 45oC, precizie de masurare +/-0.5oCIluminator infrarosuDistanta iluminare: pana la 15mAjustare camp de iluminare si intensitate luminoasa: automata

title: Linie de testare pentru coronavirus formata din aparat Real Time PCR, un extractor automat de acizi nucleici si pregatire pre-Pcr si kituri aferente_1 buc

description: FISA DE SPECIFICATII TEHNICEOfertantii vor depune oferta pentru toate produsele si echipamentele prezentei documentatii tehnice si vor asigura un nivel superior al documentatiei tehnice depuse in vederea evidentierii conformitatii. Vor asigura referinte cu trimitere precisa la informatiile relevante din documentatia tehnica in vederea demonstrarii conformitatii. Toate documentele tehncie depuse intr-o limba straina vor fi insotite de traduceri autorizate.ZONA 1 (MODUL 1) 8,75 m2 – ACCES PERSONAL SI ECHIPARE PERSONALDOTARI1.1 Vestiar de locuri1.2 Aer conditionat cu sistem filtrare HEPA1.3 Bancheta vestiar personal1.4 Electroconvector de perete1.5 Sistem dezinfectie hibrid UV1.1 Vestiar de locuriCantitate: 7 buc.Compartiment încăpător cu o ușă. Compartimentul sa dispuna de un raft, o bară suspendată, o oglindă și un suport pentru cardul de nume. Acest vestiar sa fie fabricat din oțel vopsit corespunzator pentru rezistenta la coroziune.Culoare: GriDimensiuni ±10 % 380 x 450 x 1800 cm (l x ad. x î)1 oglindă, 1 suport pentru cardul de nume, 1 bară suspendată și 1 raftUșa sa poata fi încuiată (2 chei incluse)1.2 Aer conditionat cu sistem filtrare HEPACantitate: 1 buc.Capacitate de incalzire si racire: minim 9000 btu – maxim 12000 btuClasa Energetica: A++Sa dispuna de prefiltru si filtru HEPA.Sa dispuna de telecomanda cu suport pentru amplasare pe perete.Sa dipsuna de functie de dezghetare automataSa dispuna de Tehnologie Wi-FiTip aparat split (unitate interioara si exterioara)Nivel zgomot (unitate interna): maxim 30 dBDimensiuni (unitate interna) maxim: 1000 x 230 x 270 mmDimensiuni (unitate externa): 800 x 250 x 480 mmGreutate (unitate interna) maxim: 10 KgGreutate (unitate externa): 35 Kg1.3 Bancheta vestiar personalCantitate: 1 buc.Banca vestiar simpla cu cuier si cu suport pantofi fabricata din profile rectangulare de otel 30x30x2mm / 45x45x3mm. Acestea sa fie vopsite in 3 straturi pentru rezistenta sporita la uzura.Latime totala 45 cm, inaltimea sezutului sa fie de 45 cm, inaltimea totala 180 cm;Sezutul, spatarul si cuierul sunt din mdf sau pal melaminat;Agatatorile sa fie din metal, rezistente, destinate traficului intens.Suportul de pantofi sa fie din profile de metal rectangulare.Picioarele sa fie prevazute cu dopuri din plastic speciale pentru a proteja pardoseala si pentru reglajul bancii.Lungimea sa fie de maxim 200 cm.Greutatea maxima suportata: 100kg/ml.Greutate proprie: 25 kg/ml1.4 Electroconvector de pereteCantitate: 1 buc.)Comutator pornit / oprit pe dispozitiv și de pe telecomandăInterval de temperature reglabil minim in intervalul: 5 o C - 30 o C, în trepte de 1 o CSa dispuna de timer: până la 24 de oreAfișarea temperaturii în camerăPutere maxima 2000WProtecție împotriva supraîncălziriiAlimentare: 220-240 V; 50 HzDimensiuni maximale aproximativ 850 x 400 x 120 mm (LxÎxA)Lungime cablu minim: 1.5mGreutate maximala: 9 kg1.5 Sistem dezinfectie hibrid UVCantitate: 1 buc.CARACTERISTICI TEHNICEAparat UV pentru dezinfectia suprafetelor si asigurarea mentinerii calitatii aerului.Sa fie posibila montarea acestuia pe perete in pozitie fixa cu posibilitate orientarii directiei de dispersie a luminii prin intermediul unui brat articulat;Reflectorul sa dispuna de suprafata reflectorizanta care sa asigure dispersia corecta a luminii generate de tuburile UV.Reflectorul sa dispuna de minim 2 tuburi UV cu o putere individuala de minim 30W si asigura o lungime de unda optima pentru dezinfectia germicida de 253,70 nm si 18 mW/cm2 la 0 –10 cm (18 mW/cm2 /sec pentru recirculare si purificare aer).Aparatele UV sa fie dotate cu urmatoarele functii esentiale utilizarii:— Camera eliptica cu reflexie pentru asigurarea purificarii aerului in flux UV,— Posibilitate programare timp de functionare pentru a evita supra-tratamentul anumitor suprafete si deterioarea acestora cat si pentru programarea timpului de aplicare tratament aer,— Telecomanda pentru actionarea sau oprirea de la distanta in vederea protejarii personalului utilizatorilor impotriva efectelor negative ale luminii UV,— Functie de recirculare a aerului prin pornire ventilator la inchiderea clapetei reflectorului astfel incat echipamentul sa poata fi utilizat in vederea dezinfectiei aerului in prezenta persoanelor.Structura integrala a aparatului UV este din metal tratat si acoperit pentru rezistenta crescuta la coroziune.Alimentarea se face la 220V, 50/60 Hz.ZONA 2 (MODUL 1) 6.25 m2 – FILTRU MICROBIOLOGIC SI GRUP SANITARDOTARI2.1 Poarta de dezinfectie2.2 Electroconvector de perete2.3 Sistem dezinfectie hibrid UV2.1 Poarta de dezinfectieCantitate: 1 buc.Structura integrala confectionata din:Panouri de tabla din otel de 1,5 mm grosime, tratate anticoroziune primar (Zn) si vopsite in mediu controlat in camp electrostatic cu vopseluri pe baza de pulberi epoxidice tip RAL 9006.Tabla sa fie prelucrata prin ambutisare si indoire mecanizata si asamblata prin sudura specifica in puncte fara (sudura ascunsa).Elementele structurale de rezistenta din interior sa fie executate din profile de otel 3 mm (Zn) si vopsite in mediu controlat in camp electrostatic cu vopseluri pe baza de pulberi epoxidice tip RAL 9006 si debitate prin tehnologie CNC.Structura echipamentului sa prezinte incinte integrate de montaj si functionare a elementelor tehnologice de automatizare si toate subansamblele electronice si electrice ce asigura functionarea sistemului de nebulizare, controlul electronic al acestuia si elementele de siguranta electrica.In interiorul structurii laterale sa dispuna de rezervor de lichid tip slim cu o capacitate de minim 25 litri, ce prezinta posibilitatea incarcarii si completarii substantei de desinfectie (substante pe baza de alcool sau subtante destinate special nebulizarii fara substante corozive agresive sau subtante iritante pentru utilizatori)In partea de jos echipamentul sa dispuna de o tava de colectare sau gazduire disinfectant (pentru dezinfectie incaltaminte) din otel inoxidabil, grila de sutinere si covor prevazut cu suprafata grid din material polimeric pentru controlul compresiunii.Echipamentul va fi prevazut cu patru picioare reglabile pe inaltime pentru a asigura planeitatea sistemului.Sistemul de nebulizareSa fie compus din:— Sistem profesional tip compresor de inalta presiune cu o putere maxima constructive de 1000 PSI pompa de amestec prevazuta cu dozator ce utilizeaza principiul Venturi,— Capul pompa cu 3 pistoane ceramice cu rezistenta crescuta in timp la fotele mecanice,— Supapa de reglare a presiunii cu sistem Bypass,— Motor industrial cu protectie termica,— Supapa electromagnetica de drenaj automat,— Sistem de protectie automata pentru nivelul scazut al lichidului in rezervor,— Sistem 12 duze cu protectie antipicurare, realizate din otel inox cu diametrul de purjare de 0.15 mm,— Conducte de inalta presiune din polimer avansat de tip poliamida,— Filtru 5 μm pentru ?ecare duza pentru a preveni infundarea accidental a acestora,— Filtru 5 μm pentru rezervorul de substanat pentru a preveni preluarea impuritatilor in circuitul de inalta presiune al echipamentului.Sistemul de control si automatizare— Dispune de un sistem PLC ciclic cu posibilitate de programare intre 0 – 99 sec.,— Avertizare luminoasa acces / limitare acces (lampi verde / rosu) pentru indrumarea utilizarii,— Buton urgenta la ambele capete ale tunelului in vederea sistarii functionarii in cazul unei urgente,— Sistem de avertizare luminoasa si sonora lipsa lichid de desinfectie,— Disjunctor cu diferential,— Senzor cu infrarosu pentru zona acces si zona iesire,— Posibilitate mod de functionare manual / automat.Echipamentul sa fie proiectat cu urmatoarele sisteme si caracteristici de securitate:— Buton urgenta la ambele capete ale tunelului in vederea sistarii functionarii in cazul unei urgente,— Avertizare luminoasa acces / limitare acces (lampi verde / rosu) pentru indrumarea utilizarii,— Buton urgenta la ambele capete ale tunelului in vederea sistarii functionarii in cazul unei urgente,— Sistem de avertizare luminoasa si sonora lipsa lichid de desinfectie,— Sistem de portectie electrica de tip IP60.Conditii de alimentare si functionare220-240V/ 50-60Hz2.2 Electroconvector de pereteCantitate: 1 buc.Cerinte tehnice DA NU Corespondenta cu suportul tehnic, observatii, comentarii (nr. pag.)Comutator pornit / oprit pe dispozitiv și de pe telecomandăInterval de temperature reglabil minim in intervalul: 5 o C - 30 o C, în trepte de 1 o CSa dispuna de timer: până la 24 de oreAfișarea temperaturii în camerăPutere maxima 2000WProtecție împotriva supraîncălziriiAlimentare: 220-240 V; 50 HzDimensiuni maximale aproximativ 850 x 400 x 120 mm (LxÎxA)Lungime cablu minim: 1.5mGreutate maximala: 9 kg2.3 Sistem dezinfectie hibrid UVCantitate: 1 buc.Cerinte tehnice DA NU Corespondenta cu suportul tehnic, observatii, comentarii (nr. pag.)CARACTERISTICI TEHNICEAparat UV pentru dezinfectia suprafetelor si asigurarea mentinerii calitatii aerului.Sa fie posibila montarea acestuia pe perete in pozitie fixa cu posibilitate orientarii directiei de dispersie a luminii prin intermediul un

title: Ecograf (cardiologie)_1 buc

description: A) UNITATEA ECOGRAFICĂ CU URMĂTOARELE CARACTERISTICI MINIME:Ecocardiograf stationar atât 2D cât și 4D, de înaltă performanță conceput să exceleze în imagistica cardiaca transtoracica și transesofagiană, de stres și cu substanță de contrast a sistemului cardiovascular adult, pediatric, neonatal, precum și în aplicații abdominale, de urologie, pentru obstetrica / ginecologie, parți moi, transcraniale si examinări intraoperatoriei.CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE ȘI DIMENSIONALESistem stationar cu următoarele caracteristici:— patru roți pentru stabilitatea în deplasare— posibilitate de blocare a roților pentru deplasarea în linie dreaptă, contolatăPentru o buna ergonomie, consola de comandă prezintă posibilitate de ajustare a înălțimii ecografului pentru un interval > 290 mm.Tehnologie modernă la gabarit redus:Sistemul să dispuna de dimensiuni reduse de maxim 550x 850 x 1700 mmGreutatea ecografului: nu mai mult de 125 de kgDeplasarea consolei sa se facă concomitent cu cea a monitorului fara a-i afecta acestuia gradele de libertate independenteSistemul sa dispuna de consum redus de energie, maxim 800 WSuporturi integrate pentru gel si sondeDESCRIEREA CONSOLEIMonitor ce prezinta tehnologie de ultimă generație tip OLED și tehnologie de tip flicker-free cu posibilitate de redare simultana a peste 16 milioane de culoriMonitorul cu tehnologie de inalta definitieDiagonala monitorului minim 22 inchRezoluția monitorului minim 1920 x 1080 pixeliUnghi de vizualizare pe orizontală minim 165oMonitor plasat pe un braț articulat care permite urmatoarele:— deplasare pe verticală: > 145 mm— deplasare pe orizontală: > 345 mm— rotatii in orice directie de vizualizareAjustarea luminii de fundal, a luminozitatii și a contrastului pentru vizualizarea excelenta în diferite condiții de lumină ambientalăEchipamentul permite conectarea unui monitor extern și posibilitatea ajustării independente a luminozității și a contrastului monitorului externEchipamentul dispune de 4 porturi pentru conectarea traductorilor, minim 1 port are tehnologie diferită de conector față de ceilalti, în vederea atasării mai multor generații de traductori, excluzând traductorii de tip non-imagineSistem prevazut cu sistem de management și asigurare al cablurilorINTERFAȚA CU UTILIZATORULEcograf cu ecran de comandă tactil LCD colorDiagonala ecranului de comandă tactil minim 12 inchPosibilitate de ajustare a luminozitătii ecranului de comanda tactil automat si manualInterfata software editabilă pentru crearea unor profiluri individuale de utilizatorSistemul permite crearea de conturi securizate în vederea limitării accesului la datele cu caracter confidențial ale pacientilor cât și a informațiilor medicale deja stocate, și permite oricărui utilizator accesul imediat la modul de scanare în cazurile urgente.Sistemul de operare al ecografului in platforma Windows, versiunea 10 sau superiorMODURI DE OPERARE (Fundamentale si derivate din cele fundamentale)Moduri de functionare fundamentale:— mod tip M— mod tip B (2D)— mod tip Doppler (Color, Power, Spectral)Moduri de functionare derivate și/sau combinate din cele funamentale:— mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasarii cursorului în orice plan— mod tip M Anatomic cu posibilitatea de plasare a cursorului independent de planul axial ce permite înregistrarea de informații suplimentare, fără limitare de poziționare liniară— mod tip M Color— mod tip Doppler Continuu— mod tip Doppler Spectral Pulsat— HPRF— mod tip Doppler TisularMod ce calculeaza și codeaza color deplasările - diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistoleiImagistica cu armonici codate în inversie de fazaSă dispuna de posibilitate de lucru in mod 4D transtoracic și transesofagianPrezinta posibilitate de lucru cu moduri multidimensionale în timp real ce suportă combinații cu alte moduri, inclusiv cu mod Doppler Color, programe speciale și masuraători automate:— biplan (cu posibilitatea de afisare simultana a 2 plane independente în care unul din acestea poate fi rotit și inclinat, după cum doreste utilizatorul, în vederea obținerii imaginii necesare din seturile de date 4D)— triplan (trei plane de scanare independente, simultan, ce pot fi rotite după cum se doreste pentru obținerea secțiunii necesare, modul triplan este compatibil și cu modul doppler color)Să dispună de posibilitate de lucru cu mod de operare pentru ecocardiografie de stres 4DSă dispună de posibilitate de lucru cu mod 4D bătaie unică și multibataie care suportă combinații cu alte moduri, programe speciale și măsurători automateTehnologie de afișare a intensității fluxurilor sangvine, independentă de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, în vederea vizualizării cu exactitate a informatiei hemodinamice. Această tehnologie va dispune de rezoluție spatială similară cu aceea a scalei modului 2D și permite afișarea informației pe întreaga suprafață de scanare. Metoda concepută pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activitatii nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc.TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL ȘI CARACTERISTICI ALE ACESTORAEchipament compatibil cu transductori în care sunt înglobate din punct de vedere arhitectural, tehnologiile de tip: mono-cristal/cristal pur, matricial cu posibilitate de amplificare a fasciculului de ultrasunete pentru receptionarea semnalelor utile slabe cu eliminarea zgomotului precum și tehnologie integrată de răcire activa a cristalelorAdâncimea minimă de scanare echipamentului < 0.2 cmAdâncimea maximă de scanare a echipamentului > 48 cmTraductori de tip:Traductori de tip liniar acoperă în intregime domeniul 2.5 - 17.5 MHzTraductori de tip sectorial 2D arie fazată ce acoperă în întregime domeniul 1.5 - 11.8 MHzTraductori de tip sectorial arie fazată 4D acoperă în întregime domeniul 1.5 - 7.8 MHzTraductori de tip transesofagian pediatric acoperă în întregime domeniul 3 - 9.8 MHzTraductori de tip transesofagian 4D acopera in intregime domeniul 3 - 7.8 MHzTraductori de tip transesofagian 2D acoperă în întregime domeniul 3 - 9.8 MHzTraductori de tip micro-transesofagian pediatric acopera in intregime domeniul 3.5 - 9.5 MHzTraductori de tip convex și micro-convex acoperă în întregime domeniul 1.5 - 9.2 MHzTraductori de tip microconvex pediatric acoperă în întregime domeniul 3 - 9.8 MHzSistemul suporta sonde de tip creionPROCESAREA IMAGINIIPentru reducerea interacțiunii cu utilizatorului, să dispună de posibilitate de calcul automat al curbelor factorului de amplificareCalcul automat al factorului de amplificare lateralPrezintă posibilitatea de optimizare automată a imaginiiFormator de unde de ultimă generație, cu minim 350.000.000 de canale efectivePeste 530 db gama dinamica ajustabilaFrecventa cadrelor pentru modul 2D > 5635 frame-uri(cadre) pe secundăFiltrul de perete cu interval de 10 - 1980 Hz (dependent de scala de velocitate)În vederea îmbunătățirii rezoluției de contrast, echipamentul prezintă tehnologie ce oferă fasculului de ultrasunete un profil ultra îngust concentrat pe doua direcții de-a lungul câmpului de vizualizareTehnologie pentru intensificarea structurilor anatomice prin inlaturarea informațiilor nerelevante cu scopul de a accentua marginile structurilor examinate. Aceasta tehnologie să reducă ultrasunetele care se întorc din câmpul apropiat și pe cele din câmpul îndepărtatPosibilitatea lărgirii câmpului vizual la funcționarea cu traductori liniari în scopul afișării pe ecran a unor zone suplimentare de țesut – imagine trapezoidalăTehnologie pentru lărgirea sectorului de vizibilitate în plan apropiat prin utilizarea în totalitate a aperturii transductorului de tip arie fazatăÎn vederea îmbunătățirii calității imaginii, echipamentul oferă o tehnică de procesare a imaginii prin analiza comparativă a tuturor pixelilor ce formează imaginile efective în relație cu pixelii din imediata vecinatateEchipament ce prezinta imbunatatirea rezolutiei contrastului prin compunerea spatiala a mai multor cadre obtinute din unghiuri diferite ale aceleiasi zone scanate intr-o singura imagineTehnică de achiziţionare a unor zone largi de scanare în vederea vizualizării și măsurării acestoraEchipamentul prezinta posibilitatea de a compara examinarile precedente ale unui pacient, cu imagini ale examinarii curenteSTOCAREA IMAGINIIInformațiile stocate în baza de date prezintă posibilitatea de fi exportate cel putin în următoarele formate:— format tip DICOM— tip MPEG si tip JPEG— tip AVIDispune de posibilitate de upgradare cu soft ce permite înregistrare video digitala (DVR)Sistemul permite dezactivarea exportului datelor și informațiilor stocate în ecograf prin porturile USB pentru protecția datelor cu caracter confidențial și medicale ale pacientuluiCARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor)Spațiu de stocare a datelor în mod ciclic, în memoria imaginilor de minim 1 GBSecvențele memoriei imaginilor se pot vizualiza în mod dual și în 4 imagini simultanFiecare cadru din bucla CINE se poate identifica printr-un numărPe baza fiecarui cadru din memoria cine se pot realiza atât măsurători, calcule cât și adnotăriLungimea buclei CINE poate fi selectată de utilizatorCOMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE DE STOCAREPermite standard lucrul și exportul informațiilor către:USBCD-RPOST-PROCESAREA IMAGINIIEcograful permite stocarea de date în format brutArhitectura de lucru cu date brute permite postprocesarea următorilor parametri pentru imaginile stocate în memoria de lungă durată:— amplificare (la toate modurile de lucru: 2D, M, Doppler Color, Power, Spectral)— poziția liniei de bază în modul Doppler Spectral— corecția de unghi în modul Doppler Spectral— modificarea paramentrului de

title: CENTRIFUGA LABORATOR_1 buc

description: Caracteristici solicitateCapacitate maxima:4 x 100 ml / 32 x 15 mlViteza maxima 6000 rpmRCF maxim 42261-99 minute/1-999 secunde de centrifugareFunctionare continuaFunctie impulsCentrifuga permite control digital al parametrilor si afisare simboluri pentru:— Timp cu functie presetare de la 1-99 minute cu pasi de 1 minut sau functie de operare continua marcata cu simbolul “—"— Viteza de centrifugare si forta centrifuga RPM/RCF x 100 cu valoare numerica incepand de la 500 RPM cu programare in pasi de 100 (RPM = valoare afisata x 100) folosind butoanele cu sageti disponibile pentru a modifica setarile de viteza „▲” si „▼” cu buton RCF folosit pentru a comuta intre afisaj forta centrifuga si viteza in timpul centrifugarii si cu posibilitate de modificare sau intrerupere in orice moment, chiar si in timpul centrifugarii— Alarme acustice pentru cazul in care apare o problema pe parcursul centrifugarii, la intervale de 2 secunde, dupa finalizarea centifugarii si oprirea rotorului la intervale de 30 de secunde, semnalul acustic fiind oprit la deschiderea capacului sau prin apasarea oricarui buton. Alarmele acustice pot fi activate sau dezactivate,— Centrifuga versatila, robusta, compacta si fiabila, cu carcasa si capac de otel inoxidabil, constructie metalica solida pentru asigurarea sigurantei mecanice— Nivel scazut de zgomot si vibratii ≤57dB (A) si EN/IEC 61326-1, Clasa B— Centrifuga este dotata cu picioruse cu ventuze de cauciuc pentru stabilitate optima pe masa de lucruSistem de inchidere electromecanica pentru prevenirea deschiderii capacului in timpul functionarii, cu magnet controlat electronic si incuietoare Y1 cu levier ce impiedica deschiderea capacului pana in momentul in care rotorul se afla in pozitie de stationare, iar solenoidul este energizat si declanseaza eliberarea levierului de inchidere, cu sistem de blocare ce nu permite deschiderea capacului nici macar in cazul unei caderi de curent, capacul trebuie deschis executand procedura manuala de eliberare de urgenta folosind cheia de plastic furnizata pentru astfel de situatii, conform manualului de utilizare.Documentatia care insoteste produsul furnizat: Declaratie de conformitate pentru produs cu marcaj CE, care se regaseste ca document individual, cat si parte din manualul de utilizare centrifuga, Certificat de garantie emis la data instalarii echipamentului.SERVICII ASOCIATE INCLUSE:Transportul pana la sediul beneficiaruluiInstruirea personalului medical si tehnic.Service post garantie: minim 5 ani, pe baza de contract, timp de interventie maxim 48 ore.

title: DISPOZITIV DE INCALZIRE (Masa radianta) cu functie de resuscitare pentru nou nascuti_1buc

description: Specificatii tehniceMasa cu incalzire radianta si inaltime reglabilaSenzor temperaturaModul resusitare autobreath +aspiratieCantarGarantie: 24 luni de la data instalariiDescriere— unitate de încălzire radiantă pentru sala de naşteri— patut cu pereti rabatabili— asigură reanimarea de urgenţă pe termen scurt, administrată nou-născuţilor de către personalul medical,— pentru pacienţi cu greutate de maximum 10 kg,— Inclinare a patului continuu ±10 o,— Tavita pentru RX -panouri rabatabileLampa de examinare— moduri de incalzire: preîncălzire: Controlerul porneşte radiatorul la 100 % din putere şi menţine această reglare timp de 3 minute. Apoi reduce puterea la 60 % timp de 12 minute şi apoi reduce puterea de încălzire la 30 %., de control manual al încălzirii şi modul servocomandă în funcţie de temperatura cutanată. manual- cu reglare a intensitatii incalzitorului in pasi de 10 % (de la starea oprit la 100 %) automat- in functie de temperatura setata cutanata,— pentru setari de temperatura peste 37oC este necesara o dubla confirmare, din motive de siguranta— temporizator APGAR— semnal sonor pentru APGAR la 1, 5 si 10 minute,— afişajul temperaturii cutanate— indicatorul Putere radiator— alarme acustice si vizuale organizate in 4 categorii. -alarme pentru erori de sistem, sensor, temperatura mare, temperatura bebelus,— buton oprire alarme pentru 2, 5, sau 10 min in functie de alarma,— Blocare tastatură— sensor temperatura reutilizabil,— aspirator pentru extragerea mucozităţilor din căile respiratorii ale nou-născuţilor, după naştere- max 150 mmHgModul respiratie— reanimare - debit gaz 0-15 l/min— dispozitiv reglabil de eliberare a presiunii respiratorii (0-50 cmH2O)— manometru presiune respiratorie: -10 80 cmH2O— ritm respirator: 18-60 resp/min -reglaj PEEP— masurare temperatura cutanata: 18 oC la 43 oC— rezolutia temperaturii cutanate: 0,01 oC— interval de afisare – reglare temperatura: 34,0 oC la 38,0 oC— comanada manuala a incalzirii: in trepte de 10 %— tava pentru radiografie— suporti de 38/40mm pentru accesorii— tava pemtru instrumente— concentratie O2 21-100 % O2— sistem electric pentru reglarea inaltimii mesei radiante— cantar: 200- 8000 g, cu tehnologie de compensare a mişcării— raft— sertar

title: Achiziție aparatură și echipamente medicale pentru proiectul „Combaterea virusului prin dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova”

description: Achizitie echipamente medicale conform echipamente medicale prevazute in proiectul”Combaterea raspandirii Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova” Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii specifice in cadrul unitatii noastre dupa cum urmeaza1 PACS buc 12 CT (COMPUTER TOMOGRAF) buc 13 Mamograf cu tomosinteza (SISTEM DE DIAGNOSTIC CU RAZE X DIGITAL PENTRU MAMOGRAFIE) buc 14 ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-FIX buc 25 ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-MOBIL buc 26 Osteodensitometru buc 17 Ecograf (cardiologie) buc 18 Ecograf (pediatrie) buc 19 Ecograf (ginecologie) buc 110 Ecograf (medicina interna) buc 111 Aparat anestezie cu Monitor functii vitale si aspiratie buc 112 Incubator transport mobil buc 113 Incubator cu functie dubla inchis/deschis buc 214 DISPOZITIV DE INCALZIRE (Masa radianta) cu functie de resuscitare pentru nou nascuti buc 115 Aparat de ventilatie TERAPIE INTENSIVA PENTRU nou nascuti buc 216 Statie monitorizare functii vitale cu 20 de monitoare buc 117 Pulsoximetru buc 918 pompa automata pentru seringa (injectomat) buc 919 Pompa de perfuzie buc 920 Lampa bactericita UV pentru suprafete mobila buc 2521 lampa bactericida sterilizare aer buc 6722 Aparat vizualizare vene (Vein finder) buc 323 Videolaringoscop buc 224 sistem complet de videoendoscopie flexibila buc 125 Nebulizator mobil dezinfectie aeromicroflora buc 1526 Ecograf portabil buc 227 hota flux laminar buc 328 ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE BUC 129 ANALIZOR AUTOMAT DE CUAGULARE BUC 130 ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE BUC 131 ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE BUC 132 CENTRIFUGA LABORATOR BUC 133 MICROSCOP LABORATOR BUC 134 IZOLETA (CAMERA DE IZOLARE CU PRESIUNE NEGATIVA) buc 135 TERMOGRAF CU CONTROL LA DISTANTA BUC 236 Linie de testare pentru coronavirus formata din aparat Real Time PCR, un extractor automat de acizi nucleici si pregatire pre-Pcr si kituri aferente buc 1Datorita restrictiei de 5000 caractere, se va vedea caietul de sarcini.Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare este in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Persoanele cu functie de decizie pentru procedura de Achizitie echipamente medicale conform echipamente medicale prevazute in proiectul”Combaterea raspandirii Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova” Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul AC sunt urmatoareleDr Radu Liviu Ionut managerEc Staicu Liliana dir Fiananciar ContabilIng. Margineanu Catalin presedinte comisieDr. Dragoescu Mihai membruDr. Siminel Mirela membruConf. Univ. Dr. Fortofoiu Maria membruProf. Univ. Dr. Streba Letitia membruProf. Univ. Dr. Stanescu Ligia membruProf.Univ.Dr. Fortofoiu Mircea membruDr. Vrancuti Alice Olguta membruConf. Univ. Dr. Florescu Cristina membruConf. Univ. Dr.Vaduva Cristian membruDr. Boldeanu Mihail membruDr. Cornitescu Camelia membruConf. Univ.Dr. Radu Lucretiu membruConf. Univ.Dr. Rotaru Ionela membruJr. Popescu Madalina membruEc.... detalii pe www.e-licitatie.ro

street: Strada: Filantropiei, nr. 1

countryName: RO